testo 435-3 - Çok yönlü ölçüm cihazı, entegre fark basınç ölçümü ile birlikte | CO (ortam) | CO2, CO, Işık şiddeti, Gürültü | Parametre | Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış. Ticaret Ltd. Şti.
Profesyonel ortam havası ölçüm mühendisliğine giriş yapmanız için ortam hava koşulları ölçüm cihazı. Her uygulama ve akış hızı ölçümü için termal prob, pervane veya Pitot tüp ölçümü gibi doğru ölçüm mühendisliğine sahiptir. Yeni iç hava kalitesi probu, CO2 seviyesi, hava nemi ve hava sıcaklığı ölçümü yaparak İç hava kalitesini ölçer.
Sıcaklık ve nem ölçümü yeni termal prob içerisinde yer alır.
Örneğin yüzey sıcaklığı hassas ölçümü için ek sıcaklık probları bağlanabilir. 3 taneye kadar sıcaklık probundan gelen ölçüm değerleri ölçüm cihazının net ekranında görüntülenir; veri aktarımı radyo yani kablosuz şekilde gerçekleştirilir.
Ölçüm değerleri sahada Testo yazıcı ile yazdırılır.
testo 435-3 çok fonksiyonlu iklimlendirme ölçüm cihazı, entegre fark basınç ölçümlü; kalibrasyon protokolü ve bataryalar ile birlikte.
Sipariş numarası: 0635 1025
Sipariş numarası: 0635 1535
Sipariş numarası: 0635 9335
Sipariş numarası: 0635 9435
Sipariş numarası: 0635 9535
Sipariş numarası: 0632 1535
Sipariş numarası: 0632 1235
Prandtl's Pitot tüpleri
testo 435, Fark basınç ölçümü için
Sipariş numarası: 0560 4353
Filtrelerdeki fark basınç ölçümleri
Klima sistemleri, dış ortamdaki kirlerin oda içine girmesini engelleyen filtrelerle donatılmıştır. Bu filtrelerin, tam performansla çalıştıklarndan emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmeleri gerekir. Bu amaçla, filtrenin ön ve arkasındaki basınç ölçülür. Elde edilen sonuç, fark basınç değeridir. Eğer değer çok yüksek çıktıysa filtre kirlenmiştir ve değiştirilmesi gerekir.
Testo 435-3, 0…25 hPa arası fark basınçlarını ölçebilmek için dahili sensörünü kullanır. Doğru okumalar için, fark basınç ölçümleri sıcaklık kompanzasyonludur. Cihazın arkasındaki magnetler sayesinde cihaz ile, elde tutmak zorunda kalmadan çalışılabilir.
Pitot tüp ile havalandırma kanallarındaki ölçümler
Havalandırma kanallarındaki hava akışına uyma, havalandırma ve klima sistemleri için son derece önemlidir.
Testo 435-3 modelinde bulunan dahili fark basınç sensörü, pitot tüp yardımıyla yüksek hava hızlarının ölçümünde veya çok kirli havanın (toz, yağ, partikül vb. içeren) bulunduğu kanallarda ölçüm yapmada kullanılır. Pitot tüp sayesinde 0…64 m/sn gibi yüksek hava hızlarının ölçümü mümkündür. Testo 435-3, eş zamanlı olarak basınç, akış ve debiyi gösterebilir.
Cihazın arkasındaki magnetler sayesinde cihazı elde tutmak zorunda kalmadan çalışılabilir.