SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ - PDF
Download "SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ"
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011
2 DENEY NO: 1 DENEY ADI: SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ AMAÇ: Verilen motorin numunesinin sıcaklığa göre viskozitesindeki değişimin tespiti 1. GENEL BĐLGĐLER: Kıvamlılık, akarlık ya da viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Süper akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan "ideal akışkan" olarak adlandırılır. Viskozite, kıvamlılığı ifade için kullanılan bir genel terimdir. Esas itibariyle akmaya karşı olan direncin bir ölçüsüdür. Şu halde kıvamlılık arttıkça akışkanların viskozite değeri de yükselecektir. Ayrıca akışkanların viskozitesi sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık yükseldikçe viskozite değeri küçülür, sıcaklık düştükçe viskozite değeri artar. Viskoziteyi ölçmek için çeşitli deney yöntemleri ortaya konmuştur. Genel olarak iki yöntem uygulanır: 1 Kinematik viskozite deneyi 2 Saybolt viskozite deneyi Metrik sistemde viskozite (mutlak viskozite) birimi gr/cm.sn dir. Poise olarak adlandırılır ve p harfi ile gösterilir. Genellikle viskozite birimi olarak santipoise (cp) = 1/100 poise kullanılır. Mutlak viskozitesi p, yoğunluğu d olan bir akışkanın kinematik viskozitesi µ = p/d dir. Stoke olarak adlandırılır ve St simgesi ile gösterilir. Genellikle kinematik viskozite birimi, olarak santistok (sst) = 1/100 stoke kullanılır. Saybolt viskozite ise, akışkanın saybolt viskozimetresinden akması için geçen akma zamanıdır ve birimi saniyedir. Bunları anlatmaktaki amacımız, gerçek viskozitenin mutlak viskozite olduğu, bunun da kinematik viskozite deneyi ile tespit edilebileceği hususudur. Bugüne kadar bizde ve birçok ülkede bağlayıcıların akışkanlığa karşı direnç derecesini göstermek için Saybolt viskozitesi kullanılırdı. Artık bütün dünya özel bir viskozite deneyi olan Saybolt deneyinden vazgeçmektedir. Fakat ülkemizde Türk Standartlarınca hem Saybolt, hem de Kinematik viskozite deneyi esas olarak
3 alınmaktadır. Çeşitli deney yöntemlerine göre bulunan viskozite değerlerinin birbirine dönüşümü Çizelge - 1 de verilmektedir.
4 Yapılacak deneyde numune olarak motorin kullanılacaktır. Eskiden beri viskozite değerleri özellikle yakıtların (motorin veya fuel-oil), Saybolt-Furol Viskozitesi esas alınarak sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Yeni sistemde kinematik viskozitenin alt sınırı esas alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır. Çizelge - 2 de motorin için yeni sınıflandırma limitleri, 40 C daki viskozite değerlerine göre verilmektedir. Çizelge 2. Motorin eylül 2005 tarihli TS 3082 EN 590 göre sınıflandırma özellikleri ÖZELLĐK BĐRĐM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMĐ Yogunluk (15 0 C'ta) kg/m TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % agirlik 11 En çok TS EN Parlama Noktasi Soguk Filtre Tikanma Noktasi (SFTN) 0 C 55 En az TS 1273 EN C TS EN 116 Kis (a) - 15 En çok Yaz (b) 5 En çok Damitma TS 1232 EN ISO C'ta elde edilen % hacim 65 En çok C'ta elde edilen % hacim 85 En az C'ta elde edilen % hacim 95 En az Kükürt Mg/kg TS 6838 EN ISO 8754 Karbon Kalintisi(% 10 damitma kalintisinda) % agirlik 0,30 En çok TS 6148 EN ISO Viskozite (40 0 C'ta) cst 2,0-4,5 TS 1451 EN ISO 3104 Bakir Serit Korozyon(50 0 C'ta 3 saat) No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160 Kül % agirlik 0,01 En çok TS 1327 EN ISO 6245 Setan Indisi hesapla 46 En az TS 2883 EN ISO 4264 Su Mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO Toplam Kirlilik Mg/kg 24 En çok TS EN Oksidasyon Kararliligi g/m 3 25 En çok TS EN ISO SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ: Saybolt viskozitesi akışkanların viskozitelerini ölçmeye yarayan özel bir deney olup, 60 cm 3 akışkan numunesinin, belirli çaptaki bir delikten belirli bir sıcaklıktaki akma süresinin saniye cinsinden değeridir. Viskozite sıcaklıkla değiştiğinden her akışkan için standartlarda belirtilen en uygun akma süresini verecek sıcaklık seçilerek yapılmalıdır. Viskozimetrede standart
