Delta Tıp - DOT 400M
DOT - Delta Ameliyat Masaları
Sağlıkta Başarı Profesyonellik Gerektirir
Ürünler / DOT 400M
DOT 400M MODEL DELTA AMELİYAT MASASI TÜM CERRAHİ UYGULAMALAR İÇİN KULLANILABİLECEK ÖZELLİKLER İLE KULLANICI VE HASTA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTULARAK TASARLANMIŞTIR. MASANIN TÜM HAREKETLİ AKSAMLARI HASTANE ORTAMINA UYGUN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR. SAĞLAM MATERYALLERİN KULLANILMIŞ OLMASI OBEZ HASTA OPERASYONLARINA İMKAN VERMEKTEDİR. DELTA DOT 400M MODEL AMELİYAT MASASININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR;
MASANIN BAŞ KISMI HARİÇ DİĞER TÜM HAREKETLERİ EL KUMANDASI VASITASI İLE ELEKTRO HİDROLİK OLARAK AYARLANABİLMEKTEDİR,
MASA YÜKSEKLİĞİ 600 mm / 1000 mm VEYA 750 mm / 1150 mm ARASINDA AYARLANABİLMEKTEDİR. MİNİMUM YÜKSEKLİĞİ OLDUKÇA ALÇAK TUTULAN DOT BÖYLECE CERRAHA OTURARAK OPERASYON YAPABİLME İMKANI VERMEKTEDİR.
MASANIN TRENDELENBURG VE TERS TRENDELENBURG HAREKETLERİ ± 30 ° DİR. TRENDELENBURG VE TERS TRENDELENBURG HAREKETLERİ EL KUMANDASINDAN VE MASA ÜZERİNDEKİ YEDEK KUMANDADAN ELEKTRO HİDROLİK OLARAK KONTROL EDİLMEKTEDİR.
MASANIN SAĞ/SOL LATERAL HAREKETİ ± 30 ° DİR. SAĞ/SOL LATERAL HAREKETLERİ EL KUMANDASINDAN VE MASA ÜZERİNDEKİ YEDEK KUMANDADAN ELEKTRO HİDROLİK OLARAK KONTROL EDİLMEKTEDİR.
DOT 400M MODEL AMELİYAT MASASINDA İKİ PARÇADAN OLUŞAN SIRT BÖLÜMÜ BULUNMAKTADIR VE BU SIRT BÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ KISMI AŞAĞI 40 ° / YUKARI 80 ° , İKİNCİ KISMI İSE AŞAĞI 25 ° / YUKARI 40 ° ELEKTRO HİDROLİK OLARAK KONTROL EDİLMEKTEDİR. SIRT KISMININ İKİNCİ KISMI ÖZELLİKLE BÖBREK CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA CERRAHA KOLAY POZİSYONLANDIRMA İMKANI VE RAHATLIK SAĞLAMAKTADIR.
DOT 400M MODEL AMELİYAT MASASINDA BULUNAN İKİ PARÇADAN OLUŞAN VE EL KUMANDASINDAN ELEKTRO HİDROLİK OLARAK KONTROL EDİLEN BACAK BÖLÜMLERİNİN HERBİRİ AYRI AYRI EL KUMANDASI VASITASI İLE AŞAĞI 105° VE YUKARI 25° ELEKTRO HİDROLİK OLARAK HAREKET ETTİRİLEBİLMEKTEDİR. HERBİR BACAK BÖLÜMÜ DIŞA DOĞRU 90° MANUEL OLARAK AÇILABİLMEKTEDİR. BACAK BÖLÜMLERİ YERİNDEN KOLAYCA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR ÖZELLİKTEDİR.
DOT 400M MODEL AMELİYAT MASALARINDA STANDART OLARAK SUNULAN 3 ADET KULLANICI TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR HAFIZA VE SIFIR POZİSYONU BULUNMAKTADIR. SIFIR TUŞU SAYESİNDE MASA ÜST TABLASI (MANUEL KONTROLLÜ PARÇALAR HARİÇ) YERE PARALEL KONUMA GELEBİLMEKTEDİR.
DOT 400M AMELİYAT MASASI 270 mm SLIDING HAREKETİNE SAHİPTİR VE EL KUMANDASINDAN ELEKTRO HİDROLİK OLARAK KONTROL EDİLMEKTEDİR.
MASANIN KAFA BÖLÜMÜ AŞAĞI 90° VE YUKARI 90° MANUEL OLARAK HAREKET EDEBİLMEKTE VE İSTENİLEN AÇIDA KOLAYCA SABİTLENEBİLMEKTEDİR. KAFA BÖLÜMÜ YERİNDEN KOLAYCA SÖKÜLÜP TAKILABİLMEKTEDİR. OPSİYONEL OLARAK SUNULAN ÖZELLİK SAYESİNDE KAFA BÖLÜMÜ DIŞA DOĞRU ÇEKİLEREK MASA BOYU 20 cm YE KADAR UZATILABİLMEKTEDİR.
