Kan Şekeri Ölçüm Sensörü İncelemeleri | diyabetgelismeleri
Home /Kan Şekeri Ölçüm Sensörü İncelemeleri
Dünyadaki Diyabet Gelişmeleri12 Mayıs 2018
Kan Şekeri Ölçüm Sensörü İncelemeleri
Bu bilgi sensörümüzün doğruluğu açısından önemlidir
MARD (Mean Absolute Relative difference ) değerinden önceki ” guardian sensör 3 ” yazımızda bahsetmiştik eğerki Mard değeri düşük olursa bu sensörün doğruluğunun iyi olduğu anlamına geliyor.
Resim 1 : Dexcom G6 ve G5
Dexcom G5 , uzun süre kullanılan bir sensördür .
Bunun yanında 2 saat ısınma özelliği bulunmaktadır.
ve her 12 saatte 1 kere parmak ölçümü ile kalibrasyon ister.
Not : Dexcom G6 ve G5’in MARD değeri %9.0
Bahsettiğimiz bu MARD değeri Parmak delme kalibreleri ile sensör glikoz değerleri arasındaki farklılığı yansıtır.
Receiever’ı her 5 dakika kan şekeri verilerini görüntülüyor. Ve titreşimli veya sesli alarmları iletiyor.
Ve bu alarmlar Günün belirli saati ihtiyaca göre ayarlanabiliyor.
Ayriyetten receiver elde taşınabilen dokunmatik ekranlı cihaz ( receiver ) ve bir akıllı telefon şeklini alıyor. Yani aslında bir akıllı telefonda receiver görevi görebiliyor.
Raporlar bilgisayarda ve akıllı telefonda clarity yazılımı aracılığıyla hızlı bir şekilde oluşturulabilir. ve çeşitli şekillerde doktorlarla ve diğer sağlık çalışanlarıyla paylaşılabilir. ( Nightscout sitesinden de yapılabilir. )
Dexcom G6 hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ” FDA Dexcom G6’yı onayladı ” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Sensör ve Transmitter kolayca yerleşen tek parça sistemde birleşiyor. 12 saatlik ısınmadan sonra Kullanıcı son 8 saat veri grafiğini ve kan şekeri eğim okuyla birlikte anlık kan şekeri değerini görmek için elde taşınabilen receiver ile sensörü tarayabiliyor.
Sensör 14 gun kullanılıyor.
Kalibrasyonlara gerek duyulmuyor.
librenin diğer CGM sistemlerine nispeten masrafı az.
Yaklaşık %11.4 Mard (Mean Absolute Relative difference ) değeri var ve sensörler parasetamol ilaçtan etkilenmiyor. Aşağıdada 14 günlük süre zarfında Libre’nin MARD değerleri verilmiştir.
Kullanıcının verileri oluşturması ve kan şekerini görmesi için fiziksel olarak sensörü taraması gerekiyor.
Guardian Connect Sistemi , 670g ile kullanılan guardian sensör 3’ün aynı özelliklerini taşıyor.
Transmitter önceden bahsettiğimiz gibi Guardian Connect Uygulamasına ( telefonda ) sinyal göndermek için bluetooth teknolojisini kullanıyor.
2 saatlik ısınmadan sonra kan şekeri değerleri her 5 dakika uygulamaya gönderiliyor.
7 gün kullanılıyor.
Medtronic ayrıca bu sistemle düşük kan şekerlerinin %60 ının önlenebileceğini ifade etmiş
Bahsettiğimiz gibi bu sistem 670g’de kullanılan aynı sensör ( Guardian Sensör 3 ) kullanıyor.
Günlük 2 sefer kalibreye ihtiyaç duyuyor.
Guardian Connect’in uygulaması günün belirli saati kişiye özel ayarlanabilen yüksek/düşük kan şekeri uyarıları sağlıyor. Uygulama Ayrıca kullanıcının yüksek veya düşük kan şekerleri meydana gelmeden 60 dakika önce önlem almaya yardımcı olan öngörücü alarm özelliği taşıyor.
Medtronic’in Guardian Sensör 3 için belirttiğine göre
Üst kolda kullanıldığında MARD değerinin % 8.7 (3-4 sefer kalibre edildiğinde ) ve karına takıldığında da MARD değerinin %9.6 (3-4 sefer kalibre edildiğinde ) olduğunu sayfasında belirtmiş
Guardian Sensör 3 için daha fazla bilgi almak için ” Üst Kolda Kullanılması Onaylanan Guardian Sensör 3 ” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Resim 1 : Diatribe
TAGS: abbottcgmdexcomdexcom g5dexcom g6diyabet teknolojilerifreestyle libreguardian connectguardian sensör 3kan şekeri ölçümükan şekeri testimedtronicsensör ve transmittersensörün doğruluğusürekli glikoz ölçüm sistemleritip 1 diyabet