Download "Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. Lazerle Çalışmalarda İş Güvenliği El Kitabı"
1 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lazerle Çalışmalarda İş Güvenliği El Kitabı Kasım 20142 Amaç Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) laboratuarları lazer çalışmalarında lazer sistemlerinin/cihazlarının oluşturabileceği tehlikelere göre sınıflandırılması ve dikkat edilmesi gereken temel güvenlik prensiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam MDBF laboratuarlarında kullanılan tüm lazer sistemlerini ve cihazlarını kapsamaktadır. Tanımlar-Kısaltmalar Görünür ışık: İnsan gözüyle seçilebilen elektromanyetik ışınım nm arası dalga boyuna takabül eder. Lazer cihazı: Lazer veya lazer sistemi Lazer sistemi: Elektriksel, mekanik ve optik kompenentlerini de içeren lazer/ler takımı Sorumlular Bu prosedürün uygulanmasından Fakülte Yönetimi, Laboratuar Sorumluları, Öğretim Üyeleri ve Laboratuar İş Güvenliği Uzmanı sorumludur. İlgili Dokümanlar Laser Warning Signs&Equipment Labels_ENG Self Assessment Checklist_ENG ANSI Z136.1 Safe Use of Lasers OSHA Technical Manual (OTM)-Laser Hazards 13 İçindekiler Genel Prensipler... 3 Lazerle Çalışmada Tehlikeler... 3 Işın Kaynaklı Tehlikeler... 4 Işın Kaynaklı Olmayan Tehlikeler... 5 Lazer Tehlike Sınıflandırılması... 6 Eğitim... 7 Göz Muayenesi... 7 Lazer Tehlike Hesaplamaları... 7 İzin Verilebilir Maksimum Işın Dozu (Maximum Permissible Exposure)... 7 Optik Yoğunluk (Optical Density)... 7 Nominal Tehlike Alanı (Nominal Hazard Zone)... 8 Kişisel Korunma... 8 Göz Korunması... 8 Cilt Korunması... 9 Lazerle Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken Tedbirler... 9 Genel Emniyet Kuralları... 9 Mühendislik Kontrolleri... 9 İdari (Administrative) Kontroller Lazer Sınıfları Bazında Kontrol Önlemleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Şekil 1. Elektromanyetik spektrumda lazer ışımasının yer aldığı dalga boyları... 3 Şekil 2. Dalga boyuna göre ışının göz içinde absorpsiyonu... 4 Şekil 3.Lazer ışını biyolojik etkileri... 5 Şekil 4.Lazer devrede görsel uyarı işareti Şekil 5.Lazer sağlık ve güvenlik işaretleri Tablo 1.Lazer tehlike sınıflandırması... 6 Tablo 2.Kontrol Önlemleri Tablosu (Engineering Control Measures For The Four Laser Classes) 4 Genel Prensipler Lazer ışını iyonlaştırıcı olmayan radyasyon türüdür. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (uyarılmış radyasyon salınımı yoluyla ışığın şiddetlendirilmesi) teriminin ilk harfleri kullanılarak türetilmiştir. Lazer kaynakları çok şiddetli, tek renk ve kohorent özelliklere sahip ışınlar üretilmesinde kullanılır. Lazer ışığı Şekil.1 de görüldüğü gibi spektrumda farklı dalga boylarında ve renkte üretilebilir. Lazer ışınlarının ayırt edici özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Monokromatik (monochromatic): Tek dalga boyuna sahiptir Kohorent (coherent): Işın partikülleri/fotonları aynı yönde birlikte hareket eder Yönlü (Directional): Lazer ışınları tek yönde ilerler Şekil 1. Elektromanyetik spektrumda lazer ışımasının yer aldığı dalga boyları Ultraviolet-mor ötesi (UV) ( nm) Görünür ışık ( nm) Infrared-kızılötesi (700nm - 1mm) Lazerle Çalışmada Tehlikeler Lazerle çalışmalarda potansiyel tehlikeler genellikler 2 kategoriye ayrılır: 1. Işın kaynaklı: Göz veya deri tahribatına sebep olabilecek tehlikeler 2. Işın kaynaklı olmayan: Sistem, cihaz, ortam veya malzeme kaynaklı tehlikeler 35 Işın Kaynaklı Tehlikeler Lazer ışınları göz veya deri yoluyla