Basınç Transmitteri - UNIK 5000 - GE Gruck
UNIK 5000 Basınç Sensörü/Transmitteri
GE-Druck Silikon Tabanlı Basınç Transmitteri
Kendini kanıtlamış Druck komponentlerini kullanan UNIK 5000 serisi basınç transmitterinin modüler tasarımı hertürlü farklı ihtiyaca cevap verebilmek adına 10000’den fazla konfigürasyon sunmaktadır. Ürün konfigüratörüne gitmek için lütfen tıklayınız
UNIK 5000 basınç transmitteri, farklı ölçüm doğruluğu, çıkış sinyali, çalışma sıcaklığı aralıkları ve fiziksel tasarım seçenekleri ile inanılmaz esneklik sunan bir çözümüdür. Aşağıda belirtilen geniş seçenek yelpazesi ışığında ihtiyacınıza göre UNIK 5000 basınç transmitterinin özelliklerini ve karakteristiklerini belirleyebilirsiniz.
Üç farklı performans seçeneği ile: – Endüstriyel (±0.2 % Tam Ölçekte Best Straight Line) – Gelişmiş (±0.1 % Tam Ölçekte Best Straight Line) – Premium (±0.04 % Tam Ölçekte Best Straight Line)
Zorlu Çalışma Şartları
UNIK 5000 basınç transmitteri -55 … +125 °C çalışma sıcaklığı gerektiren pek çok ortam için konfigüre edilebildikleri gibi hem su hem de hidrokarbonlar içerisine sürekli daldırılmaya uygun yüksek seviye paslanmaz çelik veya titanium gövde seçenekleri ile yüksek IP (Nema 4) koruma sınıfları sunmaktadırlar.
IECEx/ATEX ve FM, FMc ve DNV gibi “Intrinsically Safe” ve patlamaz/yanmaz seçenekleri ile madencilik ve denizcilik sertifikalarına uygun konfigüre edilerek UNIK 5000 basınç transmitteri, hem uygulamanıza hem de bölgenize uygun en doğru sertifikasyonu sağlayarak en tehlikeli ortamlarda bile mükemmel, güvenilir ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır.
Geniş Basınç Ölçüm Seçenekleri
70 mbar’dan (1 psi) 700 bar’a (10,000 psi) kadar geniş basınç ölçüm aralıklarına sahip UNIK 5000 basınç transmitteri, gösterge basıcı, mutlak basınç ile ıslak/kuru ve ıslak/ıslak diferansiyel ölçüm referansı seçeneklerini sunmaktadır.
Geniş Çalışma Sıcaklığı Seçenekleri
UNIK 5000 basınç transmitteri -55 °C’den+125 °C’ye kadar oldukça yüksek çalışma sıcaklıklarına sahip çalışma ortamlarına uygun olarak konfigüre edilebilmektedir.
UNIK 5000 basınç transmitterleri yükseltilmiş gerilim, mV ve mA gibi pek çok çıkış seçenekleri ile gürültü dayanımı, uzun kablo boyları, düşürülmüş güç tüketimi gibi farklı beklentilere cevap verebilecek şekilde konfigüre edilebilmektedir.
Standart Yüksek Kalite
Tüm UNIK 5000 basınç transmitterleri düşük gürültü, hızlı çalışmaya hazırlanma, basınç değişikliklerine hızlı cevap verme ve yüksek aşırı basınç kabiliyetlerine sahip olup farklı uygulamalarda yüksek performanslı ölçümleri garanti edebilen benzersiz kalitede ürünlerdir.
UNIK 5000 Basınç Transmitteri Teknik Dokümanı
UNIK 5000 basınç transmitterinin esnek seçenek yapısı ile denizcilik, petrokimya & gaz, havacılık, madencilik, endüstriyel ve enerji üretimi sektörlerine uygun olarak konfigüre edilebilmektedir.
Kanıtlanmış Druck güvenilirliği ve GE’nin global desteği çalışanlarınızı ve tesisinizi korurken, üretim performansınızı artırır ve bakım gerekliliklerini azaltır. UNIK 5000 basınç transmitteri IECEx/ATEX/FM IS sertifikalarıile farklı uygulama alanlarında kullanıma uygundur.
Petrokimya ve Gaz
En uç ortam koşulları için sunulan esnek konfigürasyon imkanı, IECEx/ATEX/FM IS, yanmaya ve patlamaya dayanıklılık sertifikalarını içeren seçenekler ile güvenilir, dayanıklı ve yüksek performanslı basınç ölçümü sağlamaktadır.
UNIK 5000 basınç transmitteri piezo-rezistif sensörler geniş basınç portu, elektriksel bağlantı ve devre seçenekleri sunmaktadır. En zorlu ortamlarda bile yüksek performans ve ölçüm doğruluğu sunan UNIK 5000 basınç transmitteri, bu özellikleri ile havacılık yer test uygulamaları için ideal bir seçenektir. UNIK 5000’in ihtiyaçlara göre konfigüre edilmesiyle performans arttırılır ve bakım ihtiyaçları düşürülür. UNIK 5000 basınç transmitteri ile özel fiyatlar ödemeksizin hava test performansınızı arttırıcı sensör özelleştirmeleri yapmak mümkündür.
Druck’un kanıtlanmış saha performansı ile birleşen GE’nin küresel gücü ve deneyimi kullanıcılara kullanımda rahatlık ve güvenilir teknik destek sağlamaktadır. UNIK 5000 basınç transmitterinin özel konfigürasyonları, madencilik sektöründe aranılan özellikler olan IECEx/ATEX/FM IS, yanma ve patlamaya dayanıklılık sertifikaları ile beraber güvenilir ve yüksek performanslı ölçümler sunar.
UNIK 5000 basınç transmitteri yüksek basınca karşı toleranslı olduğu kadar çok düşük basınç değişimlerine de cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Geniş elektriksel çıkış, basınç ve sıcaklık seçenekleri ile zorlu ortamlar da dahil farklı uygulamalarda kullanım için uygundur.
Kendiliğinden güvenli (intrinsically safe) sertifikaları ve yüksek statik basınçlarda dinamik basınç fenomeninin doğru ölçümü, UNIK 5000 basınç transmitterini enerj üretimi uygulamaları için ideal kılar. Druck’un kanıtlanmış güvenilirliği ve performansı ile GE’nin küresel uzmanlığı ve deneyimi kullanıcılara güven verirlen, ayrıca bakım ihtiyaçlarını düşürür, çalışanları, işletmeyi ve süreçleri korur. ±%0.1 TÖ ile ±%0.04 TÖ aralığındaki ölçüm doğruluğu ile UNIK 5000 basınç transmitteri fiyat/performans oranı yüksek, güvenilir bir çözümdür.
Gemi üzerindeki pek çok alanda geçerli DNV sertifikasyonu, UNIK 5000 basınç transmitterinin denizcilik sektörü OEM’leri ve operasyonel uygulamalar için ideal bir çözüm olmasını sağlamaktadır. Sensörler titanyum ya da 316L SS paslanmaz çelik kılıf içerisinde yer almaktadır. Sahada yetkinliği kanıtlanmış komponentleri kullanarak yüksek kapasiteli üretim hattının bir parçası olarak bu sensörler üretilmektedir. Bu sayede özelleştirilmiş sensör üretiminin esnek, kolay yönetilebilir, kolay uygulanabilir ve düşük fiyat ile kısa teslim süreleri çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Sıfır olmayan tabanlı
10 x Tam Ölçek (0 … 150 mbar ölçüm aralığı)
6 x Tam Ölçek (0 … 700 mbar ölçüm aralığı)
2 x Tam Ölçek (Barometrik ölçüm)
4 x Tam Ölçek (Diğer ölçüm aralıkları)
mV, gerilim ve akım ver. : 10 ms
İzole/ayarlanabilir ver. : 500 ms
Endüstriyel : ±0.2 % Tam Ölçek BSL
Geliştirilmiş: ±0.1 % Tam Ölçek BSL
Premium : ±0.04 % Tam Ölçek BSL
Sıcaklık Etkileri (Endüstriyel)
-10 … 50 ⁰ C ±0.75 % Tam Ölçek TEB (Sıcaklık Hata Bandı)
-20 … 80 ⁰ C ±1.5 % Tam Ölçek TEB
-40 … 80 ⁰ C ±2.25 % Tam Ölçek TEB
-40 … 125 ⁰ C ±2.25 % Tam Ölçek TEB
Sıcaklık Etkileri ( Geliştirilmiş ve Premium)
-10 … 50 ⁰ C ±0.5 % Tam Ölçek TEB
-20 … 80 ⁰ C ±1 % Tam Ölçek TEB
-40 … 80 ⁰ C ±1.5 % Tam Ölçek TEB
-40 … 125 ⁰ C ±1.5 % Tam Ölçek TEB
Hat Basıncı Etkisi ( Diferansiyel Ölçüm için )
Sıfır kayması <± 0.03 % span / bar of line pressure
Span kayması < ±0.03 % span/bar of line pressure
Çevresel Koruma Hiperbarik Basınç : 20 bar maksimum
Koruma IP65 (Konnektörler)
UNIK 5000 Basınç Transmitteri Teknik Dokümanı UNIK 5600/5700 Denizcilik Serisi Teknik Dokümanı UNIK 5800/5900 Ex-Proof Serisi Teknik Dokümanı
UNIK 5000 Basınç Transmitteri Örnek Kalibrasyon Dokümanı GE-Druck Basınç Grubu Ürün Broşürü
Göstergeler ve Sensör Arayüzleri
Kalite ve Süreç Kontrol Cihazları
PDCR/PMP 4300 Otomotiv Basınç Sensörü
Basınç Sensörleri / Yüksek Sıcaklık / Otomotiv
M5600 Kablosuz Basınç Sensörü
P700 Serisi Ağır Sanayi Tipi Basınç Transmitteri
Basınç Sensörleri / Ağır Sanayii
PTX/PMP 3000 Havacılık Basınç Sensörü
Basınç Sensörleri / Havacılık
DPS 5000 Dijital Basınç Sensörü
Basınç Sensörleri / Dijital
RPS/DPS 8000 Yüksek Doğruluklu Basınç Sensörü
Basınç Sensörleri / Dijital / Seviye/Derinlik
RPS/DPS 8100 Barometrik Basınç Sensörü
Basınç Sensörleri / Barometrik
UNIK 5600/5700 Denizcilik Onaylı Basınç Transmitteri
Basınç Sensörleri / Denizcilik / Seviye/Derinlik