Instron » Test Çözümleri » Test Tipine göre » Çekme » ISO 13934-2
ISO 13934-2 Kumaşların Çekme Özellikleri
Bu yöntem, başlıca dokuma tekstil kumaşlarına uygulanmaktadır. Diğer tekniklerle üretilen kumaşlara da uygulanabilir fakat genellikle elastik dokuma kumaşlarına, geotekstil, dokusuz, kaplamalı kumaşlara; cam-tekstil dokuma kumaşlarına ve karbon fiber ya da poliolefin şeritli ipten yapılmış kumaşlarda uygulanmaz. Bu yöntem, kavrama testi ile standard atmosfer ortamnda ve (veya) nemli durumda maksimum kuvvet ve bu kuvvetteki uzama miktarını bulmak için kullanılacak yöntemleri niteler.
Numnune, bir sette uzunlamasına doğrultuda, diğer birinde ters doğrultuda kavranır. Temel prensipte, numune merkezinden belirli bir çene yüzeyine temas edecek şekilde çeneye tutturulur ve sabit hızda kopma olana kadar uzatılır (çekilir). Maksimum çekme dayanımı, üründe kaydedilen kuvvet ve uzama özellikleridir. Testi kaydederken yüksek hızlı, akıllı test verisi kaydı özelliğinin kullanılmasını tavsiye ederiz. Bilgisayara 100 Hz ya da daha fazla transfer oranı gerçekleştiğinde tüm çukur ve tepe noktalarını yakalanabilir ve kaydedilir.
Malzemeleri çekme testi sistemlerine yerleştirmek için kauçuk kaplı çene yüzeyleri takılmış hava tahrikli yanal çeneler kullanıyoruz. El hareketiyle çalışan çeneler de işe yaramalarına rağmen birçok kullanıcı kullanım rahatlığı, testin tekrarlanabilirliği ve üretkenlik sebebiyle hava tahrikli çeneleri tercih etmektedir. Bu çeneler kavrama basıncını ayarlamanızı sağlarken, manuel olanlarda numune üzerindeki kavrama basıncı kullanıcının gücüne bağlıdır (bu sebeple tekrarlanabilir olmaları zordur). Ayrıca çene basıncı ve numune hizalaması bu testlerde çok önemlidir. Fazla çene basıncı önceden kırılmalar, kopmalar yaratabilirken; yetersiz çene basıncı numunenin kaymasına ve çene üzerinde ya da yakınında kopmaya sebep olabilir. Hava tahrikli çeneler hem tek kolonlu hem de çift kolonlu tasarımlarla uyumludur. Bluehill® 3 Test Yazılımı, bu tarz testlerde numunede oluşabilecek herhangi bir gevşemeyi önlemek için numune gereken ön yüklemeyi oluşturmak, numune detaylarını girmek, istenilen test kontrollerini ayarlamak, gerekli sonuç ve istatistikleri hesaplamak ve standarda uyumlu test raporları hazırlamakta tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.
Test fikstürü ve ihtiyaç duyulan sonuçları tamamen anlamak için ISO13934-2’yi tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.