absorbe edildiğinde, dokuların kimyasal dengesini bozabilir, dokuda sıcaklık artmasına bağlı deformasyonlara sebep olabilir. Gözün yapısına bakıldığında ışınlar kornea tabakasından geçerek iç kısımlara ulaşmaktadır. Işının dalga boyuna göre göz içinde ulaşabildiği nokta ve zarar derecesi değişmektedir. Gözün koruma mekanizması kırpma refleksi ile göz korunsa da yüksek enerjili veya direkt göze gelen ışınlar dokulara zarar verebilir. Şekil 2. de görülebileceği gibi görünür ve yakınkızıl ötesi ışınların retinaya ulaşarak daha ciddi zarara sebep olmaktadır. Retinanın zararlı ışına maruz kalması zamanla körlüğe sebep olabilir. Gözde oluşan lazer yanığı belirtileri maruziyetten sonra baş ağrısı, gözlerin aşırı sulanması ve görme alanında uçuşan noktalar oluşmasıdır. Küçük kornea yanıklarında göze yabancı cisim kaçmış hissi oluşur. Gözde oluşan zararın derecesi ışının dalga boyu, göz bebeği büyüklüğü veya melanin (UV ışını absorbe eden biyolojik pigment) pigmentasyonuna bağlı olarak değişir. Şekil 2. Dalga boyuna göre ışının göz içinde absorpsiyonu 46 Deri yoluyla absorbe edilen ışınlar fotokimyasal veya termal yanıklara sebep olabilir. Işının dalga boyuna göre deride farklı tabaka seviyelerinde absorbe edilebilir. Lazerin çeşidi, çıkış gücü ve maruziyet süresine göre zarar verme derecesi değişebilir. Şekil 3. de lazer ışının gözde ve deride biyolojik etkileri özetlenmiştir. Şekil 3.Lazer ışını biyolojik etkileri Işın Kaynaklı Olmayan Tehlikeler Lazer çalışmalarında harici gaz kullanılıyorsa ortam havalandırması yeterli olmalıdır ve gaz sızıntı olmadığından emin olunmalıdır. Gazlar kategorilerine (toksik, alevlenebilir, inert vb) uygun depolanmalıdır. Basınçlı tüpler devrilmeye karşı emniyeti alınmış şekilde zincirle sabitlenerek muhafaza edilmelidir. Gaza uygun regülatör seçilmelidir. Lazer cihazları elektrik çarpması tehlikesinden dolayı sadece yetkili kişiler tarafından açılmalıdır. Kurulum, arıza, bakım gibi koruyucuların deaktive edildiği durumlarda eğitim almış yetkili teknik kişiler müdahaleyi gerçekleştirmelidir. Su soğutma sistemi, filtre kullanılan lazerlerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılmalı ve takip edilmelidir. Kullanım esnasında su sızıntısı veya yoğuşma fark edildiğinde; cihaz çalışıyorsa derhal durdurularak kablosu fişten çekilmeli ve teknik servise haber verilmelidir. 57 Lazer Tehlike Sınıflandırılması Lazerler ve lazer sistemleri IEC 825 ve ANSI Z136.1 standartlarına göre dört ayrı tehlike sınıfına ayrılır. Tablo 1. de oluşturulan sınıflandırmada, göze/deriye verilebilecek potansiyel zarar ile ışına veya yansımalarından ötürü potansiyel yangın tehlikesi dikkate alınmıştır. Tablo 1.Lazer tehlike sınıflandırması Sınıfı Tehlikesi Enerji Prosedür 1 Göze zarar vermez Gerekli değil 2 Göz refleksi korumaya yeterlidir < 1mW Gerekli değil 3R Odaklanmadığı sürece tehlikeli değildir 1-5 mw Gerekli değil 3B Korumasız bakıldığında göze zarar verir mw Gerekli 4 Kırınımsız ışın ve yansınalar göze ve deriye zarar verir. Yangın tehlikesi > 500 mw Gerekli Sınıf 1 (Class 1): Normal çalışma koşullarında zarar verici ışın yaymayan ve kapalı sistemler içinde de kullanılan lazerlerdir. Ör: Lazer yazıcı Sınıf 1M (Class 1M): Işınlara optik aletlerle (teleskop, büyüteç vb.) bakılmadığı sürece normal çalışma koşullarında zarar verici ışın yaymayan lazerlerdir. Sınıf 2 (Class 2): Görülebilir dalga boyunda ( nm) ışın yayan 1mW gücündeki lazerlerdir. Uzun süre direkt ışına maruz kalınmadığı sürece göz refleksi (0.25 sn) potansiyel