1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 - PDF
Download "1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06"
1 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır. DN15 ten DN25 e kadar ( Qn1.5m3/h Qn3,5m3/h) soğuk su sayaçlarının AT 75/33 direktifinde yer alan normlara uygun olarak kalibrasyonu mümkündür. Boy (mm) Adet Qn (m³/h) Bağlanma Çapı ,5 G1B veya G1/2B ,5 G1/2B ,5 G1B ,5 G1B ,5 G1 1/4B mm boylarındaki sayaçları (boylarına göre ayrı ayrı) seri olarak 9 ar adet, 100 mm boyundaki sayaçlardan seri olarak 10 ar adet ve 260 mm boyundaki sayaçlardan seri olarak 5 er adet sayacı aynı anda test etme imkanı mevcuttur. Bu dört tip sayaç için çaplarına ve boyutlarına göre bağlama aparatları mevcuttur. Sayaç kilitleme sistemi pnömatik tahriklidir. Enerji ve hava kesildiğinde hangi konumda ise(kapalı/açık) o konumda kalır. Su tedariki motopomp veya sabit kuleden isteğe göre yapılabilir. Sistemde kullanılan havayı açma kapamaya yaran ve basınç ayarını yapan şartlandırıcı mevcuttur. Sayaçları test etmeden önce sistem içerisindeki havayı tahliye eden bir sisteme sahiptir. Pano üzerinde acil durum butonu mevcuttur. Bu butona basıldığında bütün işlemler durur ve sayaçlardan geçen su ile tank içerisindeki su boşaltılır. Sayaçları ayar masasına bağlamak için gerekli bağlantı aksesuarlarına sahiptir. Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 1
2 2. TEST PANOSUNUN KISIMLARI 1.1. Test Masası Şekil 1 BTB-06 Genel Görünüm 1- Su Tankı 2- Debimetre 3- Debimetre Vanaları 4- Su Basıncı Manometresi 5- Bağlantı Aparatları 6- Terazi 7- Su Boşaltma Valfı 8- Su Tahliye Vanası 9- Su Giriş Vanası 10- Piston Gevşetme Butonu 11- Piston Sıkıştırma Butonu 12- Su Kontrol Açma Kapama Vanası Su Tankı Su tankının nominal kapasitesi 150 lt dir. Su tankları AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Su tankını boşaltmak için pirinç vana üzerine monte edilen hava tahrikli aktüator mevcuttur. Tank aşırı su ile dolduğunda otomatik olarak tank içerisindeki suyu boşaltan akışı durduran sensör mevcuttur. Su tankı pnömatik aktüatörlü deşarj vanası ile tahliye olmaktadır Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 2
3 Şekil 2 Su Tahliye Vanası ve Su Tankı Debimetre Teknik Özellikler Test masasında m 3 /h ile 10 m 3 /h arasındaki debileri için 3 adet ayar hattı mevcuttur. Birinci hat üzerinden m3/h ile 0.06 m3/h debilerin ayarlanması gerçekleştirilir. Bu ayarlama m3/h ile 0.06 m3/h debiler arasında çalışma sahası olan sütunlu bir debimetre ile yapılır. Debimetrenin taksimatı 0.01 dir. Ayarlama sırasında kullanılan pirinç vana 1/2 çapındadır. İkinci hat üzerinden m3/h ile m3/h debilerin ayarlanması gerçekleştirilir. Bu ayarlama m3/h ile m3/h debiler arasında çalışma sahası olan sütunlu bir debimetre ile yapılır. Debimetrenin taksimatı 0.01 dir. Ayarlama sırasında kullanılan pirinç vana 1 çapındadır. Üçüncü hat üzerinden 1 m3/h ile 10 m3/h debilerin ayarlanması gerçekleştirilir. Bu ayarlama 1 m3/h ile 10 m3/h debiler arasında çalışma sahası olan sütunlu bir debimetre ile yapılır. Debimetrenin taksimatı 0.01 dir. Ayarlama sırasında kullanılan pirinç vana 1 1/2 çapındadır. Şekil 3 Debimetre Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 3
4 Kullanılan sütunlu debimetrelerin teknik özellikleri: Tamamen şok korumalı plastik malzemelerden yapılmışlardır. Ayrıca kostik soda veya hidroklorikasit gibi aşındırıcı sıvılarla da çalışmaya uygundurlar. Ölçü tüpleri PVC malzemeden yapılmıştır. Float durdurucular Polypropylene malzemeden yapılmıştır. Maksimum çalışma sıcaklığı 0-60oC arasındadır. Maksimum çalışma basıncı 8 bardır. Hata payı ± %2 dir Terazi Ölçme Sınıfı: 1. sınıf Maksimum ölçme kapasitesi 200 kg dır. 6 Dijitli göstergeye sahiptir. Hassasiyeti 20 gr.dır Şekil 4 Terazi 1- SIFIRLA 2- DARA 3- TOPLAM 4- KAYIT 5- AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ Manometre Test masasının çalışma basıncını gösteren 0-25 bar arasında, 100 taksimatlı sıvılı klâs 1 sınıfında bir manometre bulunur. Çalışma basıncı 0 ve 25 bar arasıdır. 100 taksimatlıdır. Hareketli kısmı pirinçten yapılmıştır Basınç elemanı kalay CuSn8 dir. Muhafazası çeliktir ve ön halkası abs plastiktir. Manometre bağlantısı R1/8 pirinçtir. Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 4
