2013 ~ BFM Makina Otomasyon
Systec IT 2000P IT2000P-Tartım Terminal...
BFM AİLESİ OLARAK YENİ YILINIZI KUTLAR MUTLU, SAĞL...
BFM AİLESİ OLARAK YENİ YILINIZI KUTLAR MUTLU, SAĞLIKLI ve BAŞARILI BİR YIL DİLERİZ.
Systec IT 2000P
IT2000P tartım modülü strain guage load cell kullanılan her türlü terazide kesin sonuçlar almak için tasarlanmıştır (örn: silo,tank veya platform terazisi). Ağırlık ve durum bilgisini profibus DP aracılığı ile PLC veya proses kontrol sistemine iletilir (örn: SIEMENS 57 veya PC57). IT2000P özelliklerine entegre edilmiş batch işlevselliği materyal akışı ve tolerans kontrolü profibus DP üzerinden başlatılabilir ve kontrol edilebilir. Entegre edilmiş klavye ve gösterge ile kilo kontolü yapılabilir. DIN rayına basit montajı sayesinde kurulum zamanından tasarruf imkanı. Bağlantı kabloların işlemi sökülebilir vidalarla rahatça gerçekleştirilebilir. Kalibrasyon için kolay anlaşılabilir direktifler.
Profibus DP Özellikleri: Veri aralığı 12Mbit/sec, konnektör DSUB9
A/D dönüştürücü 8 adet 4 veya 6 kablolu load cell’e kadar bağlanabilir.Çözünürlük 30,000d, dahili çözünürlük 524,000d, W&M onaylı çözünürlük %80 ölü ağırlıkta 6000d, saniyede max. 50 filitre edilmiş güncelleme, tekli ve çoklu kalibrasyon imkanı. Kalibrasyon profibus DP, gösterge ve klavye üzerinden seçilebilir. 16 karakter ve arka aydınlatmalı gösterge, info-key profibus giriş/çıkış veri kelimelerini gösterir. Doğrulama, dara ve sıfır ayarı için ek fonksiyon tuşu. Güç kesintisinde veri deposu koruması, şifre korumalı, kalibrasyon verileri koruma, modüller yeni kalibrasyon olmadan değiştirilebilir. Paslanmaz çelik gövde, titreşime karşı duyarsız/korumalı, IP20 koruma, besleme gerilimi 12-30VDC, güç tüketimi max 4,5W.