DOT AMELİYAT MASALARINDA OPSİYONEL OLARAK SUNULAN VE MASA ÜZERİNE SABİT, MASADAN 10 CM YÜKSELEBİLEN EL KUMANDASINDAN ELEKTRO HİDROLİK OLARAK KONTROL EDİLEBİLEN BÖBREK ELEVATÖRÜ BULUNMAKTADIR.
TÜM DOT AMELİYAT MASALARI 4 ADET TEKERLEĞE SAHİPTİR VE MOBİL OLARAK HAREKET ETTİRİLEBİLMEKTEDİR. MASANIN YERE SABİTLENMESİ OLDUKÇA KOLAY OLUP, EL KUMANDASINDAN TEK TUŞA BASARAK ELEKTRO HİDROLİK OLARAK İSTENİLEN YERDE SABİTLENEBİLMEKTEDİR VE YİNE EL KUMANDASINDA TEK BİR TUŞA BASARAK TEKRAR MOBİL KONUMA ALINABİLMEKTEDİR.
DOT AMELİYAT MASALARINDA EL KUMANDASININ ARIZALANMASI DURUMUNDA KULLANILABİLECEK MASA ÜZERİNE SABİT İKİNCİ BİR YEDEK KUMANDA BULUNMAKTADIR VE BU YEDEK KUMANDA İLE MASANIN TÜM POZİSYONLARI KONTROL EDİLEBİLMEKTEDİR.
MASANIN BÜNYESİNDE BULUNAN AKÜ SİSTEMİ SAYESİNDE ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA EN AZ 30 DAKİKA SÜREKLİ ÇALIŞMAYA İMKAN SAĞLAMAKTADIR.
MASANIN HER İKİ KENARINDA MASA BOYUNCA PASLANMAZ ÇELİK AKSESUAR RAYLARI MEVCUTTUR VE AKSESUARLAR İSTENİLEN YERDE SABİTLENEBİLİR. AKSESUARLARDAN BİRİNİ TAKMAK İÇİN BİR DİĞERİNİ SÖKMEYE GEREK YOKTUR.
DELTA AMELİYAT MASALARINI HASTA TAŞIMA KAPASİTESİ DÜZ POZİSYONLARDA 450 Kg, FONKSİYONEL POZİSYONLARDA (TİLT , TRENDELENBURG v.b) 250 Kg DIR.
DELTA TIP; İMALATINI YAPMIŞ OLDUĞU TÜM AMELİYAT MASALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN, MÜŞTERİ İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HERTÜRLÜ DEĞİŞİKLİK VE MODİFİKASYONLARI YAPACAK BİLGİ VE TECRÜBEYE SAHİPTİR.
Delta ameliyat masaları tüm cerrahi branşların ihtiyaçlarını karşılayan seçenekler sunmaktadır. DOT'un tüm pozisyon ayarla rı elektro hidrolik olarak el kumandası sayesinde kolaylıkla kontrol edilmektedir.
Opsiyonel olarak sunulan 3 adet hafıza kayıt sistemi sayesinde istenilen pozisyon kayıda alınabilir ve bu pozisyon kaydı istenildiğinde sıfırlanıp, değiştirilebilinir.
Hastane ve ameliyathane koşullarının gerektirdiği şekilde Delta ameliyat masasının tüm hareketli aksamları paslanmaz çelik ve özel alminyum alaşımdan üretilmiştir.
Ameliyat masası üzerinde 80 mm kalınlığında antisitatik ve antibakteriyal dikişsiz poliüretan minderler kullanılmıştır. Minderler, uzun süreli operasyonlar ve otoklava atılabilen visko elastik malzemeden imal edilmiştir.
Masa boyunca uzanan paslanmaz çelik raylar sayesinde aksesuar aparatları istenilen yerde sabitlenebilir.
Sağlam konstrüksiyonlu yüksek teknoloji ürünü olan Delta ameliyat masalarının T şeklindeki alt tablası, cerrahın rahat hareket etmesine ve hastaya kolay yaklaşımda bulunmasına olanak sağlar.
Masanın ayarlanabilir minimum yüksekliği, obez hastaların cerrahi operasyonlarında büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca bu minimum yükseklik, cerrahın oturarak operasyon yapmasına da olanak sağlar.
Dört adet serbest tekerlek sayesinde kolaylıkla hareket ettirilir ve el kumandası ile elektro hidrolik sistem kullanılarak istenilen yerde sabitlenir.
Perakande Fiyat Listesi
Tüm Hakkı Saklıdır © 2014 - Delta Tıp Hastane Malzemeleri ve Tıbbi Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.