Mindray E Serisi E5 Ventilatör
MİNDRAY E SERİSİ E5 VENTİLATÖR
MİNDRAY SYNOVENT E5 VENTİLATÖR
Mindray SynoVent E5 Ventilatör, istediğiniz arabirimle birtrkte ihtiyaç duyduğunuz ventilatördür. Bebeklerden yetişkinlere varan hastalar için getrşmiş ventilatör işlevseltrği sağlamakla kalmayıp, modern ve ktablelanımı kolay bir arabirime sahiptir. Ekran her ktrnik uzmanının zevkine ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir ve ventilatör parametreleri ve ayarları üzerinde hızlı ve kolay bir denetim sağlar. 12,1 inç ekran 4 adede kadar eşzamanlı dalga biçimini veya 2 döngüyü ve 25 izlenen parametreyi gösterebilir. Dokunmatik ekranı doğrudan erişim düğmeleriyle birleştiren akıllıca tasarlanmış bir arabirim sayesinde kullanıcı, tüm özelliklerini elektronik kullanıma etkin bir şekilde sokmak üzere SynoVent E5'te gezinmeyi hızlıca öğrenir.
SynoVent E5, 20-2000 ml aralığında gel-git hacmi sağlayabildiğinden hem bebek hem de yetişkin bakımında çalıştırılmaya uygundur. SIMV, PRVC, APRC, DuoLevel ve NIV de dahil olmak üzere 14 ventilasyon modunu destekler. Mindray’in birinci sınıf gaz anatrzi teknolojisi, EtCO2 izleme için de entegre edilebilir.
Toplam 6 harici bağlantı, verilerin birkaç farklı yoldan depolanabilmesini veya paylaşılabilmesini sağlar. Ventilatör Mindray Beneview monitörlerine sorunsuz veri aktarımı için, Mindray eGateway ise merkezi izleme istasyonlarına hemen bağlanmak için hazırlanır. Sistem HIS/CIS'ye kolay bağlantı ve dijital kayıt tutma imkanı sağlayan sektör standardı HL7 protokolü ile çalışır.
İsteğe bağlı C3 kompresör, merkezi gaz kaynağı olmayan bir ortamda ventilasyonu sağlamak üzere entegre edilebilir. Farklı çevrelere daha iyi uyum sağlamak için,Mindray SynoVent E5 Ventilatör bir yük arabasına veya askıya monte edilmek üzere yapılandırılmıştır.
Ventilasyon sıklığı (f) 1 ila 100 /dak (A/C), 1 ila 60/dak(SIMV)
İnspirasyon süresi (Tinsp) 0,2 ila 10 sn
Gel-git hacmi (VT) 20-2000ml
İnspiratuar akış 6 ila 120 L/dak (Yetişkin)
6 ila 30 L/dak (Pediatri)
İnspiratuar basınç 5 ila 100 cmH2O
PEEP Kapalı, 1 ila 45 cmH2O
Psupp 0 ila 100 cmH2O
O2 konsantrasyonu 21 ila 100 Hacim %
• Gel-git hacmi: VT, inspire edilen VT, ekspire edilen VT, VTPS
• Diyagonal ekran boyutu: 12,1 inç TFT LCD renktr dokunmatik ekran