EduMic SSS | Oticon
Ürün bilgisi, ses, teknik
Farklı modların kullanımı, FM/Roger ve jak kablosu ile bağlantılar, sorun giderme ve şarj
Eşleştirme ve bağlantı
Eşleştirme ve bağlantıya ilişkin teknik bilgiler ve kullanım
İşitme cihazı programı
TV Adaptörü ve işitme cihazı programı ayarları
S: EduMic'te kaç mod bulunur?
C: EduMic, dört farklı çalışma modu sunar:
• Mikrofon modu (20 m mesafe)
• Jak modu (20 m mesafe)
• FM modu (3 m mesafe)
• Telecoil modu (3 m mesafe)
S: Hem bir FM alıcı hem de jak kablosu takıldığında, hangi bağlantıya öncelik verilir?
C: EduMic'e hem FM alıcı hem de bir jak kablosu bağlandığında, FM bağlantısına öncelik verilir
S: Düğmeye basıldığında neden EduMic açık mavi renkte yanıp sönüyor ve kapanıyor?
C: Bu, düğmeye bastığınızda ve donanım EduMic içerisindeki çip ve elektronik devreleri beslediğinde meydana gelir. Ancak, voltaj çipin çalışamayacağı kadar düşük olduğunda, kısa bir süre sonra başka bir devre bunu devre dışı bırakacaktır. Bu, ışığın yazılımdan dolayı değil, sistemdeki küçük akımdan dolayı meydana geldiği anlamına gelir.
S: EduMic hafta sonu boyunca aşırı şarj olacağından endişelenmeksizin şarjda bırakılabilir mi?
C: Evet. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj işlemi otomatik olarak duracaktır.
S: Tam şarj ne kadar sürer?
C: 2,5 saat.
S: Pil şarj olmadığından veya artık çalışmadığında, nasıl değiştirebilirim?
C: EduMic'te yalıtımlı bir sabit pil kullanılır. Pilin değiştirilebilmesi için, EduMic'i Oticon'a geri göndermeniz gerekir.
S: EduMic ses akışı karıştırılabilir ve öğrencinin aynı anda hem hem jaktan de mikrofondan gelen sesi işitmesine izin verilebilir mi?
C: EduMic bu işlevi sunmaz. Öğrenci buna ihtiyaç duyarsa, EduMic'i jak kablosu ile Frontrow Juno ses alanı sistemine veya benzer bir sisteme bağlamanızı tavsiye ederiz. Juno, öğretmenin Juno mikrofonundan gelen ses akışı ile harici ses cihazlarından gelen sesi karıştırabilir.
S: EduMic ağızdan hangi mesafede yerleştirilmelidir?
C: Önerilen mesafe ağızdan 15 ila 20 cm arasındadır.
S: Jak ve USB şarj cihazı aynı cihaza bağlandığında, EduMic neden pes bir ses üretiyor?
C: Ses, bu kurulumda oluşturulan bir zemin döngüsü nedeniyle oluşur. Farklı bir güç kaynağı kullanıldığı sürece, EduMic'i jak kablosu ile kullanabilir ve aynı anda cihazı şarj edebilirsiniz. Yalnızca USB şarj kablosu ve jak kablosu aynı PC/dizüstü bilgisayara bağlandığında pes ses duyulacaktır.
S: EduMic kullanılmadığında bekleme moduna geçer mi?
C: EduMic açıldığında her zaman ses akışı sağlıyor olacaktır. Bu yüzden, EduMic bekleme moduna geçmez.
S: Öğrenci EduMic'i Roger X alıcı ile kullanırken sinyalde parazit meydana geliyor. Bu önlenebilir mi?
C: Parazit riski çok düşüktür. Geçici bir çözüm olarak, vericide frekans bandı (örn., 5 GHz'e) değiştirilebilir. Bu işe yaramazsa, BTE cihazlarında kulak seviyesi Roger X'e ya da miniRITE T veya miniRITE R cihazlarında Roger My Link ile FM10 adaptörü veya Telecoil programına geçmeyi deneyebilirsiniz.
