12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi | Sesmed Medikal
Anasayfa » Blog » Teknik Şartnameler
Cihaz, en son teknolojiye göre mikroprosesor kontrollü olarak imal edilmiş, Geniş dokunmatik ekranlı ve taşınabilir olmalı, 12 kanal kaydedicisi, yorum ve analiz özelliği bulunmalıdır.
Cihazın ekranında aynı anda standart 3, 6 ve 12 derivasyon izlenmeli, gerçek zaman EKG’sini 3, 4 ,6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 kanal olarak isteğe bağlı şekilde yazdırılabilmelidir.
Cihazda AC parazit filtresi (50, 60 Hz) ve EMG filtresi (25, 35 Hz), taban hattı [base-line 0.05 (3.2sec), 0.11 (1.5sec), 0.25 (0.6sec), 0.50 (0.3sec), 1.50 (0.1sec)] filtresi bulunmalıdır. Ayrıca EKG cihazında ortam koşulları ve hasta özelliklerine göre optimum filtreleme sağlayan otomatik filtre olmalıdır.
Cihaz üzerinde en az 5,7” inç boyutlarında, en az 320 X 240 dots yüksek rezolüsyonlu renkli dokunmatik ekranı olmalıdır. Cihazın açılış ekranında herhangi bir menüye girmeye gerek kalmadan aynı anda 12 kanal
EKG derivasyonu standart olarak izlenebilmelidir ve tek tuş ile standart EKG çekilebilmelidir.
Cihazın otomatik çekim modu gerçek zamanlı ve sekronik olarak seçilebilmelidir.
Cihaz otomatik olarak elektrot sinyal kalitesi kontrolü yapabilmeli ve bilgi almayı engelleyen kanal ekranda görülebilmelidir.12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz ile 10 dakikaya kadar 1 ve 2 kanal uzun ritim kaydı alınabilmeli ve saklayabilmelidir.
Cihazın detaylı yorum yapabilmesi için, hastanın yaşı ve cinsiyet ile ilgili bilgileri girilebilmelidir. Cihazın üzerinde ekran üzerinden kullanılan dokunmatik klavye veya Alfa nümerik klavyesi olmalıdır.
Ayrıca cihazda kullanım kolaylığı ve hızlı çekim yapmaya yönelik fonksiyon tuşları bulunmalıdır.
Cihazda EKG çekimi için kullanıcılar Otomatik ve manuel profilin haricinde yeni profil tanımlayarak EKG kaydı ile ilgili ayarları değiştirebilmelidir.
Cihazın ekranında aynı anda 12 kanal EKG dalga formu, hasta ismi, kalp hızı, yazdırma şekli, EKG hızı, EKG genliği, Çalışma modu (Otamatik Mod, Manuel Mod veya kullanıcı tanımlı modu), uyarısı ve filtre bilgileri görülebilmelidir.
Cihazda otomatik Başlama özelliği bulunmalıdır. Kullanım kolaylığı açısından herhangi bir menüye girmeye gerek kalmadan tek bir tuşa basarak çekim yapılabilmelidir.
Cihazda özel “copy” tuşu bulunmalı, bu sayede son çekilen hasta cihaza bağlı olmasa dahi hastanın EKG çıktısı alınabilmelidir.
Cihazda kaliteli EKG çıktıları alınabilmeli yazı yoğunluğu en az 200 dpi (vertikal) veya 8 dot/mm olmalıdır. (25 mm/sn hızda).
Cihaz uzerinde EKG kontrolüne yönelik On/Off, Auto/Manual, Filter, print, stop, print screen, Copy aktif tuşları bulunmalıdır.12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihazda 120 adet EKG dosyası standart dahili hafızada saklanabilmelidir. Bu dosyalar ileride alınacak opsiyonel bir PC programına RS 232 veya USB port veya Kablosuz bağlantı yapılarak aktarılabilmelidir.
Cihazın açılış ekranında 12 kanal EKG aynı anda görülebilmeli ve her kanal en az 3’er atım (QRS) olarak ekranda izlenebilmelidir.
Cihaz 220V, 50 Hz şehir cereyanı ve şarj edilebilir dahili bataryası ile çalışmalıdır. Cihazın çalışması için harici ek bir (adaptör, voltaj çevirici, veya benzer aparat) üniteye ihtiyaç olmamalıdır.
Batarya, en fazla 6 saat içinde tam kapasiteye şarj olmalıdır.
Cihaz bataryası en az 2 saat sürekli kayıt veya 35 metre sürekli yazdırma veya 100 otomatik EKG çekmeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz üzerinde 1 adet USB 1 adet RS 232 port bulunmalıdır. Bu portlar yardımı ile cihaza yazılım güncellemesi, PC programına bağlantı yapılabilmelidir.