5 tüp olarak Universal delikli tüp kullanılırsa Saybolt Universal Viskozite, Furol delikli tüp kullanılırsa Saybolt Furol Viskozite adını alır. (Şekil 1) Şekil 1. Deney düzeneğinin genel görüntüsü ve cihazın iç yapısının detay görüntüsü 3. DENEYĐNĐN YAPILIŞI: Saybolt Universal viskozimetresi ancak akma süresi 32 saniyeden fazla olan yağlar ve damıtma ürünleri için kullanılır. Saybolt Furol viskozitesi ise akma süresi 1000 Saybolt Universal saniyeden fazla olan akışkanlara uygulanır. Saybolt Universal viskozitesi ile ölçülecek viskoziteler için bir üst sınır bulunmamakla beraber, akma zamanı 1000 saniye Saybolt Universal veya daha yukarı olan sıvıların viskozitelerini Saybolt Furol Viskozimetresi ile tayin etmek daha doğru olur. Çünkü 1 furol viskozitesi Universal viskozitenin onda birine eşittir. Bir numunenin Furol ve Universal viskozitelerinin birbirine dönüşümü aşağıdaki şekilde yapılabilir. Yani deneyi yapılan numunenin furol viskozitesi 125 saniye ise üniversal viskozitesi 1250 saniyedir. Viskozimetrenin yağ banyosunda bu amaçla standart bir yağ kullanılmalıdır. Viskozite tayinleri hava akımları ve ani sıcaklık değişmeleri olmayan
6 bir odada yapılmalıdır. Önce numunenin içine konulacağı viskozimetre tüpü bir çözücü ile temizlenir. Viskozitesi tayin edilecek numune viskozimetre tüpüne konur. Tüpün alt deliğine hava ve sıvının sızmasına engel olacak şekilde ve kolayca girip çıkabilen mantar tapa takılır. Mantarın hava kaçırmadığı çekip çıkarıldığında üzerinde hiç bir yağ izinin bulunmamasıyla anlaşılır. Nnumune, tüpün galeri düzeyini biraz geçecek şekilde tüpe doldurulur. Tüp içindeki numune, bir cam baget ile sürekli karıştırılır ve sıcaklık kontrol edilir. Banyo sıcaklığında gerekli ayarlamalar yapılarak numune istenen deney sıcaklığına getirilir. Bagetle bir dakika karıştırıldığı halde numunenin sıcaklığı değişmiyorsa termometre ve baget tüpten çıkarılır. Bir pipetle galerideki fazla madde alınabilir. Yalnız galerideki fazla madde pipetle çekilirken pipetin ucu galerinin bir tek noktasına daldırılmalıdır, galeride gezdirilmemelidir. Eğer pipetin ucu taşma kenarına değerse deneye yeniden başlamak gerekir. Toplama kabı, deney tüpünün altına ve ilk damla kabın kenarına değecek şekilde veya özel yerine konur. Tüpün altındaki mantar çekilir ilk damla toplama balonunun kenarına değdiği anda kronometre çalıştırılır ve kap işaretli yere kadar numune ile dolunca, kronometre durdurulur. Aradan geçen zaman, saniye cinsinden Saybolt viskozitesini verir. Deney için gerekli araçlar: Saybolt Üniversal viskozimetresi Termometre (0 100 derece bölüntülü) Numune Kronometre Deney tüpü (60 ml kapasiteli) Deney sonuç tablosu Ölçüm Tablosu Hesaplama Tablosu Sıcaklık ( o C) Zaman (saniye) Kinematik viskozite Dinamik viskozite
DERSĐN SORUMLUSU:PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:NURCAN AFŞAR 20433197
DERSĐN SORUMLUSU:PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:NURCAN AFŞAR 20433197 ÇĐKOLATA NEDEN KIVRILIR? Kimya konusu ile ilişkisi kisi: Benmari usulü ile eritilmiş veya sıvı çikolatanın düz bir yüzey üzerinde kıvrılarak