Last additions - AMATÖR TELESKOP YAPIMI
091345 viewsTeleskop kullanıma hazır.Mar 29, 2018
092295 viewsTüpün dengesi sağlandıktan sonra kelepçeleri tutan vidalar sıkıştırılır.Mar 29, 2018
093293 viewsTüpü ileri geri oynatarak tüpün dengesi sağlanır.Mar 29, 2018
094272 viewsDobson kundağın tüpü tutacak olan parçaları gevşetilip tüp bunların içine takılıyor.Mar 29, 2018
095278 viewsBulucu parça teleskop tüpüne monte edildi.Mar 29, 2018
096267 viewsBulucu tüpün uygun bir yeri delindikten sonra tüpe takılmaya hazır.Mar 29, 2018
097254 viewsBulucu teleskop tüpüne takılmaya hazır.Mar 29, 2018
098259 viewsBulucunun ön taraftan görünümü.Mar 29, 2018
099263 viewsBulucu parçaları önce 2.5 matkap ile delindikten sonra vidalar ile birbirine bağlanıyor.Mar 29, 2018
101271 viewsAna ayna, ikincil ayna ve odaklayıcının aynı odak düzleminde olması gerekir. Bunu hizalama işine " Kollimasyon Ayarı " denir.
100270 viewsAna ayna ayarlandıktan sonra fotoğrafta görülen vidalar sıkılarak ayarın bozulmaması sağlanır.Mar 29, 2018
125.1256 viewsAyar vidaları gevşememesi için kontra vidalar da boşlukları alınana kadar sıkıştırılıyor.Mar 29, 2018
125.2270 viewsAna ayna ayar vidaları yaylı rondeladaki boşluk alınana kadar sıkıştırılması gerekiyor.Mar 29, 2018
102272 viewsİkincil ayna ayarlama parçasındaki vidalar ile ayarlanan ikincil aynanın odaklayıcıdan bakıldığındaki görüntüsü böyle olmalı.Mar 29, 2018
103310 viewsİkincil aynayı ayarlamak için, ayarlama parçası içinde bulunan vidaları 2 numara allen anahtar ile çevirerek yapılır.Mar 29, 2018
104290 viewsAna ayna fotoğraftaki gibi göründüğünde, ikincil aynanın açısı iyi demektir.Mar 29, 2018
105304 viewsOdaklayıcıdan bakıldığında ikincil aynadan ana aynayı görmek gerekiyor. Eğer fotoğraftaki gibi görünmüyorsa ikincil aynayı hafifçe sağa sola oynatarak görünür hale getirmek gerekiyor.Mar 29, 2018
106303 viewsİkincil ayna parçası 8 mm somun ile hafifçe sıkıştırılıyor.Mar 29, 2018
107289 viewsÖrümcek kolları ayarlandıktan sonra ikincil ayna takılabilir.Mar 29, 2018
108297 viewsÜç örümcek kolu da vidaların ayarlanması ile ve ölçülerek tam merkeze alınıyor. Mar 29, 2018
109294 viewsİkincil ayna ayarlama parçasının ortasına büyükçe bir vida takılıp parçanın ortalanması sağlanacak.Mar 29, 2018
110292 viewsÖrümcek kolları tüpün dışından da somunlar ile sıkılıyor.Mar 29, 2018
111282 viewsÜçüncü örümcek kolu da somun ile sıkıştırılıyor.Mar 29, 2018
112272 viewsDaha sonra üçüncü örümcek kolu da takılıyor.Mar 29, 2018
113302 viewsÖrümcek kollarının iki tanesi tüpteki deliklere takılıyor.Mar 29, 2018
114264 viewsÖrümcek kolları olan bu 4 mm gijonların ortadaki deliğe geçen parçanın geçmesine engel olmayacak mesafede sıkılması gerekiyor.Mar 29, 2018
115284 viewsİkincil ayna ayarlama parçasına, önce iki tarafına 4 mm gijon takılıyor ve somun ile sıkıştırılıyor. Mar 29, 2018
