Plastik, kauçuk yorulma ömür test cihazı – Fatique
yorulma ömür test cihazı – Fatique
Montech plastik – kauçuk yorulma ömür test cihazı – Fatique; firmanın Almanya’daki fabrikasında üretilmektedir. 1998 yılında kurulan Montech, kauçuk sektörü için fiziksel performans değerlendiren test makineleri üretmektedir. Plastik – kauçuk yorulma ömür test cihazı – Fatique; sektörün en gelişmiş ve güvenilir cihazıdır. Otomatik test döngüsü, kolay ve güvenli kullanımı ile komple bir test istasyonudur.
ISO 132, ISO 6943, ASTM D430-B, ASTM D813, DIN 53 522-1 /2 /3
Azami Çene Aralığı
Liner sürücü (0.05 ~ 5Hz)
0 ~ 60 mm
660 N / 1 N
yorgunluk testi – Fatique
Son teknoloji yorgunluk testi ve ömür döngüsü simülasyonu
FT 3000, gelişmiş tasarıma sahip, ileri teknoloji ürünü, doğrudan doğrusal tahrikli bir yorulma test cihazıdır. Esnek çatlama / çatlak yürümesi testi ve gerilim yorulma testi gibi malzeme analiz testleri için profesyonel olarak tasarlanmıştır.
Cihaz, bileşik / malzeme araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında
sürekli çalışmanın yanı sıra, dinamik malzeme performans özelliklerini değerlendirmek için kauçuk numunelerin tekrarlayan testini gerektiren kauçuk tesislerinde proses içi kalite kontrolü gibi endüstriyel uygulamalar için kullanılabilir.
Özellikle benzersiz gelişmiş liner motor tasarımı, isteğe bağlı dalga formu programlama ve CCD kamera veri toplama sistemi sayesinde makine kolayca ayarlanabilir ve bireysel müşteri test ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.
Hassas kontrol edilen termal ortam
Numune tutma sistemi, termal bir odaya yerleştirilmiştir. Bu 120 litrelik ısıtma ve soğutma odası, neredeyse tüm uygulama ortamlarını kapsayan -40 ° C ile + 180 ° C arasındaki sıcaklıklara izin verir.
Eşsiz üçlü kademeli kapalı döngü soğutucu ve kompresör tasarımı
sayesinde, soğutma işlemi için gaz veya harici ortam gerekmeden +/- 1 °C üstün sıcaklık homojenliği elde edilir.
En yüksek hassasiyet, sağlamlık ve dayanıklılık – garantili!
Doğrudan tahrik, dijital kontrollü liner motor tahrik sistemi ve satır içi konum ölçümü, son derece hassas hareketler, düşük gürültü ve titreşim seviyeleri, yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.
Cihaz masif, saptırmasız paslanmaz çelik numune tutucu sistemiyle
donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak, numuneler çatlak ve çatlak yürümesi ölçümü için motorlu bir kamera CCD sistemi ile kontrol edilebilir – bu sistem aynı zamanda MonFT veri toplama yazılımını da içerir.
Tek bir makinede gerilme ve eğilme yorulması (De-Mattia)
Toplam 16 numuneye sahip paslanmaz çelik kulplar
Frekans, kavrama mesafesi ve dinamik hareket serbestçe ayarlanabilir
Otomatik durdurmadan önce toplam döngü ve döngü sayısı ayarlanabilir
CCD kamera ve MonFT değerlendirme yazılımı ile isteğe bağlı görüntü kaydı