uniTOC - yer sularından ultra saf suya kadar olan aplikasyonlarınız için TOC analizörü
uniTOC cihazı UV tarafından tam oksidasyonu kullanır. Oksidasyon işlemi, ilave reaktif dozajı (persülfat) ile arttırılabilir. NDIR dedektörünü kullanarak uniTOC, yeraltı suyunun ultra saf suya uygulanmasında kesin sonuçlar verir.
NDIR dedektörü tamamen karbondioksit için seçicidir ve bu nedenle iletkenlik ve örnek sıcaklığından bağımsızdır. Ölçüm süreleri kısadır ve reaktörün sürekli olarak temizlenmesi, herhangi bir çapraz kontaminasyonu önler. Soyulmuş gazın kalitesi düşük olabileceğinden, basınçlı havanın hava filtrelerimizle birlikte kullanılması para tasarrufu sağlar ve isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
Methot & Algılama Yöntemi:
Full UV Oksidasyonu & NDIR
Numune Akış Hızı:
Düşük Aralıkta: 20 mL, Yüksek Aralıkta: 5 mL Döngü
Toplam Organik Karbon (TOC)::
Düşük Aralıkta: 2-5000 ppb, Yüksek Aralıkta: 15 ppb – 20 ppm
• NDIR dedektörü / TOC, 3. bir parametre (iletkenlik) ile değil, doğrudan CO2 üzerinden tespit edilir. Bu nedenle iletkenlik için sınır yoktur.
• İki TOC aralığına uygun
• 9 ay UV lamba ömrü garantisi / normalden% 50 daha uzun ömür
• 2 adet numune girişi / 2 adet ilmek noktası ölçülebilir, böylece çift verimlilik
• Servis teşhisi için uzaktan servis / Enstrüman internete bağlanabilir
Kalibrasyon ve Sistem Uygunluk Testi (SST)
uniTOC’un kalibrasyonu ve SST’si kolaydır ve kullanıcı tarafından yapılabilir. Çevrimiçi kontroller, sistem kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kısa bir süre kesiliyor. Operatör sadece girişi standart kalibrasyon çözeltileri ve seyreltici su numunesi ile bağlamak zorundadır.
Yazılım, kullanıcının kalibrasyon ve SST’yi bağımsız olarak gerçekleştirmesini sağlar ve programlanabilir sekans, testin otomatik prosedürünü ve veri değerlendirmesini sağlar. TOC sonuçlarının USP ve Ph.Eur’un gereksinimlerine göre doğrulanması, sistem uygunluk testlerinin periyodik performansı ile gerçekleştirilir.
Besleme basıncı 1,5 bar’dan yüksekse, bir basınç dönüştürücüsü gerekir.
uniTOC için çevrimdışı bir konfigürasyon kullanılabilir.
Hava Filtreleme Ünitesi
Oksijen veya Azot yerine basınçlı hava kullanmak için gereklidir.
Sıcaklığı 50 ° C’nin altında tutmak için gereklidir.