YapıDestek | YD05 Birim Deformasyon Ölçer
YÜKSEK HASSASİYETLİ BİRİM DEFORMASYON ÖLÇER
YD05 Birim Deformasyon Ölçer
YD05, paslanmaz çelikten imal edilmiş ve tarihi yapıların uzun süreli izlemeleri için optimize edilmiş yüksek hassasiyete sahip bir birim deformasyon ölçerdir. Standart birim deformasyon ölçerlere göre aşağıdaki avantajları bulunmaktadır:
YD05 birim deformasyon sensörü paslanmaz A304 metal kullanılarak yapılmıştır ve uzun süre dış ortamda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Paslanmaz özellikte olması uzun süreli kullanım olanağı sağlamaktadır ve monte edildiği yerde pas oluşumunu engellemektedir.
Sensör kapasitesi 3000 me’dir. Güvenli olarak 4000 me kadar doğrusallığını korumaktadır ve %35 kadar kapasite aşımı güvenlik payı bulunmaktadır.
Sensörün çıktı değeri (sensitivity) 3000 µε tam kapasitede 5.6mV/V ya da yaklaşık 540 µε/mV/V kadardır. Sensör 4V’a kadar besleme voltajı kullanılabilmektedir. 22.4 mV çıktı 24 bit ADC bir veri toplama sistemi ve örneğin ±5V okuma sınırı ile okunduğu zaman teorik olarak 0.08 µε < 1 µε hassasiyette okuma yapabilmektedir. Campbell CR800 ya da CR1000 vb datalogger ile 25 mV okuma sınırıyla 3.3 µV çözünürlükle yine 0.44 µε < 1 µε hassasiyette okuma yapabilmektedir. Çevresel gürültü vb gözetilerek 1 µε hassasiyette olduğu kabul edilmiştir.
Sensörün eksenel deformasyon rijitliği olabildiğince düşük olarak belirlenmiştir. Özellikle düşük eksenel kuvvet altında çalışmasının amacı, tarihi yapı uygulamalarında diğer sensörlerin kullanımı için yapıya matkapla delik delinmesi ve ankraj yapılması gereklidir. Oysa geliştirilen sensörde en yüksek birim deformasyon altında uygulanması gereken en büyük eksenel kuvvet 30N kadardır. Bu sayede sensör ayaklarında matkapla delik delmeye gerek kalmamakta ve özel olarak hazırlanan ayaklar kullanılarak yüzeye yapıştırılıp sonra çıkacak şekilde delik delmeden uygulamaya olanak vermektedir. Yapıştırma için kireç bazlı harç kullanılabilir ya da kısa süreli uygulamalar için sıcak silikon vb kullanılabilir. Sensör ayaklarından birisinin deliği oval olarak açılmıştır ve montaj ayağında olabilecek küçük sapmaları tolere edebilecek özelliktedir. Sensörün esnek olması ve ayak montajı için delik delinmesine gerek olmaması bir diğer avantajıdır.
Sensör üzerinde bulunan devrenin özelliği sebebiyle değişen çevre sıcaklığı altında oluşabilecek elektronik sapmaları otomatik olarak filtrelemektedir. İç devrenin özelliği sebebiyle sensör üzerinde oluşan kısmi sıcaklık ve eksenel kuvvet etkileri de analog filtrelenmektedir; sadece sensör boyunca oluşan deformasyonun etkileri ölçülmektedir.
Paslanmaz çelikten imal edilen sensörün sıcaklık genleşme katsayısı yaklaşık 15 me/C˚ civarındadır ve çelik, yığma, betonarme yapılarla kullanılmak için genel olarak uyumludur. İlave hassasiyet için sıcaklık okuması yapılması ve malzeme ile sensör sıcaklık genleşme katsayıları arasındaki farkla, sıcaklık değişimi çarpılarak düzeltme değeri elde edilebilir.
Sensör toz geçirmez ve su geçirmez özellikte olup IP67 standardına göre üretilmiştir.