zararlardan gözü korur. Ör: Helyum-Neon, Lazer pointer (Düşük Güçlü Lazer) Sınıf 2M (Class 2M): Görülebilir dalga boyunda ( nm) ışın yayan 1mW den düşük güce sahip lazerlerdir. Çıplak gözle bakıldığında göz refleksi potansiyel zararlardan gözü korur ancak optik aletlerle (teleskop, büyüteç vb.) bakıldığında göze zararlı olabilir. (Düşük Güçlü Lazer) Sınıf 3R (Class 3R): 1,0-5,0 mw gücündeki lazerlerdir. Normal şartlarda hasara sebebiyet verme olasılığı düşüktür ancak direkt ve düzgün yansımalar doğrudan göze geldiğinde zararlı olabilir. Yangın ve dağınık yansıma tehlikesi yoktur.(orta Güçlü Lazer) Sınıf 3B (Class 3B): mw arası orta güce sahip lazerlerdir. Doğrudan ışın demetine veya düzgün yansımalara maruz kalındığında zararlıdır. Dağınık yansıma oluşturmazlar.(orta Güçlü Lazer) Sınıf 4 (Class 4): 500 mw üzeri güce sahip lazerlerdir. Işın demetlerinin direkt, düzgün veya dağınık yansımaları göze ve deriye zarar verir. Potansiyel yangın tehlikesi (ışıma gücü > 2 W/cm 2 için tutuşma tehlikesi) vardır.(yüksek Güçlü lazer) *Lazer tehlike sınıfları, üreticiler tarafından belirlenir ve sistem/cihaz üzerinde etiketlenir. 68 Eğitim Lazerin bulunduğu odaya girmeye yetkili olan kişiler lazer emniyeti konusunda temel bilgilere sahip olacak şekilde eğitilmelidir. Lazerle çalışmaya başlamadan önce sistem/cihazla iş güvenliği eğitimleri (lazerle çalışmada tehlikeler, korunma yöntemleri, sınıflandırma, kişisel korunma) alınması gerekmektedir. 3b ve 4 sınıflarına sahip cihazlarla çalışmaya başlamadan önce kullanma talimatları üzerinden eğitim alınması gerekmektedir. Göz Muayenesi Lazerle çalışan kişiler sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi tutulur. Sınıf 3b ve 4 kapsamına giren cihaz/sistemle öalışan kişilerin göz muayenesi yapılmalıdır: a) Çalışmaya başlamadan önce b) Çalışma tamamen sona erdiğinde c) Işımaya maruz kalınması veya şüphesi halinde Lazer Tehlike Hesaplamaları İzin Verilebilir Maksimum Işın Dozu (Maximum Permissible Exposure) İzin Verilebilir Maksimum Işın Dozu (MPE); biyolojik olarak gözün veya derinin hasara uğramadığı veya herhangi bir zarar görmediği maksimum lazer radyasyon seviyesini (W/cm 2 veya J/cm 2) ifade eder. ANSI Z136.1 standardı, belirli dalga boyları ve maruziyet süreleri için MPE değerlerinin tablolarını içermektedir. Optik Yoğunluk (Optical Density) Optik Yoğunluk (OD); lazere karşı kullanılan koruyucu gözlüklerin belirlenmesinde kullanılır. Belirli bir dalga boyundaki iletim değeridir. Emniyetli minimum optik yoğunluk değeri aşağıdaki formül ile belirlenir: OD = log 10 (H 0 / MPE) H 0: Gözlüğe gelebilecek lazer ışının maksimum güç yoğunluğu MPE: İzin verilebilir maksimum ışın dozu Veya, 79 OD = log 10 (1 / T) T: İletim Gözlüğün optik yoğunluk değeri 3 olması, ışının binde birinin geçtiği gösterir. OD değeri 5 ise ışının milyonda biri geçiyor demektir. Nominal Tehlike Alanı (Nominal Hazard Zone) Nominal Tehlike Alanı (); ışınlama miktarının izin verilebilir maksimum ışın dozunun aşıldığı alan olarak tanımlanır. sınırlarından öteye ulaşan direkt, yansıyan veya dağılan ışınların oluşturduğu alanda maruziyet seviyesi MPE nin altındadır. Formülasyonu aşağıdaki gibidir: çıkan ışının sapması (Radyan) ışıma gücü (Watt) a ışın demetinin çapı (santimetre) Kişisel Korunma Göz Korunması 3b ve 4 Sınıfı lazer ile çalışırken direkt ve yansıyan ışın demetlerinin maruziyetini azaltmak için koruyucu gözlük takmak gereklidir. Uygun koruyucu gözlüğü seçerken aşağıdaki faktörlere dikkat edilir. Gözlük