5 Hassasiyeti % 2,5 dur. Çalışma sıcaklığı -25 ve + 60 ºC arasıdır. Klas 1 sınıfındadır. Şekil 5 Manometre Ölçme Sistemi Ölçme sistemi olarak gravimetrik sistem kullanılmıştır. Sayaçların kalibrasyonu ve testleri terazi üzerine yerleştirilmiş su tankı vasıtasıyla yapılır. Gravimetrik sistemde sayacın içinden geçen suyun ağırlığını ölçmek için geçen su, su tankına doldurulur ve tankın altına yerleştirilen terazi vasıtasıyla geçen suyun ağırlığı ölçülür. Elde edilen su ağırlığı değeri testin ortalama sıcaklık değerine karşılık gelen suyun yoğunluğuna bölünerek geçen suyun hacmi bulunur. Bu hacim değeri sayaç üzerinden okunan hacim değeri ile karşılaştırılarak hata tayin edilir. 2. Test İşlemi 2.1. Teste hazırlık 1. Ayar masasına test edilecek sayaç anma çaplarına uygun bağlama aparatları konmalıdır. Eğer ayar masasının alabileceğinden daha az sayaç test edilmek isteniyorsa boş bırakılacak düz boru konmalıdır. 2. Sayaçların yerleşim işleminden sonra pnömatik sıkıştırma pistonu aktif hale getirilerek sayaçlar test borusu hattına sızdırmazlık sağlanmış bir şekilde sabitlenmelidir. 3. Teste başlamadan önce sistemdeki hava test sırasında ölçüm hatalarına yol açmaması için tahliye edilmelidir. a. Bu işlemi yaparken debimetre ölçüm tüplerine havanın ani boşalması sırasında herhangi bir hasar vermemek için ; i. Debimetre ayar vanaları kapalı durumda iken akış valfı açılır. ii. Ayar vanaları yavaşça açılarak havanın kontrollü bir şekilde boşalması sağlanır. iii. Hava tam olarak sistemden tahliye edildikten sonra akış valfı kapatılır ve debimetre ayar vanaları kapatılır. 4. Manüel Test işlemi uygulanır. Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 5
6 Şekil 1 Piston Kontrol Butonları 2.2. Manuel Test 1. Su tankı içerisindeki su, tahliye valfı açılarak boşaltılır. 2. Boşaltma işlemi tamamlanınca tahliye valfı kapatılır ve terazi sıfırlanır. 3. Sayaçların başlangıç endeksleri alınarak bir yere kaydedilir. 4. Akış valfı açılarak debimetre ayar vanaları test debisine ayarlanır. 5. Yeterli miktar su geçirildikten sonra akış valfı kapatılır. Su tankına damlayan suyun tamamen durması ve terazinin istikrarlı bir değere ulaşması beklenir. 6. Sayaç endeksleri tekrar alınarak kaydedilir. Aynı zamanda terazinin gösterdiği ağırlık değeri de kaydedilir. Daha sonra aşağıdaki yolla sayaçları o debideki ölçüm hataları yüzde olarak tayin edilir. Hesaplama İşlemi Ölçme hatası = (Vi Vc) x 100 Vc Vc = Sayaçtan geçen su hacminin gerçek olarak kabul edilen değeridir. Terazinin gösterdiği ağırlık değerinin testin ortalama sıcaklığına karşılık gelen yoğunluk değerine bölünmesiyle bulunur. Vi = Aynı su miktarıyla ölçüm yapıldığında sayacın gösterdiği hacimdir. Test sonrası alınan sayaç endeksi ile test öncesi alınan sayaç endeksi arasındaki fark bulunarak hesaplanır. Test sırasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus debinin izafi değişim değeridir. Bu değişim değeri ISO 4064/3 standardında açıklandığı gibi Qmin ve Qt(hariç) arasında ± % 5, Qt(dahil) ve Qmax arasında ± % 2 olmalıdır. Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 6
7 Baylan Ölçü Aletleri Sayfa 7
TEST MASASI BTB-7. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
TEST MASASI BTB-7 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Fabrika: A.O.S.B. 10046 Sok. No:14 Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Tel: (0.232) 232 376 77 57 Fax: (0.232) 376 77 59-376 79 74 web: www.baylansayaclari.com
1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-07
1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-07 Baylan BTB-7 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERĠ SAN VE TĠC. LTD.ġTĠ.
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERĠ SAN VE TĠC. LTD.ġTĠ. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERĠ SANAYĠ ve TĠCARET LTD.ġTĠ. Fab: Atatürk Organize San. Bölgesi 10046 Sok. No:14 Çiğli ĠZMĠR Tel: (0232) 376 77 57 pbx - Fax: (0232) 376 77
1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU Bu test panosunda, elektromanyetik debimetre ile ölçüm metodu kullanılmaktadır. Debimetrelerin kalibrasyonu, su toplama tankı ile kalibre edilmiş terazi ve hacim tankıyla
TEKNOTES 94008 LIQUID PERMEAMETER
TEKNOTES 94008 LIQUID PERMEAMETER Teknotes 94008 Liquid Permeameter 1 ) GENEL ÖZELLĐKLER 2) TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3) KURULUM 4) KULLANIM 5) SERVĐS Kurulum, kullanım, taşıma ve servis öncesinde lütfen bu kılavuzu
TEKNOTES 94006 HELIUM GAS POROSIMETER
TEKNOTES 94006 HELIUM GAS POROSIMETER Teknotes 94006 Helium Gas Porosimeter 1 ) GENEL ÖZELLĐKLER 2) TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3) KURULUM 4) KULLANIM 5) SERVĐS Kurulum, kullanım, taşıma ve servis öncesinde lütfen