116286 viewsOdaklayıcı tüpe vidalanıyorMar 29, 2018
117293 viewsOdaklayıcı tüpte hazır bulunan deliklere takılıyor.Mar 29, 2018
119281 viewsAyna hücresi tüpün alt kısmına yerleştirilir. Farklı odak uzaklıklarında olabilecek aynalar için ayna hücresi kızaklarında farklı delikler var. Aynanın odak uzaklığını tam olarak ölçtükten sonra ayna hücresi kızakları uygun deliklere takılan vidalarla sabitlenir.Mar 29, 2018
118272 viewsTüpte hazır olan üç adet delikten takılan vidalar ayna hücresi kızaklarına geçirilerek somun ile güzelce sıkıştırılıyor.Mar 29, 2018
123266 viewsAynanın tam ortası işaretlendi.Mar 29, 2018
124265 viewsOrtası kesilen ayna çapındaki kağır aynanın üzerine tam olarak koyulur ve orta yerden işaretlenir. İşaret yapılan kalemin boyası beyaz olursa daha iyi görünür.Mar 29, 2018
125268 viewsAynayı ayna hücresine yerleştirmeden önde tam ortasına bir işaret yapmak gerekir. Bu işaret Kollimasyon ayarı sırasında çok faydalı olacak.
043368 viewsTesti yapılarak biçimlendirmesi bitmiş ayna alüminyum kaplanmaya hazır.Mar 28, 2018
044325 viewsAyna yüzeyini düzeltmek için yapılacak hareketler.
CoC = Merkez üstü merkezMar 28, 2018
045299 viewsAyna yüzeyini düzeltmek için yapılacak hareketler.
046335 viewsAyna yüzeyini düzeltmek için yapılacak hareketler.
047303 viewsAyna yüzeyini düzeltmek için yapılacak hareketler.
048335 viewsAyna yüzeyini düzeltmek için yapılacak hareketler.
049328 viewsElbette yüzey hataları olacaktır. Bu hatalar çeşitli çalışma hareketleri ile düzeltilebilir.
Genellikle ayna yüzeyi hakkında yorum yapabilmek için ronci testi sırasında RoC içinde 6 çizgi görüldüğünde bu fotoğraflanırsa hatanın ne olduğu söylenebilir ve buna göre çalışma şekli belirlenir.Mar 28, 2018
050303 viewsElbette yüzey hataları olacaktır. Bu hatalar çeşitli çalışma hareketleri ile düzeltilebilir.
051299 viewsElbette yüzey hataları olacaktır. Bu hatalar çeşitli çalışma hareketleri ile düzeltilebilir.
052323 viewsBiçimlendirmesi bitmiş bir aynanın RoC dışındaki görüntüsü.Mar 28, 2018
053316 viewsBiçimlendirmesi bitmiş bir aynanın RoC yakınlarındaki görüntüsü.Mar 28, 2018
054332 viewsBiçimlendirmesi bitmiş bir aynanın RoC içindeki görüntüsü.Mar 28, 2018
055323 viewsRonchi ızgarasından baktığımızda RoC içinde ve RoC dışında programdakine benzer görüntüler görebiliyorsak aynamız parabol olmuş ve yapımı bitmiş demektir.Mar 28, 2018
056344 viewsDeğerler girildikten sonra " Zero " tuşuna basarak olması gereken ronchi bantlarını görebiliriz. Zero tuşunun solundaki ayar ile RoC içinde ve RoC dışında bantların nasıl olacağını görebiliriz.
" Brighten " tuşuna her bastığımızda görüntüyü aydınlatabiliriz.Mar 28, 2018
060351 viewsAynayı 90 derece dik durumda tutacak ve düşmesine engel olacak bir aparata da ihtiyaç vardır.
Buna eğrilik yarıçapı " RoC " ( Radius of Curve ) denir.Mar 28, 2018
061342 viewsBu şekilde bir basit bir düzenek yapılabilir.
