Teknik Katalog [Çekim Gücü Test Cihazı] - PDF
Download "Teknik Katalog [Çekim Gücü Test Cihazı]"
1 [PCE-UTU 30] Teknik Katalog [Çekim Gücü Test Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: Telefon: +90 (0) Faks: +90 (0) TR
2 Çekme Testi için Kuvvet Ölçüm Makinesi / Gerilim-Gerginlik-Grafik Oluşturma / Farklı Versiyonlar / Düzenlenmiş DC-Motoru / Kırıklık Algılama / Değişken Test Hızı / Kuvvet Ayarı / Geniş Yapılandırma Şekilleri Kuvvet ölçerimiz çekme, itme ve bükme denemelerini test etmenize yarayan profesyonel bir cihazdır. Bu denemeler sayesinde kuvvet ölçerimiz önemli malzemeleri tanımada, örneğin kopma esnemesi, uzama sınırı ya da çekme direnci vb. Cihazımızla yapabileceğimiz çekme testinin max kuvveti 5kN dur. Çekme testinde standartlaştırılmış yıkıcı prosedürler malzemeyi test etme amaçlıdır. Bununla birlikte standartlaştırılmış denemeler, tanımlanmış kesit yüzeyi üzerinde kuvvet etkisiyle uzatılarak kopmaya zorlanır. Uzatma denemeleri darbesiz olarak ve eşit kuvvet etkisiyle sonuçlandırılır. Cihazımızın sunduğu kolaylık, çekme denemelerinin kopma esnemesi, uzama sınırı ve çekme direncini tespit etme imkânı sunar. Ölçümden sonra kuvvet ölçerimiz sonuçları yazılıma aktarır bunlarda Gerilim-Gerginlik- Grafik Oluşturma olarak sunulur. Belirli bir uygulama için en iyi kombinasyonun tavsiyesini almak için bize danışınız. Özellikler - Ölçüm Aralığı: N - Hassasiyet Sınıfı: 0,5 - Geniş Yapılandırma Şekilleri - Düzenlenmiş DC-Motoru - Değişken Test Hızı - Toz Kaplı Gövde Parçaları - Kırık Algılama - Maksimum Değer Hafızası Teknik Özellikler Kuvvet Ölçer PCE-UTU 5 Nominal Yük 5000N Hassasiyet Sınıfı 0,5 / EN Çalışma Düzenlenmiş DC-Motoru Test Hızı 0, mm/dk, Çözünürlük: 1 µm Yol Ölçümü Standart Piston Çalışma Alanı Genişliği Artırımlı 1000 mm (Sıkma araçları ve adaptörü olmadan) 450 mm
3 Güç Kaynağı Parçalar Güvenlik Ekipmanları Boyutlar Ağırlık 230 V AC, 50 Hz 2 Cilalanmış Kılavuz Sütunu 2 Bilyalı Devir İği Körük Kilitli Kolon Kaplaması Yol Sınırı için Terminal Şalteri Toz Kaplamalı Gövde Parçaları Renk: RAL 7035 Makrolondan Oluşan Kasa Güvenlik Kontak Noktası HxBxT 1330 x 650 x 530 mm Yaklaşık 140 kg UPM için Kuvvet Kaydedici Basınç ve çekme kuvvetleri için hareketli çapraz kirişin altına yapılmıştır. Ölçüm Aralığı Duyarlılık N 2 mv/v Göreceli Değer Sapması ±0,1 % Göreceli Lineer Sapması ±0,02 % Göreceli Sürünme Hatası Hassasiyet Sınıfı ±0,03 % 30 dakika sonra ±0,07 % 8 Saat sonra EN ISO , 0,5 sınıfına göre Fazla Yük % 50 Koruma Sınıfı IP 67 TEDS-Modülü IEEE e göre Entegre Edilmiş Otomatik Sensör Tanıma Kontrol ve Değerlendirme Elektroniği Ölçü Değeri Saptama Gösterge Ara Yüzü 1 khz LC-Ekran RS-232
4 Fonksiyonlar Güç Denetimi Yol Denetimi Manuel Konumlandırma Programlanmış bir Dizi Yürütme Varsayılan Çapraz Kiriş Hızı Başlangıç Pozisyonuna Dönüş Devirler Varsayılan Sınır Değeri Özellikleri Kuvvet / Yol / Zaman için Güç ve Yol Göstergesini Sıfırlama Ayarlanabilir Kontrol Faktörü Kırık Tanıma Maksimum Veri Kaydedici 2.Kuvvet Kaydedici: Çalışma Alanı Seçimi Akıllı Ölçüm ve Kontrol Elektroniği İşlemci Kontrol Devresi TEDS-Modülü 32 bit RISC-Yapısı > 1 khz Otomatik Sensör Tanıma Standart IEEE Ara Yüzü USB 2,0 A/D Dönüştürücü DMS-Alıcısı için 2 x 24 bit A/D Dönüştürücüsü Örnekleme Oranı: > 50 khz Ek Sinyalleri işleme 2 x 10 bit A/D Dönüştürücüsü Örnekleme Oranı: > 50 khz 1 x Artımlı Sinyal- Yol ve Açı Ölçümü Girişi Yazılım Fonksiyonlar Test Dizileri Araç Kutusu Programlama Hesaplama Araç Kutusu Programlama Serbestçe yapılandırılabilir, gerçek zamanlı Grafik ekseni Kaplama, ücretsiz ölçeklendirme ve manuel
5 işleme fonksiyonu Resim dosyalarının eklenmesi ile serbestçe yapılandırılabilir rapor formatı Sipariş ve Numuneye bağlı kayıt ya da Deneme Sürecinin ihracatı, hesaplama sonuçları ve Ham Veri Ölçümü Entegre Edilmiş Kullanıcı Yönetimi Genel olarak otomatikleştirilebilir Ağ Özellikli Çok Dilli Makineye Bağlı Lisansı, Çoklu Kullanım Alanı Malzemeler için Temel Yapılandırma Testi 1 x Örnek Çekme Denemeleri 1 x Örnek İtme-Bükme ya da Dalgalı Yük Denemeleri 1 x Örnek İtme ve Çekme Yayları testi Teslimat İçeriği 1 x Kuvvet Ölçer PCE-UTU 5, 1 x Kuvvet Kaydedici (Dâhili Sabitleme Malzemesi, Fiş, Priz ve Kablolama), 1 x Kontrol ve Değerlendirme Elektriği, 1 x Akıllı Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi (Dâhili Ek Modül), 1 x Yazılım, 1 x Kullanım Kılavuzu Not: Bu cihazımızın örnek bir yapılandırmasıdır. Kullanıma göre ekstra olarak sıkma araçlarına ihtiyacınız olacaktır o.a Lütfen PCE-UTU 5 yi satın almadan önce bize danışınız. Kullanım alanınıza göre size belirli bir yapılandırma ayarlayacağız. Ayrıca montaj ve eğitim için ek ücret alınacaktır.