Cihaz HR (atım) bilgisini ekranda standart olarak gösterebilmeli, ayrıca cihaz QRS senkron sesi vererek kullanıcıyı yönlendirebilmelidir.
Cihazda maksimum kalp hızı ayarlanabilmeli ve bu değer aşıldığında cihaz QRS sekron sesini yükselterek veya ekranda uyarı mesaj göstererek kullanıcıyı uyarmalıdır.
Cihaz kalp pili tespiti yapabilmelidir.
Cihazda gelişmiş bir yorum programı bulunmalıdır.12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihazda ortalama her kanal için ortalama EKG grafikleri alınabilmelidir.
Cihazda analiz programı bulunmalı ve bu program sayesinde aşağıdaki veriler yazıcıdan alınabilmelidir.
P+, P-, Q, R, S, T+, T-, ST, değerleri (µV)
STs değeri (µV/s)
RR, P, QRS, PQ, QT, QTc, değerleri (ms)
P, QRS ve T eksen derecelerini
Kağıt kağıdında üzerinde 12 kanal EKG, Hasta bilgileri (adı, soyadı, yaşı, cinsyet vb.), ortalama kalp hızı, hız, genlik, doktor ismi, filtreler, kalibrasyon sinyali, yorum, ortalama EKG görüntüsü ve analiz değerleri, yazmalıdır.
Kaydedici hızı en az 5, 10, 25 ve 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir.
Kaydedici genliği 2.5, 5, 10, 20 mm/mV olarak seçilebilmelidir.
Cihazın Frekans yanıtı 0,04-150 Hz arasında olmalıdır.
Cihazın A/D dönüşümü 13 bit ve dijital çözünürlüğü 3.9 µV olmalıdır.
Cihaz defibrilatör korunmalı olmalıdır.
Cihaz üzerinde demo programı olmalıdır bu sayede cihaz fonksiyonları kontrol edilebilmelidir.
Cihazın giriş örnekleme hızı en az 2000 örnek/saniye olmalıdır.
Cihazın monitörü, termal kaydedicisi ve klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve cihaz klinik içerisinde kolaylıkla taşınabilmelidir. Boyutları 42X33X16 cm geçmemelidir. Cihazın kolay taşınması açısından batarya dahil ağılığı en fazla 6 kg olmalıdır.
Cihaz 210 mm termal rulo, faks ve Z katlamalı A5 kağıt, kullanımına uygun olmalıdır. Cihazda kağıt kalitesi hassasiyeti ayarlanabilmelidir.
Cihaz gerektiğinde termal kağıt üzerine gridleme yapabilmelidir.
Cihazın giriş empedansı 20 MQ’dan büyük olmalı ve cihaz defibrilasyon korumalı olmalıdır.
Cihaza opsiyonel olarak alınacak bir spirometri modülü ile cihaz FVC, SVC ve MVV testleri yapılabilmelidir. Bunun için ek bir yazılım yüklemesine gerek olmamalı cihaz menüsünden tek tuş ile cihaz spirometreye çevrilebilmelidir.
Cihaza istenildiğinde Vakum elektrod sistemi bağlanabilmelidir. Bunun için ek bir yazılıma gerek olmamalıdır.
Cihaza istenildiğinde USB port aracılığı ile direk olarak harici lazer yazıcı bağlanabilmeli ve A4 kağıda çıktı alınabilmelidir.
Teklif edilen cihaz Türkçe kullanım menüsüne sahip olmalıdır.
Cihaz kullanılmadığı pil sarfiyatını önlemek amacıyla uyku moduna geçebilmeli uyku moduna geçme süresi 5, 10, 30, 45 ve 60 dakika olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazda EKG grafik çizgi genişliği ayarlanabilmelidir.
Cihaz ile birlikte;
Bir adet tekerlekli taşıma arabası ( Yerli imalat olabilir)
Bir adet elektrik güç kablosu
Bir 1 adet 10 uçlu Hasta kablosu
6 adet göğüs puarı
4 adet kol-bacak mandalı
12 kanallı ekg cihazı teknik şartnamesi, 12 kanal ekg cihazı, EKG Cihazları Teknik Şartnameleri, yorumlu ekg cihazları, 12 kanal ekg cihazı fiyatı
3 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Tek Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Hasta Karyolası İki Motorlu Alimünyum Korkuluklu
5 Motorlu Lateral Hareketli Yoğun Bakım Hasta Karyolası
Acil Müdahale Arabası 20 Gözlü Abs SM-B2017
Medikal Cihazlar Sektör Raporu