062354 viewsLed lamba ızgaranın arkasında olacak şekilde yerleştirilmiş olmalı ve aynaya çarpıp geri yansıyan led ışıkları tekrar ızgaradan geçip gözümüze ulaşmalı.Mar 28, 2018
063365 viewsAyna yeterince cilalandıktan sonra biçimlendirme aşamasına geçiyoruz.
059341 viewsO mesafede ronchi görüntüsünü yakalamak zordur, ilk önce aynaya yakın led ışığını görüp, test aletinin ızgarasından bakarak yavaş yavaş geriye doğru gitmek gerekir. Tam RoC noktasında aynada görülen ışık büyüyecek ve ayna yüzeyinin tamamını kaplayacaktır. İşte tam bu noktada ronchi testi yapılır.Mar 28, 2018
058354 viewsRonchi testi yaparken ayna yüzeyinde nasıl çizgiler görmemiz gerekir?
057327 viewsProgramı açtıktan sonra sol üst köşede girilmesi gereken değerler var.
Line (mm) ronchi ızgarasında 1mm de çizgi sayısıMar 28, 2018
064353 viewsEğer cila yetersiz ise yüzeyden daha çok ışık yansır.
Genelde aynanın ortası daha çabuk, kenarlar daha sonra cilalanır. Bu yüzden aynanın her tarafını bu şekilde test etmekte fayda vardır.Mar 27, 2018
065352 viewsEğer ayna yeterince cilalanmış ise lazer ışığı neredeyse hiç yansımaz.Mar 27, 2018
066366 viewsAynanın yeterince cilalanıp cilalanmadığını anlamak için kırmızı lazer ile test yapılabilir.
Aynanın yüzeyine 45 derece açı ile tutulan bir lazer ışığı ile yüzeydeki parlak veya parlak olmayan bölgeler kontrol edilir.Mar 27, 2018
067330 viewsSeryum oksit - su karışımı ile merkez üstü merkez ve yine % 40 - % 50 her iki tarafa taşırarak, ileri geri hareketler ile ve 10 - 15 hareket sonunda yaklaşık 30 derece çevirerek cilalama işlemi devam ediyor.
Tabi ki bu sırada lap bozulacak, reçine aletin üzerinden sökülecek. Bu reçine parçalarını tekrar cezve içinde eritip, yeniden lap yapımına başlamak gerekir.Mar 27, 2018
068345 viewsCilalama ve biçimlendirme süreci daha uzun bir süreç.
Örneğin, 15 cm çapındaki bu aynayı 15 saat cilalamak gerekiyor.Mar 27, 2018
069333 viewsCilalama lapımızın karelerinin üzerine seryum oksitin ayna yüzeyinde rahat bir şekilde dolaşması için, maket bıçağının uç kısmı ile küçük çizikler açıyoruz.
070333 viewsKenarları düzeltilen, kanalları açılan bu alete " Cilalama Lap' ı " diyoruz.
Reçine parçaları fırça ile güzelce temizlendi ve cilalama lapımız oluştu.Mar 27, 2018
071330 viewsSeryum oksit arada rahatça dolaşabilmesi için bu kanallar açılıyor.
072329 viewsBu işlemi yaparken maket bıçağının keskin ve soğuk olmasında büyük fayda var. Özellikle yaz aylarında el sıcaklığı ile ısınan bıçağın ucu reçineye yapışıyor ve kesme işlemi zorlaşıyor.
Bunun için içinde buzlu su olan bir bardağın içine maket bıçağını daldırıp sık sık soğutmak çok işe yarıyor.Mar 27, 2018
073331 viewsKenarlardan taşan optik reçine temizlendikten sonra kanalları da maket bıçağı ile açmak gerekiyor.
