Uygulamalar - KONICA MINOLTA Europe
Cl-500A sadece aydınlatma ölçümleri için değil ayrıca LED, OLED ve EL aydınlatmaları gibi yeni nesil ışık kaynaklarının spektral değerlendirmesi için de kullanılabilen kompakt, hafif bir spektrofotometredir.
CL-500A çoklu sensörlerin ve ROE (Renk Oluşturma Endeksi)’nin ölçümü için optik kafesleme kullanımını mümkün kılar. ROE bir ampulün veya ışığın renk-oluşturma değerlerinin sayısal ölçümüdür ve objektif kriterler sağlamak için tanımlanmıştır. CL-500A R1’den R15'e olan ayrı ayrı endeksler gibi ROE (Ra) değerinin ölçer ve gösterir. Gerçek şu ki CL-500A; LED, OLED, Çok Yüksek Basınçlı ampuller vb. gibi ışık kaynaklarının dar bant ölçümü için mükemmel uyan spektral sensörlü araç anlamına gelmektedir. Spektral sensörlü detektörün başka bir yararı ise spektral dağılımı grafik formunda görüntüleme yeteneğidir.
Lüks ve foot-candela, Kelvin cinsinden renk sıcaklığı (CCT), xy renklilik ve u’v’ renk boşluğu, tristumul değerleri XYZ, ∆uv, baskın dalgaboyu ve ışığın çıkış saflığı gibi fotometrik üniteler ayrıca ölçülebilir.
CL-500A’nın hafif ve portatif tasarımı, ışıklandırma endüstrisindeki birçok uygulamayla kullanımını mümkün kılar. Dahili gösterge özelliği CL-500A'yı bilgisayar ihtiyacı duyulmadan tek başına çalışabilen bir araç olmasını mümkün kılmıştır. Son derece portatif CL-500A, ihtiyaç duyulan her yerde CRI veya ampullerin ve LEDlerin renk sıcaklığının ölçülmesini mümkün kılar. Spektral yansımalı dalga formu ve uç dalga boyları ayrıca ünite üzerinde doğrudan görüntülenebilir.
Cihazla birlikte gelen standart veri yönetimi yazılımı (CL-S10w), spektral yansıma değerleri göstergesi, spektral dalga formu, renk oluşturma endeksleri grafiği gibi ölçüm verilerini doğrudan Excel’e aktarabilir ve LED gruplama özelliğini sunar. 10CL-500A ünitelerinin birlikte bağlanmasıyla çoklu nokta ölçümleri gerçekleştirilebilir. Daha fazla özelleştirilmiş uygulama için, yazılım gelişim kiti veri ve uygulama üzerinde iyi bir kontrol sağlamak için ücretsiz olarak sunulmaktadır.