PermeH2O Su Buharı Geçirgenliği Test Cihazı - Extra Solution - Gaz Geçirgenlik Sistemleri | Anamed & Analitik Grup
Perme ile özellikle gıda için kullanılan, içecek, ilaç ve elektronik paketleme uygulamalarında plastik filmler, tek katman ya da çoklu katman bariyer filmleri, metalize, yüzeyi kaplanmış, laminasyonlu ya da kalıptan birlikte çekilmiş filmlerin ölçümünü yapmak mümkündür.
Perme, ince filmlerin geçirgenlik testlerini yapmanın yanı sıra, modüler aksesuarlarla donatılarak kutu içi torba, PET şişeler ve ambalajlar gibi çeşitli paketleme kapları ölçümüne de uygun olabilmektedir.
Perme ExtraSolution® yazılımı sadece birkaç saatlik eğitim sonrasında kullanıcıya tamamen özerk çalışmaya imkanı sağlar.
Sıcaklık, bağıl nem, şartlandırma süresi ve otomatik ölçüm sonlandırma gibi temel parametreler yazılım tarafından başlangıçta istenir, sonrasında ise tamamen otomatiktir.
PermeH2O, sıcaklık ve bağıl nem kontrollü bir sistem ile plastik filmlerden su buharı geçirme hızını (WVTR), ölçmek için kullanılır.
PermeH2O iki farklı versiyonda sunulur: tek hücreli, çift hücreli.
Perm O2 cihazı tarafından otomatik olarak çalıştırılacak şekilde aynı numune üstünde farklı test koşulları için ölçüm listesi planlamak mümkündür. Böylelikle insan faktöründen kaynaklanan hatalar en aza indirilir.
Yazılım ölçüm boyunca yüksek hassasiyet ve doğrulukta parametreleri dengede tutar.
Hem numerik hem de grafiksel olarak gösterilen test koşulları (sıcaklık, bağıl nem, konsantrasyon gibi) HTML dosyası ve metin dosyası olarak kaydedilerek diğer yazılımlarla tam uyumlu olması sağlanmaktadır.
Bütün gazlar elektronik olarak kontrol edildiğinden gaz basıncı ya da atmosferik basınçtaki değişikliklerden etkilenmez.
Tek nokta kapatma sistemi ve özel hazne dizaynı ile test edilecek numunenin kesilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
PermeH2O WVTR ölçümleri için ASTM F1249, TAPPI T557, JIS K-1729, ISO 15106-2 standartları ile uyumludur.
Uzun ömürlü dedektörler
Geliştirilebilir: CO2 sensör WVTR sensör O2 sensör
Tamamen yazılım kontrolü
Grafik yazılım ara yüzü
Otomatik nem ayarlama
Numune kesme gerektirmez
Paketleme analizi aksesuarları
Teknik Özellikler Perme H2O
Test Aralığı H2O 0.002 - 100 g m-2 24saat-1
0.04 - 2000 g m-2 24saat-1
Test Numunesi Boyutu 50 cm maksimum kalınlık 2,5mm
Test Sıcaklık Aralığı 10 - 50 °C ± 0.1 °C
Bağıl Nem 5 - 95%, 100% ± 1.5%
Taşıyıcı Akış (N2) 10-75 ml/min otomatik kontrol
Gaz Tipi N2 Saf gaz (5.0 yada 5.5 P.A.)
Gaz Basıncı N2 1.5 - 2.0 bar
Gaz Basıncı O2 1.5 bar
Gaz Bağlantıları (1) Standart Ham – Let 1/8”
Yazılım USB ara yüz ile LabView tabanlı
Yazılım Yüklenmiş Bilgisayar WindowsTM OS ve LCD monitör
Güç Kaynağu 110-240 VAC 50-60 Hz (800 W maks)
Cihaz Boyutu (cm) 45 W/61 D/32 H