üzerinde dalga boyu ve OD bilgisi yazılı olmalıdır. Lazer çıkışının dalga boyu: Göze ulaşabilecek ışının dalga boyuna özgü koruma sağlanmalıdır Optik yoğunluk Lazerin kullanılacağı ortam şartları, Çalışma şekli: Sürekli dalga veya darbeli lazer ışını demeti Yansıyabilecek ışın demetinden oluşabilecek en fazla güç yoğunluğu, Maruziyet süresi Rahat ve kullanışlı olması 810 Cilt Korunması Ultraviyole ışın maruziyetleri yanıklara (güneş yanığı etkisi) sebep verebilir ve kanser riskini artırabilir. Koruyucu perdeler ile ışınların etkisi azaltılamıyorsa yüz koruyucuları veya laboratuar önlüğü, eldiven ile deri korunması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, yüksek enerji gücüne sahip lazer ışın demetleri veya açık sistemlerde çalışma deri için tehlike oluşturabilir. Deri korunması sağlanmadan çalışılmamalıdır. Lazerle Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken Tedbirler Lazerle yapılan çalışmalarda göz ve cilt maruziyetini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Mevcut tehlike ve risklere karşı önlem alırken mühendislik kontrollerine öncelik verilmelidir. Genel Emniyet Kuralları Lazer ışın demetleri veya optik yolları yönü kapıya ve pencereye dönük olmamalıdır. Işın yolları göz seviyesinden aşağıda veya yukarıda konumlandırılmalıdır. Camlar, pencereler opak materyallerle kaplanmalıdır. Lazer ışın demetine ve yansımalarına doğrudan bakmaktan kaçınılmalıdır. Gücü ne kadar düşük olursa olsun ışın demetlerinin göze gelmesinden her durumda kaçınılmalıdır Işın demetlerine veya yansımalara maruz kalmamak için koruyucu bariyer, zırh veya kapalı kabin sistemler kullanılmalıdır. Lazer cihazı kapalı bir odada çalıştırılıyorsa, odanın kapısı kapalı tutulmalı ve kapı üzerine uyarıcı bir levha asılmalıdır. Lazerin kullanıldığı odada ayna veya lazer cihazının ürettiği dalga boyunda yansıtıcı olabilecek bir yüzey bulunmamalıdır. Çalışmaya başlamadan önce saat, yüzük, bilezik veya küpe gibi ışığı yansıtabilecek takı ve aksesuarları çıkarılmalıdır. Sadece gerekli eğitimi almış yetkili kişiler tarafından lazer kullanılmalıdır Mühendislik Kontrolleri Lazerler; zararlı ışınları MPE seviyesinin altında kalmasını sağlayacak koruyucu kapalı kabin sistemler (protective housing) içinde muhafaza edilmelidir. Sınıf 3b ve 4 lazer cihazları koruyucularının otomatik kilidi (interlock) olmalıdır. Kapak açılmasına karşı otomatik lazer kapatma switchli (anahtar) sisteme sahip olmalıdır. Interlockların devre dışı bırakılması halinde sesli veya görsel uyarıcı ikaz sistemleri yapılabilir. 911 Sınıf 3b ve 4 lazer cihazları lazer ünitesinde harici anahtar kilit (master switch) elemanı bulunmalıdır. Anahtar devre dışı bırakıldığında sistem çalıştırılamamaktadır. Yüksek güçlü lazerlerin (Sınıf 3b ve 4) bulunduğu ortamın kapısı veya lazer cihazının kapağı, lazer cihazı çalışırken açılacak olursa, cihazın ürettiği lazer ışın demetini kesen sisteme sahip olmalıdır. Sınıf 3b ve 4 lazer cihazlarında deney/çalışma göze zararlı ışın gelmeyecek şekilde yerleştirilmiş görüş portalından (viewing portal) izlenmelidir Açık ışın demetleriyle yapılan 3b ve 4 sınıfı lazerlerde odaya giren kişilerin zarara uğramaması için kapılar açıldığında ışını kesen otomatik kilit sistemi veya girişe lazer perdesi kurulmalıdır. Gerektiğinde kapı girişlerine lazerin çalıştığını gösteren ışıklı görsel tabelalar konulabilir. Sınıf 2,3 ve 4 lazerlerde ışımaya maruz kalmamak için ışın demetleri kapalı sistem içine alınabilir, demet durdurucu ve zayıflatıcılar