1- Altı transmiter modeli
İki ölçüm aralığı (%0 ... 100 veya 0 ... 10 LEL) ve iki farklı bağlantı kutusu boyutu arasından seçim yapabilirsiniz. Daha büyük olan bağlantı kutusu, opsiyonel yatay veya dikey kablo girişi sunar. Uygulama, sensörün bağlantı kutusundan uzağa monte edilmesini gerektirdiğinde Polytron SE Ex tipi algılama başlığı ile kombine olarak uzak kablo takımını kullanmak mümkündür.
2- Kolay kurulum
Kontrol sisteminden gelen üç damarlı blendajlı kablo, üç adet Ex-onaylı yaylı klemens aracılığıyla Dräger PEX 3000'in bağlantı kutusu içinde sonlanır. Sensör, üç farklı Ex-onaylı yaylı klemense bağlanır. Ex-onaylı yaylı klemensler kendiliğinden gevşemez olup standart vidalı klemenslere göre çok daha güvenilirdir, bu yüzden kendiliğinden gevşeme sorun olmaktan çıkmıştır!
3- Tek kişiyle kalibrasyon
Dräger PEX 3000'in üstün teknoloji ürünü tasarımı sayesinde bakım ve kalibrasyon yapmak üzere tehlikeli alanda Ex e bağlantı kutusunu açmak mümkündür. İki dahili butonu ve dahili yedi segmentli dijital ekranı kullanarak tek kişiyle kalibrasyon dahil çok sayıda farklı faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin el terminali gibi ek bir donanıma gerek yoktur.
4- Patlama Koruması
Dräger PEX 3000, AB Direktifi 2014/34/AB uyarınca -40 ila +65 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere onaylıdır. Bu durum hem patlayıcı gaz olan atmosferlerde hem de patlayıcı toz olan atmosferlerde (Bölgeler 1, 2, 21 ve 22) geçerlidir.
5- Düşük gaz konsantrasyonları
Düşük konsantrasyonların tespit edilmesini gerektiren uygulamalar için Dräger PEX 3000 tip XTR 0010 veya XTR 0011 transmiterler, özel düşük sapmalı LC sensörleri ile son derece uygundur. Bu transmiterler, %10'a kadar LEL konsantrasyonlarındaki gaz kaçaklarını güvenilir şekilde tespit eder.
6- Katalitik boncuk sensörü
Yeni DQ sensörü, Dräger'in kanıtlanmış katalitik boncuk teknolojisine dayanmaktadır ve Dräger tarafından uzun süreli stabilite ve sensör zehirlenmelerine karşı dayanıklılık için tasarlanıp üretilmiştir. Ayrıca DQ sensörü, yenilikçi sinterlenmemiş diskli gaz girişi kullanır, bu sayede hedef gaza doğru reaksiyon süresi artık sadece birkaç saniyedir. Bu yüksek algılama hızı, karşı önlemlerin daha erken alınmasını sağlar, böylece patlayıcı bir ortam oluşmasına karşı koruma sunar.
PAS LITE Çelik Tüplü Solunum Seti Panorama Nova Maske Draeger
PAS LITE Çelik Tüplü Solunum Seti Panorama Nova Maske Draeger . Basit, sağlam ve kolay kullanımlı solunum cihazlarına ihtiyaç duyulan endüstriyel uygulamalarda kullanım için Dräger PAS® Lite Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) güvenilirlik, konfor ve performansı bir araya getiriyor.