074345 viewsAletin kenarlarındaki taşmış reçine parçaları maket bıçağı ile temizlendi.Mar 27, 2018
075346 viewsAletin kenarlarından taşan optik reçineyi maket bıçağı yardımı ile temizlemek gerekir. Bu işlemi yaparken reçine parçalarının etrafa yayılmaması için özen göstermek gerekir. Ellere yapışan reçine parçaları bir süre sonra çıkabiliyor ancak kumaşa veya döşemelere yapışan reçinenin çıkma olasılığı çok düşük.
076348 viewsOptik reçine iyice soğuyup katılaştıktan sonra aynayı yatay bir şekilde çekerek üzerinden alabiliriz.
077336 viewsOptik reçine iyice soğuyup katılaşana kadar aynanın üzerine bir miktar ağırlık konulmasında fayda var.
078351 viewsSeryum oksit ile kaplanmış aynamın yüzeyini, kanalları açılmış ve hala sakız kıvamında olan optik reçinenin üzerine kapatıyoruz.
Ayana ile optik reçine arasında seryum oksit olduğu için reçine cama yapışmayacak.Mar 27, 2018
079356 viewsAynanın çukur yüzeyine daha önceden hazırladığımız seryum oksit - su karışımınından bir miktar döküyor ve ayna yüzeyine yaydırıyoruz.
080367 viewsOptik reçine tam soğumadan kanallar açılması gerekir.
081339 viewsOptik reçine tam olarak sertleşmeden kanallar açılması gerekir. Bu yüzden bu an biraz kritiktir. Yazın daha geç soğur, kışın daha çabuk. Bu yüzden reçine soğumaya başladığında sık sık kontrol edilmesi gerekir.
082332 viewsOptik reçine iyice katılaşmadan, sakız kıvamında iken, kenardaki yağlı kağıt sökülür. Eğer bu kağıt sökülmüyorsa biraz daha beklemek gerekir. Mar 27, 2018
083321 viewsAletin üzerine dökülen optik reçinenin soğuması beklenir.Mar 27, 2018
084334 viewsReçine iyice eriyip akışkan bir hale geldikten sonra aletin üzerine dökülür. Yaklaşık 1 - 1,5 cm. kadar yükseklik yeterlidir.Mar 27, 2018
085345 viewsOptik reçineyi bundan sonra bir daha kullanamayacağımız bir cezve yada buna benzer bir kap içinde çok kısık ateşte yavaşça eritiyoruz.
086368 viewsİnce aşındırma bittikten sonra sıra cilalamaya gelmiştir.
087368 viewsİnce aşındırma sırasında kullanılan aşındırıcılar oldukça küçük olduğu için bir su şişesinin içinde çok az su konularak çalkalanıp ayna üzerine dökülmesinde fayda var. Böylece tüm aşındırıcılar yüzeye daha kolay yayılıyor.
Tıpkı en başında olduğu gibi bu aşamanın sonuna kadar merkez üstü merkez ve % 40 - % 50 taşırma yaparak ve 10 - 15 hareket sonunda yaklaşık 30 derece çevirerek devam edilirse aynada küresel bir yüzey elde edilmiş olur.Mar 26, 2018
088369 viewsİnce aşındırma sırasında kullanılacak aşındırıcılar.Mar 26, 2018
096395 viewsKaba aşındırma işlemi sırasında kullanılacak aşındırıcı malzemeler.Mar 26, 2018
097416 viewsAyna yapımında kullanılacak tüm aşındırıcı malzemeler yeteri miktarda aşındırıcı seti içinde mevcut.Mar 26, 2018
089373 viewsİstenilen derinliğe gelinceye kadar ayna üstte olacak şekilde aşındırmaya devam edilir. Zaman zaman derinlik ölçülerek kontrol edilir.
090391 viewsPeki, aynanın derinliği ne kadar olmalı ?
Aynanın derinliğini 1,34 mm yapmamız gerekir.Mar 26, 2018
091388 viewsAyna istenilen derinliğe ulaşıncaya kadar 80 grit ile çalışma devam eder.