S: EduMic bir masa mikrofonu olarak kullanılabilir mi?
C: EduMic, masa mikrofonu olarak çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Mikrofondan 20 cm mesafede bir sinyale kalibre edilmiştir (80/89 dB SPL). Masada, konuşmacı çok daha uzakta olacak olup, ses yeterli ölçüde yükseltilemeyebilir.
S: Öğrencimin işitme cihazları neden EduMic programına otomatik olarak geçmiyor?
C: Otomatik program değiştirme özelliği yalnızca ürün yazılımı 5.0 ve üzeri versiyonlarda bulunur. Bu özelliği etkinleştirmek için, işitme cihazı ürün yazılımını güncelleyin. Bu özelliğin, ürün yazılımı 4.0 ve öncesi için ilk seferinde EduMic programını manuel olarak seçtikten sonra kullanılabileceğini unutmayın. Bu özelliğin kararlı bir şekilde çalışabilmesi için, Opn Play veya Opn S işitme cihazlarınızı ürün yazılımı 8.0'a güncellemek üzere, işitme uzmanınızla irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.
S: EduMic, şarj sırasında herhangi bir modda kullanılabilir mi?
C: Evet, EduMic, şarj sırasında FM dahil herhangi bir programda ses akışı sağlayabilir. Ancak şarj sırasında, FM sesi kısılacaktır.
S: EduMic bir çoklu mikrofon kurulumunda kullanılabilir mi?
C: Evet. EduMic'i, jak kablosu ile Front Row Juno gibi, farklı ses alanı sistemlerine bağlayabilirsiniz. Sınıfta bir TV Adaptörü 3.0 da bağlayabilir ve EduMic'i diğer sınıflar ve öğretmenler için ortak mikrofon olarak kullanabilirsiniz.
S: Bir işitme cihazını aynı anda ConnectClip ve EduMic'e bağlayabilir misiniz?
C: Hayır. Aynı anda tek bir cihaza bağlanabilir ve ses akışı sağlayabilirsiniz. Ancak, EduMic ses akışı sağlarken, işitme cihazlarının ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ConnectClip kullanılabilir.
S: Birden fazla EduMic'ten tek bir işitme cihazı çiftine bağlantı ve ses akışı gerçekleştirebilir misiniz?
C: Evet, ancak bazı kısıtlamalar söz konusudur. Aynı anda tek bir cihaza bağlanabilir ve ses akışı sağlayabilirsiniz. Opn S, Opn Play, Xceed veya Xceed Play (2019) ya da üzeri işitme cihazları 4 EduMic'e kadar kullanmanıza olanak sağlar. Ancak, aynı anda yalnızca bir EduMic aktif olabilir. İki EduMic açık ve eşleştirilen işitme cihazlarının kapsama alanındayken, düğmeye iki defa (kısa süreyle) basılarak her bir EduMic akış hakkını devralabilir. İşitme cihazlarının en son aktif olan EduMic'ten aktarılan sesi işitebilmesinin yaklaşık 8 - 10 sabiye süreceğini unutmayın.
S: Öğretmenlerin sesini – mümkünse – EduMic aracılığıyla bir Phonak işitme cihazına nasıl aktarabilirim?
C: Bu mümkün değildir. Uyumlu olmayan işitme cihazı bulunan çocuklar varken, yalnızca EduMic ile ders işleyemeyeceksiniz. EduMic'ten ses akışı için, Oticon 2,4 GHz Bluetooth® low energy alıcıya ihtiyacınız vardır. Bu alıcı yalnızca Oticon işitme cihazlarında (ve Oticon Medical'dan Ponto 4, Bernafon ve Sonic işitme cihazlarında) bulunur. Amigo R2 evrensel FM alıcı gibi, 2,4 GHz bir evrensel alıcı sunmuyoruz.
S: EduMic'in ses seviyesini ayarlayabilir miyim?
C: Evet, ses seviyesi Genie yazılımı (işitme uzmanları için) veya Oticon On Uygulaması (kullanıcılar için) aracılığıyla ayarlanabilir.
