Düktilite (Süneklik / Esneklik) Test Cihazları - BİTÜM ve BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN DENEYLERİ - Utest Malzeme Test Cihazları
Düktilite (Süneklik / Esneklik) Test Cihazları ›
Düktilite Test Cihazı, 220-240 V 50-60 Hz
Düktilite Test Cihazı, Soğutma Üniteli, 220-240 V 50-60 Hz
Çekme Kuvveti Ölçümlü Düktilite Deney Cihazı, EN 13589, 220-240 V 50-60 Hz
Düktilite Briket Kalıbı ASTM D113 ve AASHTO T51
Düktilite Kalıbı Taban Plakası
Düktilite Kalıbı ASTM D6084, AASHTO T300 ve EN 13589 (Çekme Kuvveti Ölçümü için), Pirinç
Düktilite Kalıbı EN 13398
TS EN 13398; ASTM D113, D6084; AASHTO T51
TS EN 13398, 13598, 13703; ASTM D113, D6084; AASHTO T51,T300
Cihaz, bitümlü malzemelerin sünekliğinin-esnekliğinin belirlenmesinde kullanılır. Deneyde, 25°C de ve 50 mm/dk lık hızla iki ucundan çekilen briket formu verilmiş bitümlü numunenin, kopma uzaması ölçülür. Eş zamanlı olarak 4 numune için deney yapılamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İç hazne paslanmaz çelikten üretilmiştir. Deney için gerekli olan, 25°C lik su sıcaklığı, (normal koşullar altında) daldırma tip ısıtıcı ile sağlanır.
Her bir cihaz, dijital hız kontrol ünitesi ve homojen su sıcaklığının sağlanması için kullanılan su sirkülasyon pompasından oluşur. Ortam sıcaklığının yüksek olması halinde, soğutma üniteli UTAS-0420 sipariş edilebilir.
UTAS-0420 Soğutma üniteli Duktilite Deney Cihazı soğutma ünitesi hariç, UTAS-0400 Duktilite Deney Cihazı ile aynı özelliklere sahiptir. UTAS-0400, UTAS-0420 ye dönüştürülemez.
Dört yük hücreli UTAS-0430 Çekme Kuvveti Ölçümlü Düktilite Deney Cihazı mekanik dizaynı, standart Düktilite Deney Cihazından (UTAS-0400) farklıdır. 300N kapasiteli yük hücrelerinin ölçüm doğruluğu ±0,1 N dur. UTAS-0430 soğutma unitelidir.
UTAS-0430 model, Çekme Kuvveti Ölçümlü Düktilite Deney Cihazı, BC 100 TFT Grafik Ekranlı Otomatik Veri Kontrol ve Toplama Ünitelidir. Deney hızı ayarlanabilir ve cihaza ait yazılım kullanılarak,4 farklı numuneye ait yük-boy değişim grafiği ayrı ayrı görüntülenebilir.
Motor kodlayıcı/encoder ile uzama ölçümü
4 numuneye ait sürekli yük ölçümü,18 bit çözünürlükte.
Servo AC motor ile hız kontrolu. 0,01 ile 100 mm/dak.arası.
Bilgisayar arayüzü için Ethernet bağlantısı.
Kalıplar ve kalıp taban plakaları ayrıca sipariş edilmelidir.