kullanılabilir. Lazerlerin kapalı sistem içine alınamadığı durumlarda kontrollü giriş-çıkışlar, koruyucu kapak/paravan/perde, alan kontrolleri, göz koruması, eğitim, prosedürel kontroller ile güvenlik önlemleri alınmalıdır. Işın demetlerinin kapalı sistem içinde olmadığı durumda kontrollü alan oluşturulmalıdır (laser-controlled area). hesaplanmalı ve izin verilebilir maksimum ışın dozunu aşan alanlarda uygun uyarı işaretlemesi, yetkili personel girişi ve alan kontrolü sağlanmalıdır. İdari (Administrative) Kontroller Her sınıfa (2,3,4 için) uygun uyarı işaretleri laboratuar kapılarında veya sistemin/cihazın bulunduğu alanda asılı olmalıdır. Lazer sistemi ile ilgili kurulum, kullanma, bakım ve temizlik ile ilgili prosedürler hazırlanmalıdır. Göz ve cilt koruması için gerekli kişisel koruyucu donanımlar giyilmelidir. Lazer odasının kapısı daima kilitli tutulmalıdır. Lazer kullanımı yanında başka çalışmaların da yapıldığı ortak laboratuarlarda alan kişilerin lazer alanından geçmeyeceği şekilde planlanmalıdır. Herhangi bir yaralanmaya veya acil duruma karşı laboratuarda tek kişi çalışılmamalıdır. Çalışmaya başlamadan önce veya bir kaza durumunda göz muayenesine gidilmelidir. Öz değerlendirme kontrol listesi (Self Assessment Checklist_ENG) üzerinden mevcut durum analizi yapılıp varsa eksiklikler ve alınması gereken aksiyonlar belirlenmelidir. 1012 Lazer Sınıfları Bazında Kontrol Önlemleri Lazerin kullanıldığı ortamda potansiyel tehlike ve risklere yönelik gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yukarıda bahsedilen mühendislik ve idari kontrollerin, kişisel korunmanın yanı sıra, ANSI Z136.1 standardında dört tehlike sınıfı için alınması gereken kontrol önlemleri Tablo 2. de belirtilmiştir. Tablo 2.Kontrol Önlemleri Tablosu (Engineering Control Measures For The Four Laser Classes) Control Measures Classification Engineering Controls 1 1M 2 2M 3R 3B 4 Protective Housing X X X X X X X Without protective housing Laser Safety Officer establishes alternative controls Interlocks on protective X X housing Service Access Panel X X Key Control X Viewing Portals Assure viewing limited < MPE Collecting Optics Totally Open Beam Path X X Limited Open Beam Path X Enclosed Beam Path None required if protective housing and interlocks in place Remote Interlock X Connector Beam Stop or Attenuator X Activation Warning X Systems Indoor Laser Controlled X Area Class 3B Indoor Laser X -- Controlled Area Class 4 Laser Controlled Area Outdoor Control Measures Laser in Navigable Airspace X X MPE Temporary Laser Controlled Area MPE MPE MPE MPE MPE Controled Operation Equipment Labels X X X X X X X X MPE 1113 Laser Area Warning Signs X X X Administrative and Procedural Controls 1 1M 2 2M 3R 3B 4 Standard Operating X Procedure Output Emission Limitations Education and Training -- X X Authorized Personnel -- * -- * -- X X Alignment Procedures X X Protective Equipment -- * -- * -- X Spectator -- * -- * -- X Service Personnel X X Demonstration with Public -- * X * X X X Laser Fiber Optic Systems MPE MPE MPE MPE MPE X X Laser Robotic Installation X LSO Determines Protective Eyewear MPE Window Protection X X X X MPE Protective Barriers and Curtains Skin Protection X X MPE Warning Signs and Labels X X Skin Protection X MPE X MPE LEGEND X = shall = should -- = no requirement = analysis required = shall if enclosed Class 3b or 4 MPE = shall if MPE is exceeded LSO = Laser Safety Officer Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Sınıf 2, 3 ve 4 lazer cihazları tehlike sınıfını, çıkış enerji gücünü ve dalga boyunu içerecek şekilde lazer kullanılan alanlara, girişlere asılmalı veya cihazların üzerine yapıştırılmalıdır. Bunun yanı sıra, lazer kullanılan alanın dışına lazerin çalıştığını gösteren Şekil 4. deki gibi Lazer Devrede renkli görsel uyarı levhaları aşağıdaki gibi yerleştirilebilir. 