Her bir çizgi 0,01 mm dir. İbre bir tur attığında 1 mm derinlik ölçmüş olunur. Saat üzerinde siyah ( büyük ) ve kırmızı ( küçük ) rakamlar vardır. Derinlik ölçerken kırmızı rakamlar okunur.Mar 26, 2018
092366 viewsAyna ve alet karışmaması için, camların kenarlarına boyası çabuk çıkmayan bir kalem ile yazılması ve birbirine devamlı olarak bakacak yüzeylerin ok işareti ile işaretlenmesinde fayda var. Bir süre sonra hangi camın ayna, hangisinin alet olduğu karışabiliyor.Mar 26, 2018
093380 viewsZaman içinde aşındırma sesi azalacak, aşındırıcılar ve cam tozu çamur haline gelecek. O zaman ayna ve alet bir kap içinde yıkanıp, tekrar çalışma tezgahına konup bir sonraki aşındırma seansına geçilir. Buna WET adı verilir.Mar 26, 2018
094407 viewsAz miktarda aşındırıcı koyup biraz ıslattıktan sonra ayna olacak cam üstte olacak şekilde merkez üstü merkez ileri geri % 40 - % 50 taşırarak ve 10 - 15 hareket sonunda çalışma tezgahını 20 - 30 derece çevirerek aşındırmaya başlamış oluruz.
095381 viewsAşındırma işlemine ilk önce, en kalın tanecik büyüklüğü olan 80 grit aşındırıcı ile başlıyoruz.
DİKKAT !!! Eğer ıslatmadan aşındırma yaparsak, buradan çıkan aşındırıcı ve cam tozlarını solumak SİLİKOSİZ denilen hastalığa neden olabilir. Aşındırma sırasında aşındırıcı ve cam az miktarda ıslandığında bu sorun ortadan kalkar. Tedbir için iş eldiveni ve maske takılması önerilir.Mar 26, 2018
099453 viewsAlet olarak kullanacağımız şey illaki cam olması gerekmez. Ayna ile aynı çapta olması şartı ile, alçı disk üzerine yapıştırılmış seramik, demir disk, granit mermer gibi çok çeşitli malzemelerden de yapılabilir. Ancak küçük çapta yapılacak aynalar için en uygun ve ucuz olan alet, cam alettir.Mar 26, 2018
098387 viewsAşındırma işlemine başlamadan önce ayna ve alet olacak camların kenarları zımpara taşı ile pahlanmalıdır.
100441 viewsTeleskop aynası yapımı için öncelikle ayna olarak kullanacağımız bir cama ve alet olarak kullanacağımız aynı çapta bir başka cama ihtiyaç duyacağız.
120606 viewsAyna tutucu oringlerin, somunların ve pulun yakından görünüşü.Oct 14, 2017
121421 views6 mm düz somunların arasına 6 mm geniş pul takılıyor ve aynanın yüzeyine temas etmeyecek şekilde somunlar ayarlanarak sıkıştırılıyor. Aslında ayna yanındaki 12 mm çapındaki oringler aynayı güvenli bir şekilde tutuyor, ön tarafa koyulan bu pullar aynanın yerinden çıkabileceği durumlarda aynayı koruması için takılıyor.Oct 14, 2017
122420 viewsAna ayna hücresine takılıyor.Oct 14, 2017
126386 viewsOringlerin üzerine 6 mm düz somun takılıyor.Oct 14, 2017
127382 viewsHer Vidaya 3 er adet takılan 12 mm çapında oringler.Oct 14, 2017
128375 viewsAna aynayı yanlardan tutacak 12 mm çapındaki oringler, her vidaya üçer adet takılıyor.Oct 14, 2017
129377 viewsAna ayna altında duracak olan 25 mm çapındaki oringler, ayna hücresi üst parçasında bunun için açılan kanallara takılıyor.Oct 14, 2017
130386 views6 x 45 mm havşa allen başlı vidaların arkadan görünümü.Oct 14, 2017