Basınç sensörü - SA-11 - WIKA Türkiye
Veri sayfası PE 81.80
Geniş aseptik proses bağlantı aralığı
Ra < 0.4 μm yüzey pürüzlülüğü ile flush diyafram
Tamamı kaynak yapım
3-A ve EHEDG sertifikalı
IP 68’e kadar katı cisimlere karşı koruma
SA-11 basınç transmiteri yiyecek, içecek, ilaç ve biyoteknoloji endüstrilerinin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Kimyasal temizlik sıvılarına ve yüksek sıcaklığa karşı direnci ile bu transmiter özellikle CIP/SIP temizlik işlemleri için uygundur.
Flush diyafram doğrudan proses bağlantıya kaynatılmıştır; böylelikle boşluksuz bağlantı sağlanmıştır ve ilave sızdırmazlık contalarına ihtiyaç ortadan kaldırılmıştır. Ölü alanlardan arınmış bir basınç ölçüm aleti sağlamak için geniş bir aseptik proses bağlantı yelpazesi (Klamp, vidalı, VARIVENT® or NEUMO®) mevcuttur.
SA-11 basınç transmiteri steril mühendisliği işlemlerinin yüksek gereksinimlerini karşılar ve 3-A Temizlik Standartları ve EHEDG’ye uygun olarak belgelendirilmiştir.
1.4435 paslanmaz çelikten bir flush diyafram proses aracını basınç sensöründen ayırır. Proses basıncı FDA tarafından onaylanmış bir dolgu sıvısı ile hidrostatik olarak diyaframdan piezodirençli sensöre iletilir.
0 ... 250 mbar’dan 0 ... 25 bar’a kadar basınç aralığı mevcuttur. SA-11 basınç transmiteri DC 10 (14) ... 30 V tarafından beslenir.
4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA elektronil çıkış sinyalleri ve0 ... 10 V çıkışlar mevcuttur.
IP 68 katı cisimlere karşı koruma ile paslanmaz çelik kutusu dışarıdan su jeti ile yıkanmayı veya yoğun nemli ortamlarda kullanılmayı sağlamak için yeterli korumayı temin eder.