İçecek üretiminde doğruluğun yeni bir türü
Anton Paar’ın patentli* yenilikleri, her türlü içecekte, her zaman size gerçek değer sunar.
Yeni Carbo 520 Optical inline sensör ile prosesinizdeki tüm içeceklerin gerçek CO₂ konsantrasyonunu her zaman bilirsiniz. Proses izlemeye ek olarak, 4 saniyelik ölçüm aralığı karbonizasyon ünitelerinin güvenilir ve kararlı kapalı döngü kontrolünü sağlar.
Zamandan tasarruf edin: kutudan çıktığı haliyle ölçüme hazırdır
Tek ölçüm yönteminin avantajından yararlanın ve zaman kaybına neden olan ayarlamalarla uğraşmadan hemen ölçmeye başlayın. CO₂ konsantrasyonlarının ölçülen değerlerden belirlenmesini sağlayan benzersiz ve patentli* model sayesinde fabrika ayarlaması, Carbo 520 Optical’in kutudan çıktığı haliyle doğrudan kullanılmasına olanak tanır.
Düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sayesinde tasarruf edin
Çalıştırma maliyetlerinden tasarruf edin: Geleneksel CO₂ sensörleri, tekrar eden bakım gereksinimi nedeniyle fiyatından çok daha fazlasını karşılık gelecek masraflar çıkartıyor olmasına karşın Carbo 520 Optical, tamamen bakım gerektirmez yapıdadır.
Bakım gerektiren contalar içermeyen lehimlenmiş optikler
Aşınabilecek hareketli parça yok
NAMUR NE 107'ye göre kendiliğinden diyagnostik
Esnekliğin keyfini çıkartın – üründen bağımsız ölçüm
Zamanınızı üretime harcayın: Carbo 520 Optical, zaman kaybına neden olan ürüne özgü ayarlamalar gerektirmeden her türlü içecekte ölçüm yapabilir. Ekstrakt ya da şekerin benzersiz ve patentli* kompenzasyonu, üründen bağımsız çalışma olanağı sunar. İster gazlı meşrubatlar, bira, şarap ya da isterse köpüklü şarap olsun Carbo 520 Optical ürün değişimini daha kolay hale getirir.
Çok kanallı ölçümler sayesinde otomatik ekstrakt kompanzasyonu
Reçeteden bağımsız CO₂ ölçümü
Her zaman çalışmaya hazır – CIP’den hemen sonra bile
Patentli* dahili tutucu teknolojisi, artık CO₂ nedeniyle yanlış ölçümler yapılma riskini ortadan kaldırır. Bu durum, CO₂’nin sensör muhafazasına salındığı CIP prosedürlerinden sonrası dahil olmak üzere her zaman kaymaları önler. Carbo 520 Optical, EHEDG onaylı hijyenik yapısı ile yukarıda belirtilen temizlik işlemleri sırasında zamanı ve çalışma miktarını azaltır.
Üretim hattınıza sürekli bağlı kalın
Carbo 520 Optik, iyi yapılandırılmış Smart Sensor platformumuzun bir parçasıdır. Bu konsept Davis 5 üzerinden Anton Paar’ın laboratuvar sistemlerine bağlantıya olanak tanırken, geniş bir iletişim protokolü yelpazesi sunar:
Dijital ve analog girişler ve çıkışlar
Aşağıdaki üç yapılandırmada mevcuttur:
Bir mPDS 5 değerlendirme ünitesi ile birlikte Carbo 520 Optical Smart Sensor
Çalıştırma Terminali (OT) ile birlikte Carbo 520 Optical Smart Sensor, ölçüm değerleri doğrudan cihazın ekranında görüntülenir, değerlendirme ünitesine gerek yoktur
Sensörden 250 metre mesafeye kadar monte edilebilen Uzaktan Çalıştırma Terminalli (ROT) Carbo 520 Optical Smart Sensor
başvurusu yapılmış başka patentler de mevcuttur
0- 12 g/L (0 - 6 vol)
- 3 °C ile 30 °C
T = -3 °C’de - 10 °C ila +55 °C,
T = 30 °C’de - 10 °C ila +45 °C
< 95 °C (maks. 4 saat)
maks. 10 bar bağıl (145 psi bağıl)
en az 4 saniye
NAMUR tavsiyesi NE107 ile uyumlu
EHEDG Tip EL Sınıf I
SELV DC 24 V (DC 20 V -30 V), maks. 25 W
Endüstriyel ağlar (isteğe bağlı)
Beverage | Soft Drinks | Online Process Measurement in the Soft Drink Industry Uygulama Raporları en, ko, zh
Beverage | Soft Drinks | Sugar Inversion and °Brix in Soft Drinks: Cobrix 5 Multibev measures both Uygulama Raporları en
Beverage | Wine | Monitoring Dissolved Carbon Dioxide and Oxygen in Wine Uygulama Raporları en, fr, ja