S: EduMic kablolu bir kulaklık ile kullanılabilir mi?
C: Hayır. EduMic'te kablolu kulaklık seçeneği yoktur.
S: Bir FM alıcı bağlandığında, FM modundan mikrofon moduna geçebilir miyim?
C: Hayır. EduMic'e bir FM alıcı bağlandığında, FM moduna geçer ve mikrofon devre dışı bırakılır. FM modunda, EduMic de öğrenciye yakın (en fazla 3 metre mesafede) olmalıdır. Tekrar mikrofon moduna dönmek için, EduMic'ten FM alıcının fişini çıkarın.
S: Eşleştirme sırasında işitme cihazları EduMic'e ne kadar yakın olmalıdır?
C: EduMic'i işitme cihazları ile eşleştirirken maksimum mesafe 20 cm'dir.
S: Öğrenci yanlış EduMic'i (örneğin başka bir sınıftaki EduMic'i) dinliyor. Ne yapabilirim?
C: Öğrenci Opn S1 (2019) veya üzeri bir işitme cihazı kullanıyorsa, işitme cihazları otomatik olarak en son bağlanılan EduMic'e bağlanacaktır. İki ayrı sınıfta birden fazla EduMic kullanılıyor ve aynı işitme cihazları ile eşleştirilmişse, öğrencinin ses akışı yapmaması gereken EduMic2i kapatın ve uygun EduMic ile bağlantı kurun. Eşleştirme artık gerekli değilse, bu cihazdaki tüm eşleştirmeler temizlenebilir.
S: Bazı işitme cihazlarını neden yeniden eşleştirmem gerekiyor?
C: Öğrenci Opn veya Siya işitme cihazı kullanıyorsa, işitme cihazları ile tek seferde yalnızca bir EduMic veya TV adaptörü eşleştirilebilir. Öğrenci bu cihazların yalnızca birini kullanmıyorsa, farklı bir cihaz kullanmak istediğinde, her seferinde yeniden eşleştirme gerekecektir. Öğrenci Opn S1 (2019) veya üzeri işitme cihazı kullanıyorsa, işitme cihazları daha önceden eşleştirilmiş olan herhangi bir EduMic'e (4 cihaza kadar) otomatik olarak bağlanacaktır.
S: Eşleştirme işlemi ne kadar sürer?
C: Bir işitme cihazı seti için, eşleştirme süresi 34-47 saniye arasındadır. Birden fazla işitme cihazı eşleştirilirken, eşleştirme süresi uzayacaktır. Hangi işitme cihazının eşleştirildiğini takip edebilmek için, tek seferde tek bir seti eşleştirmenizi tavsiye ederiz.
S: Bir EduMic'e en fazla kaç işitme cihazı bağlanabilir?
C: EduMic, işitme cihazlarında 'Otomatik program değiştirme' özelliğinden yararlanabilecek, maksimum 20 işitme cihazı (10 set veya 20 tek modlu uygulama) hafızasına sahiptir. EduMic, 20'den fazla işitme cihazının eşleştirilmesi durumunda, en az kullanılan işitme cihazlarını dahili hafızasından siler. Ancak, bu kullanıcılar kendi işitme cihazlarında manuel olarak EduMic programına geçerek aktarılan sinyallere erişmeye devam edebilirler.
S: Oticon işitme cihazlarını EduMic ile nasıl eşleştirebilirim?
C: EduMic, Otomatik eşleştirme özelliğine sahiptir. Bu, eşleştirme modunda 20 santimetre mesafedeki işitme cihazları ile otomatik olarak eşleşeceği anlamına gelir. Eşleştirme işlemi tamamlandığında durum göstergesi mavi renkte yanıp sönmeyi durdurup, yeşil renge dönecektir.
S: Bir işitme cihazı seti ile kaç EduMic eşleştirilebilir?
C: Uyumluluğa genel bakış bölümümüzden uyumlu işitme cihazlarına bakın
S: EduMic'teki eşleştirmeleri nasıl temizleyebilirim?
