Arel - DAC-3HEx Ex-proof Kuvvetli Yer Hareketi İzleme Sistemi
PGA, PGV, Iax, CAV, CAV5, Sa, Sv, Sd, SI
Her 3 eksen (x,y,z) için ayrı ayrı hesaplanır.
12 Hz. Low Pas Filter.
Her hesaplanan veri için ayrı set edilir.
1 no'lu röle deprem durumu için kullanıcı tarafından konfigüre edilir, istenilen ve set edilmiş eşik değerlerini geçen parametrelerin bir veya birkaçının kombinasyonu şeklinde ayarlanarak deprem anında aktif olması sağlanır. 2,3,4,5 nolu röleler kullanıcı isteğine göre istenilen hata durumu için set edilir.
Depremin varlığına karar verdikten sonra 1 nolu role çeker ve deprem başlangıcından 20 saniye öncesinden başlayarak 180 saniye sonuna kadar gelinen zamanda oluşan ivme değerlerini ve her saniye için hesaplamış olduğu değerleri dahili hafızasına kaydeder.
Mikro İşlemci (CPU)
32 Bit Embedded ARM
5 adet röle (kuru kontak)
2 adet analog output (4-20 mA)
1 adet RS232
Ex-proof EEx IIb T5 – IP66 (opsiyon IP67)
Ex-proof 10mm Rakor (5 metre kablo çıkışı)
a-) Capacitive Micromachined Sensor
b-) 5µg/√Hz. noise
c-) ±2g Full calibration
d-) ±4 V Differential output
e-) Resolution over 200 Hz. bandwidth
f-) Self test input (Kendi kendini test edebilme girişi)
200 Hz. (5mS)
512 Mb Dahili, (80 saat kayıt alabilme yeteneği.)
Yazılımsal olarak ayarlanabilen birbirinden bağımsız 5 adet kuru kontaktır.
115200/8/N/1 protokolünde haberleşme portudur. Bu port cihaz parametrelerini değiştirmek ve online ivme verilerini almak için kullanılır.
Yanıcı ve patlayıcı gazların oluşabileceği ortamlarda patlamaya olanak vermeyecek olan exproof kutu kullanılmış olup ATEX – 073 belgesine sahiptir ve IP66 Kuruma sınıfı ile toza ve su çarpmalarına karşı korumalıdır.
Ürün broşürü için lütfen tıklayınız
Mimar Sinan Mh. Yedpa Ticaret Merkezi
G Caddesi No:223 34779 Atasehir
Tel: 0216 573 38 80 - Faks:0216 573 37 70