12 14 Şekil 4.Lazer devrede görsel uyarı işareti ANSI Z136.1 standardında uyarıcı işaretlerin örnekleri Şekil5. deki gibi belirtilmiştir. Çıktı almak için Laser Warning Signs&Equipment Labels_ENG dokümanından yararlanılabilir. Şekil 5.Lazer sağlık ve güvenlik işaretleri 13 Benzer belgeler
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ- LAZER TEKNOLİJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (LATARUM) http://latarum.kocaeli.edu.tr latarum@kocaeli.edu.tr Lazer Kullanılan İş Yerlerinde Risk Değerlendirmesi DOÇ. DR. ERSİN Detaylı Yapay Optik Radyasyon Yönergesi (2006/25/EC) Çerçevesinde Lazer Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği. Hazırlayan: Tolga PEKİNER, İSG Uzmanı
Yapay Optik Radyasyon Yönergesi (2006/25/EC) Çerçevesinde Lazer Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hazırlayan: Tolga PEKİNER, İSG Uzmanı Kasım, 2015 Lazer Kullanımında İSG ne İlişkin Düzenlemeler Detaylı Lazerin Endüstriyel Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 7-8 Mayıs 2013 Lazerin Endüstriyel Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hazırlayan: Detaylı Sanayide Lazer Uygulamaları ve Güvenliği
Sanayide Lazer Uygulamaları ve Güvenliği Prof. Dr. Elif Kaçar Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi elifk@kocaeli.edu.tr http://latarum.kocaeli.edu.tr/ II. İş Sağlığı ve Detaylı Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın Detaylı MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262 Detaylı 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ
7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı Detaylı ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR: Detaylı Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat
E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Sayfası 605041 Sayfa 1/6 Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat ATH-Ex Serisi Özellikler Kompakt gövde (75 x 110 x 56 mm) 5 A kontak Detaylı Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden Detaylı BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ
BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME Detaylı TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01
1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir. Detaylı ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères Detaylı KURULUM VE MONTAJ KILAVUZU
GÜN IŞIĞI AYDINLATMA SĐSTEMLERĐ KURULUM VE MONTAJ KILAVUZU PAKET ĐÇERĐĞĐ A B C D E F G H I J K L M KUBBE EPDM KÖPÜK CONTA KUBBE KAĐDE EPDM CONTA ÇATI KAĐDE YANSITICI KANAL FĐTĐL CONTA AÇIK TAVAN DĐFÜZÖR Detaylı Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının Detaylı Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı
Doz azaltma teknikleri RADYOLOJİDE ZIRHLAMA Radyasyondan korunma parametreleri Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Süre Mesafe Zırhlama Süre Mesafe Doz = (Doz Şiddeti)x(Süre) Bir ölçüm cihazının 50 µsv/saat lik radyasyon Detaylı Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler için aranması gereken standart EN ISO 11611:2007 dir.