C: EduMic'i AÇIN ve durum göstergesi KIRMIZI renge dönünceye kadar düğmeyi 12 saniye basılı tutun. Böylece EduMic'teki tüm eşleştirmeler temizlenmiş olacaktır.
S: Edumic'in çalışma aralığı nedir?
C: EduMic'te iki çalışma aralığı bulunur: Mikrofon ve jak modunda, 20 metredir. FM ve telecoil modu için, 3 metredir.
S: EduMic bilgisayarlara veya interaktif sınıf tahtalarına (örn. akıllı tahtalar) bağlanabilir mi?
C: Evet. EduMic'i 3,5 mm'lik jak kablosu ile bağlayabilirsiniz.
S: EduMic ile ConnectClip sınıfta aynı anda kullanılabilir mi?
C: Hayır. EduMic ile Connect Clip sınıfta farklı işlevleri gerçekleştirmek üzere ayrı olarak kullanılabilir, ancak işitme cihazları aynı anda yalnızca bir cihaza bağlanabilir.
S: EduMic bir CROS/BICROS cihazına ses aktarımı yapabilir mi?
C: CROS verici aktarılan bir sinyali alamaz. Ancak, EduMic alıcı işitme cihazına ses aktarımı yapacaktır.
S: Oticon On Uygulamasında birden fazla öğrenciyi görebilir miyim?
C: Oticon ON Uygulamasında yalnızca bir grup eşleştirilmiş işitme cihazını görebilirsiniz. Ses seviyelerinin ayarlanması gerekiyorsa, her bir işitme cihazı grubuna ayrı olarak bağlanmanız gerekecektir.
S: İşitme cihazında EduMic programını nasıl seçersiniz?
C: Bir Edumic kapsama alanındayken (20 m), işitme cihazları otomatik olarak EduMic programına geçer. EduMic programı, program döngüsüne eklenir ve işitme cihazlarında program değiştirme özelliği etkinleştirilirse, öğrenci programlar arasında geçiş yapmak için program düğmesini kullanabilir.
S: Amigo R2'de alıcı düğmesi nasıl ayarlanmalıdır?
C: Düğme 'oo' (FM + mic) konumuna ayarlanmalıdır ve T31 Alıcı menüsünde düğmenin bu konumda kilitlenmesi tavsiye edilir. Düğme 'oo' yerine 'o' (Yalnızca FM) konumuna ayarlanırsa, EduMic'e bağlanıldığında herhangi bir işlevsel fark olmaz. Ancak, 100Hz armonik OBLE gürültüsü 10dB kadar yükselecektir.
S: EduMic ve TV Adaptörü 3.0 neden işitme cihazındaki aynı programı ve ayarı paylaşıyor?
C: Bunun birkaç nedeni var:
1.	Velox tabanlı işitme cihazları ile, 2016'ya kadar tim cihazlarla geriye dönük olarak uyumluluk için, bağlantı cihazları arasında bir programın paylaşılması gerekir -platform yeni bir programı desteklemez.
2.	19.1'de, “çoklu TV Adaptör” özelliği sunuldu ve bu özellik büyük ölçüde EduMic ile de ilgilidir. Örneğin okluda bir evde başka bir EduMic kullanırken, her seferinden yeniden eşleştirme yapmanıza gerek yoktur.
3. TV Adaptörü 3.0 kullanımı, Genie 2 Veri Günlüğünde görüntülenmek üzere kayıt altına alınır (ConnectClip için böyle bir surum söz konusu değildir). Bu, EduMic kullanımı için de önemlidir.
S: EduMic'i Amigo ya da Roger ile kullanırken nasıl şeffaflık sağlayabilirim?
C: Roger doğrulanırken, büyük olasılıkla kutudan görünecektir. Amigo R2 +8 dB'lik varsayılan HA+FM kazancı ile sunulur ve T31 Alıcı menüsü kullanılarak büyük olasılıkla kazanç +4 dB'e düşürülecektir. R2 düğmesi için 'oo' konumu tavsiye edilir.