Puritan Bennett 560 Mekanik Ventilatör Cihazı E Hassasiyet Alarmı - Sesan
« Önceki yazı Hava Temizleyici Cihazların Önemi
Bebeklerde ve Çocuklarda CPR (Yaşam Desteği) Nasıl Yapılır? Sonraki yazı »
Güncelleme: 13 Eki 2018
covidien, e hassasiyet, e hassasiyet alarmı, e hassasiyet ayarı, e hassasiyet hatası, puritan bennett, puritan bennett 560, senkronizasyon, ventilatör
Mekanik ventilatörler, hastaların ileri derecede solunum sorunu yaşadığı durumlarda solunum desteği sağlamak amacıyla kullanılan tıbbi cihazlardır. Bu cihazlarda birçok solunum modu ve parametresi vardır. Hastanın ihtiyacı olan solunum desteği için gerekli olan parametreler cihazda ayarlanır ve hastaya bağlantısı yapılır. Bu bağlantı endotrakeal tüp, trakeostomi kanülü veya yüze bağlanan maske vasıtasıyla olabilir. Mekanik ventilatörler oldukça hassas bir şekilde çalışır ve ayarlanan değerlerde herhangi bir sapma olmadan solunum desteği sağlar. Cihazlar, ayarlanan parametrelerin dışında bir uygulama yaparsa hastanın yaşamı tehlikeye girebilir. Bu nedenle cihazların içinde kullanılan hava sensörleri oldukça hassas ve kalitelidir. Bu durum sağlık açısından avantaj sağlasa da bazen başka sorunlara neden olabilir. Özellikle ev tipi mekanik ventilatör cihazlarında bu konuyla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Örneğin, Puritan Bennett 560 mekanik ventilatör cihazını kullanıyorsanız büyük ihtimalle “e hassasiyet alarmı” ile karşılaşmışsınızdır. Bu alarm, hastanın sağlık durumuyla ilgili risk oluşturmaz ve solunum döngüsü normal şekilde devam eder, ancak çıkan alarm sesi hastayı ve yakınlarını rahatsız edebileceği için sinir bozucu olan bu alarmı susturmak gerekir.
Ev tipi mekanik ventilatör cihazları elektronik kartlar, sensörler, valfler ve türbin motordan oluşur. Cihaz elektronik kart tarafından yönetilir ve basınçlı havayı üretmesi için türbin motora gerekli komutları verir. Hastaya gönderilmesi gereken havanın basıncı ve miktarı sensör ve valfler vasıtasıyla kontrol edilir. Hastaya giden havanın değerleri ölçülür ve cihazın ekranında gösterilir. Bazı mekanik ventilatörler hastaya giden havayla birlikte hastanın akciğerlerinden çıkan havanın da ölçümlerini yapabilir. Hastadan çıkan nefesin ölçümleri dış faktörlerden daha çok etkilenebilir. Bu nedenle cihaz çalışırken ekshalasyon yani nefes verme safhasında daha çok alarm verme eğiliminde olur. E hassasiyet alarmı da bu süreçte karşımıza çıkar. Genellikle solunum devresi ile ilgili bir sorundur. Solunum hortumları düzensiz ve karışık olduğu zaman cihaz büyük ihtimalle e hassasiyet alarmı verecektir. Bunu önlemek için solunum devresinin düzgün şekilde durmasına dikkat etmelisiniz. Cihaz bu alarmı yaklaşık 10-15 dakika verip keser. Ancak alarm 15 dakikadan uzun sürüyorsa devre kalibrasyonu yapılmalıdır. Ayrıca ventilasyon durdurulup tekrar başlatıldığında da alarmın kesildiği görülmektedir.
Cihazı kapatıp açma çözümü çok uzun vadeli olmadığı için öncelikle devre kalibrasyonu yaparak sorunu çözmelisiniz. Devre kalibrasyonunu cihazın menüsünden yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar sürmektedir. Bu süreçte cihazı hastadan ayırarak ya yedek bir cihazla hastayı destekleyebilir ya da resusitatör (ambu) seti ile manuel olarak solunum desteği sağlayabilirsiniz. Devre kalibrasyonunun nasıl yapıldığını cihaz uzmanlarından öğrenebilirsiniz.
Az önce bahsettiğim teknikler yaşanan soruna kesin çözüm olmayabilir ve düşük bir ihtimalle de olsa bir süre sonra cihaz tekrar aynı alarmı vermeye devam edebilir. Sağlık açısından büyük bir sorun teşkil etmediği için sorunun çözümünü erteleyebilirsiniz ancak cihazın çıkardığı alarm sesi oldukça rahatsız edici olacaktır. Geçici çözüm tekniklerinin yanında sorunun tamamen giderilmesi de mümkündür. Bu konuda hastanın hekiminden yardım almak gerekir. Hekim, cihazın ekspiratuar hassasiyet ayarını değiştirerek kesin çözüme ulaşabilir. Cihaz hastayla tam olarak senkronize çalışacak şekilde ayarlandığında hem kan gazı değerleri düzelir hem de hastaya daha konforlu bir bakım süreci sağlanır. Ayrıca hastanın nefes verme safhasındaki dış etkiler cihaza tanımlandığı için “e hassasiyet alarmı” da ortadan kalkar. Ekspiratuar hassasiyet ayarı cihazı hastayla senkronize edebilmek için oldukça önemlidir.
Ev tipi mekanik ventilatör cihazlarını kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Bu sayfada nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklıyoruz....
Ekim 27 Nisan 2016 at 16:17 Cevapla
sürekli aynı hatayı alıyoruz ve ben de sizin dediğiniz gibi yaptım doktorumuza danıştım. Yatalak hastamız var ve sürekli kontrole gelen bir doktor. Kendisi ben ne anlarım kalibrasyon işlerinde dedi? Ekspiratuar hassasiyet ayarını değiştirmek için acaba sizin teknisyenlerinizden destek almamız mümkün müdür? Sizin ile iletişime geçsek doktorumuz eşliğinde bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Gerçekten çok ciddi maduriyet yaşıyoruz açıkçası doktorun bilmemesi de beni şok etti. Lütfen Yardımınızı bekliyorum. tek umudum sizsiniz.
Celil Çağlar ÖZLÜ 28 Nisan 2016 at 19:52 Cevapla
Ekim, merhaba. Hekiminiz durumu yanlış anlamış. Hekiminizin yapması gereken kalibrasyon işlemi değil hastayla cihazın senkronizasyonunu daha hassas bir şekilde ayarlamak sadece. Bu konuda size destek olabiliriz. Bizi doktorunuzla görüştürürseniz e hassasiyet ayarının nasıl yapılacağını anlatabiliriz.