KAYNAK VE ERİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KARŞI KORUYUCU GİYSİLER Kaynak işlemi, birleştirilecek materyallerin dokunma yerlerinin ısı etkisiyle eritilerek birbirine kalıcı bir şekilde birleştirilmesi işlemidir. Detaylı Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana Detaylı DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.
REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Detaylı DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ
DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor Detaylı Oğuzhan Vıcıl. Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı. Lazer Riskleri ve Güvenliği
Oğuzhan Vıcıl Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı Lazer Riskleri ve Güvenliği 76 >>> Bilim ve Teknik Mayıs 2010 Birçoğumuz küçük yaşlardan itibaren bilimkurgu filmlerinden Detaylı GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU
GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa; Detaylı T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri, Detaylı Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk
Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir. Detaylı Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.
ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme Detaylı STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin Detaylı Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir.
Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir. Kaynak işlemi sırasında oluşan metal parçalarının sıçraması, kaynak dumanı, radyan ışınları, gürültü, yüksek sıcaklığa Detaylı İçindekiler STANLEY TLM65 1
İçindekiler Cihazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ekran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Detaylı Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045
Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli Detaylı PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -
1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise Detaylı SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ
SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla Detaylı Fotovoltaik Teknoloji
Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Detaylı RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989 Detaylı T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU
T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ Detaylı APARTMANLAR KONTROL FORMU
SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site Detaylı Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN
Lazer ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer Lazer (İngilizce LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturan optik kaynak. Lazer fikrinin Detaylı FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!
ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015 Detaylı 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz
6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları Detaylı İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ Detaylı RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB
RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini Detaylı ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus
1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ Detaylı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI
X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın Detaylı GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45
TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Asetik Asit çözeltisi %80 Formülü : CH 3 COOH Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) Detaylı Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.
Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.2014) 1 9. Haftanın Ders İçeriği Beer-Lambert Kanunu Spektrofotometre 2 Beer-Lambert Detaylı MONİTOR FİLTRESİ VE YARARLARI
ÖZEL EGE LİSESİ İLKÖĞRETİM OKULU 4/D SINIFI BİLGİSAYAR YILLIK PROJESİ PROJE KONUSU MONİTOR FİLTRESİ VE YARARLARI HAZIRLAYANLAR Elif Müge ÇAKIRTAŞ Meriç TEKİN Çisil ORDU Ege ULUDAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN İlknur Detaylı Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler
Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde Detaylı MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM Detaylı Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası
Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade Detaylı 04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ
LASER İLE KESME TEKNİĞİ Laser: (Lightwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Uyarılmış Işık yayarak ışığın güçlendirilmesi Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER Kaynaklar: 1-M.Kısa, Özel Üretim Teknikleri, Detaylı ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI
1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler Detaylı Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili Detaylı Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri)
Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk ve güvenlik cümleleri (cümlecikleri), kimyasal madde ambalajlarının üzerinde ilgili kimyasal hakkında risk ve güvenlik bilgilerini Detaylı İREM ÖZTAMEL 9\H 1354
İREM ÖZTAMEL 9\H 1354 KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, artan dünya nüfusu ile birlikte insanların temel ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçları karşılamak Detaylı TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ
EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR Detaylı Centronic MemoControl MC42
Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu Detaylı Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan Detaylı EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx
EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3. Detaylı Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot
Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot - Modern Tasarım - Sabit çıkış - Kısa süreli ışınlama Detaylı ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)
ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma Detaylı Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Detaylı TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda Detaylı PROSES GÜVENLİĞİ. sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil! objektif değerlendirme ve iyileştirmeler korur.. PATLAMADAN KORUNMA
PATLAMADAN KORUNMA ATEX TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRMA ATEX EKİPMAN KONTROLÜ PATLAMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ DANIŞMANLIĞI PATLAMADAN KORUNMA VE ATEX EĞİTİMİ sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil! Detaylı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (ELDİVENLER)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö) SONER AKSAL 145148043 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (ELDİVENLER) HEDEF veamaç. Kullanıma uygun eldiven seçimini yapabilmek Detaylı MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI
Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Saten Perdah Alçısı Kullanım Alanları: Elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Üretici Firma: Saint-Gobain Detaylı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi Detaylı 3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? Detaylı İçindekiler. Stanley TLM99 1
İçindekiler TR Cihazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giriş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - Detaylı Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya Detaylı Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.
Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine Detaylı Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK
Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin Detaylı Laser Distancer LD 320. Kullanma kılavuzu
Laser Distancer LD 30 tr Kullanma kılavuzu İçindekiler Cihazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giriş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel Detaylı 3T Risk Değerlendirmesi
This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede Detaylı AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ Detaylı Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.
BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi Detaylı ELEKTRİK ARKLARININ TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER
ELEKTRİK ARKLARININ TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER ELEKTRİK ARKININ OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER KİMLER RİSK ALTINDA? ARABA TAMİR BAKIM SERVİSLERİ KİMYA TESİSLERİ GIDA İŞLEME FABRİKALARI HASTANELER Detaylı RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA
RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren Detaylı Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi
Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri Detaylı TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA
TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami Detaylı KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma
EC NO : 215-535-7 GBF No :042 Sayfa No : 1/5 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ksilen Formülü : C 8 H 10 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) Detaylı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan Detaylı ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre
91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu Detaylı Sürücü ve Araç Güvenliği
STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4 Detaylı : Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com
1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Detaylı GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI
1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür Detaylı GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU
GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını Detaylı 2. Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi. İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >80% Cam Fiber 65977-17-3 - <1%
Rev. No: 01 Sayfa: 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Glasroc H Kullanım Alanları: Her iki yüzeyi cam elyaf şilte kaplı, çekirdek yapısı su ve neme karşı güçlendirilmiş, iç ve dış cephede Detaylı RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU
RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI Detaylı KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU Detaylı TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti
TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ Detaylı T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin Detaylı HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği
HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677 Detaylı Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma
Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma STANDARD LME-12:001904 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 RF EMF Prosedürü... 4 4 Eğitim... 5 5 Kişisel Koruyucu Ekipman... 5 Detaylı BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi
BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2 Detaylı GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın Detaylı GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4
TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Etil asetat Formülü :C 4H 8O 2 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8.Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Detaylı 2017 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim