HX5.EX-1.4P2.4000.C1 Kiriş Terazi - Radwag Terazileri İleri Tartım Teknolojileri
Karşılaştırmak için ürün ekleyin : HX5.EX-1.4P2.4000.C1 Kiriş Terazi
Ana Sayfa > Ürün > ATEX sertifikalı teraziler > Gaz patlama tehlikesi olan tehlikeli saha > HX5.EX-1.4P2 C Kiriş tipi kantarlar > HX5.EX-1.4P2.4000.C1 Kiriş Terazi
HX5.EX-1.4P2.4000.C1 Kiriş Terazi
Ürün kodu: WW-008-0058
HX5.EX terazi, 1/21 ve 2/22 bölge (zone) olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlarda hızlı ve güvenilir ölçüm sağlayan modern bir tartım cihazıdır. Hassas ve mükemmel ölçüm tekrarlanabilirliği sağlamak için yüksek kaliteli elektronik komponentler kullanılır. Çok çeşitli boyutlarda ve maksimum kapasitelerde sunulan tartım platformları, mükemmel metrolojik parametrelerle birleştiğinde, en zorlu gereksinimleri karşılayan bir cihazın kolay seçimini sağlar. Terazinin standart versiyonu, kendinden güvenli (intrinsically safe) 2 adet RS232 seri haberleşme arayüzü ve bir adet RS485 arayüzü ile donatılmıştır. Bunlar, tehlikeli bölgelerdeki çalışmalarda diğer cihazlar ile işbirliğini kolaylaştırırlar. Dijital giriş / çıkış ekleme imkanı, gösterge ile uyumlu enstrüman çeşitlerini ATEX direktifine uygun otomatik elemanlarla genişletir. Daha fazla arayüze ihtiyaç duyan müşteriler, mevcut konektörleri, Ethernet, USB, 4-20mA / 0-10V analog çıkışlar, Profibus DP ve ek dijital giriş / çıkışlarla genişleten ve güvenli alana kurulan IM01.EX modülünü kullanabilirler. Bu durum harici cihazlarla birlikte çalışmayı sağlar: barkod tarayıcılar, yazıcılar, harici ekranlar, kontrol düğmeleri, ışıklı ikaz kuleleri, diğer kontrol / sinyal cihazları, otomatik proses kontrolü sistemleri ve BT sistemleri. Terazinin kullanımı, standart bir terazi komponenti olmayan, PM01.EX özel bir güç kaynağının kullanılmasını gerektirir. Teraziyi çalıştırmak için, kendinden güvenli (intrinsically safe ) güç kaynağının seçilmiş bir tipini sipariş edin. Güç kaynağı tipleri: • PM01.EX-1 - ATEX bölgesinde kullanım için güç kaynağı. Güç kaynağını tehlikeli alan içerisinde elektrik şebekesine bağlamak gerektiğinde kullanılır. • PM01.EX-2 - ATEX alanının dışında kullanım için güç kaynağı. Güç kaynağını tehlikeli alan dışında elektrik şebekesine bağlamak gerektiğinde kullanılır. Karmaşık yazılım, kütle ölçümü ile bağlantılı birçok görevi gerçekleştirmeyi sağlar, örn. parça sayma, kontrol tartımı ve istatistik. Teraziler, widget'lar kullanılarak özelleştirilebilen kullanıcı dostu grafik arayüze sahiptir. Bu özellik ve yüksek çözünürlüklü geniş renkli ekran, verilerin kolay ve net bir şekilde iletilmesini garanti eder. Tartım sonucunun girilen eşik değerler dâhilinde olup olmadığını işaret eden renkli çubuk grafiği performansı önemli ölçüde etkiler.