MSX® teknolojisine sahip FLIR E4, E5, E6 ve E8 Infrared Kameralara Genel Bakış
Günümüzde profesyonel denetim ekipmanları artık daha ulaşılabilir durumdadır.
Bu durum size rekabet avantajı kazandırma ve müşteri ağınızı genişletme imkanı sunmaktadır.
MSX® Teknolojisi ile beraber elektrik ve mekanik ekipmanların, aşırı ısınma, enerji kaybı, nem sızmaları ve yapısal problemlerden kaynaklanan sorunları tespit etmekte temel yardımcınızdır.
MSX® Termal Görüntü Geliştirme
MSX® özelliği gerçek zamanlı termal görüntüleme sırasında görünür ışık altında ki ayrıntılardan size ipuçları vermektedir.Bu durumda All in One özelliği ile termal görüntünün yanında sayıları, etiketleri, genel yapısal şekilleri bir arada görmenizi sağlar.
E4’ün 4800 piksel termal görüntü netliğinden E8’in 76,800 pikselli 320x240 dedektörüne kadar geniş aralığıyla size çalışma koşullarınıza uygun spesifik ve bütçenizi düşünen detaylar içermektedir.
Tek Tuşun Getirdiği Basitlik ve Kullanım Kolaylığı
Koşullar ne olursa olsun, eldivenle kullansanız bile focus free lens ve basit gezinme tuşları yardımıyla ekrandaki görüntüleme modları, ölçme araçları, kayıtlı dosyalara kolayca ulaşabilir ve işlem yapabilirsiniz.
Kolay çıkarılabilir, şarj edilip kolayca takılabilir.
Kamera içerisindeyken şarj ya da opsiyonel şarj istasyonu ile gün boyu çalışabilmektedir.
Hızlı Sıcaklık Ölçüm Cihazları
E4 sıcaklıkları ölçmek için ekran merkezinde nokta metre bulunmaktadır.
E5, E6 ve E8 sıcak ve soğuk nokta özelliklerine sahiptir.
E6 ve E8 aşağıda mavi yukarıda kırmızı alarmı sayesinde sizi ısı sorunlarında hızla uyarır.
Çoklu Görüntüleme Modu
Tüm Ex-Serisi kameralar, daha fazla analiz için FLIR Tools yazılımı kullanarak termal, görsel ve MSX görüntüleri aynı anda saklayabilmenizi sağlar. E6 ve E8 ayrıca Picture-in-Picture özelliği ile görünür fotoğraf üzerinde termal görüntü görebilmenizi sağlar.
Aktif MSX modlu Termal
Görüntü Çözünürlüğü Karşılaştırılması: FLIR® Ex Serisi Infrared Kameraları
Hangi FLIR Ex Serisi Kameraların sizin için en uygunu olduğunu bulmak için çözünürlükleri karşılaştırabilirsiniz.
FLIR E4 80 × 60 Çözünürlüğü
FLIR E5 120 × 90 Çözünürlüğü
FLIR E6 160 × 120 Çözünürlüğü
FLIR E8 320 × 240 Çözünürlüğü
Sıcak Alana Odaklanma
FLIR® Ex-Serisi Kızılötesi Kameralar için Uygulamalar
Ne Kaçırdığınızı Görün!
Sadece FLIR size hızlı büyüyen termal görüntüleme aralığında çözüm sunabilmek adına tam bir uygulama serisine sahiptir.
Şimdi FLIR MSX (Multi Spektral Dinamik Görüntüleme) özelliğinin içerdiği yenilikçi görüntüleme özelliği sayesinde termal görüntü içerisinde şekilleri, rakamları daha rahat ayırabilmenizi sağlar. Dolayısıyla termal görüntü çıktılarınızı fazladan çekilmiş normal bir fotoğraf ile karşılaştırarak varsayımların getirebileceği hatalardan kaçınmış olursunuz.
FLIR infrared kameralar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Kuru tip Transformer - FLIR E8
Sigortalar - FLIR E5
Pompa Motoru - FLIR E4
Dış Elektirlk Transformeri - FLIR E4
soğuk hava sızıntısı -FLIR E6
Pencere - FLIR E6
Sıcak Su Borusu -FLIR E6
Su Isıtıcısı - FLIR E8
Görüntüleme ve Optik Veri
Termal Görüntü Örneği
3.0 in. 320x240 color LCD
IR görüntüsü,görsel imaj,MSX,Küçük resim galerisi
IR görüntüsü,görsel imaj, MSX, Küçük resim galerisi, Resim İçinde resim Özelliği
Çoklu Spektrial Dinamik Görüntüleme
Görsel Resim üzerinde IR alanı
-20°C ile 250°C arası
±%2 ya da 2°C
2 mod:1 Nokta (Merkez) 1 alan Box(Min/Max)
3 mod:1 Nokta(Merkez)
1 alan Box(Min/Max)
Mavi aşağı veya Kırmızı yukarı ayarlanabilir sıcaklık
0.1 den 1.0 a değişken
Demir,Gökkuşağı ve Gri
Dil, Birim,tarih ve zaman formatlarının yerel ayarlaması
Dahili bellek görüntülerinin en az 500 set i saklanır
Normal, IR,MSX görüntülerin eş zamanlı saklanması
Standart JPEG,14 bit ölçüm verileri dahil
Pil Tipi/Optimum süre
Uluslararası FLIR Garantisi