Perasetik asit için DULCOTEST® sensörleri - ProMinent
Perasetik asitin DULCOTEST® sensörleri ile güvenilir Online ölçümü.
DULCOTEST® perasetik asit Perasetik asit özellikle gıda ve içecek endüstrisinde ancak ... sözlükte daha fazlası sensörleri ürün hattımız ile farklı ölçüm alanları için iki sensör tipi vardır.
İlaç ve tıp tekniğinde dezenfeksiyon
PAA 1-mA-200ppm tipi ölçüm alanı: 0 – 200 ppm
PAA 1-mA-2000ppm tipi ölçüm alanı: 0 – 2.000 ppm
Kullanım koşulları: 45 °C’ye kadar sıcaklık, 3 bar’a kadar basınç (30 °C)
Perasetik asit sensörü PAA 1-mA
Hidrojen peroksite karşı çapraz hassasiyet olmadan perasetik asit ölçümü için sensör. Kirli yıkama suyunda ve atık suda uygulama için
Ölçüm büyüklüğü: Perasetik asit, ek kimyasal olan hidrojen peroksite karşı çapraz hassasiyet yok
Ölçüm büyüklüğü Perasetik asit
Referans yöntemi Titrasyon
pH aralığı 1,0 … 9,0 (Perasetik asit stabilite alanı)
Çapraz hassasiyet Ozon, klor dioksit, klor, brom
Sıcaklık 1 … 45 °C
İzin verilen sıcaklık değişikliği 0,3 °C/dak
Devreye girme süresi t90 ≈ 3 dak
Maks. basınç 3,0 bar, (30 °C, DGM’de)
Akış 30…60 l/s (DGM ya da DLG III akış vericisi ile)
Seçicilik Hidrojen peroksite karşı seçici perasetik asit
Tipik uygulama Cleaning in Place (CIP) içerisinde bileme, rinser, katyonik ve anyonik tensid mevcudiyetinde de uygundur. Hidrojen peroksit yanında perasetik asitin seçici ölçümü mümkündür.
Bilgi: Sensörlerin akış vericisi DLG II’ye ilk defa monte edilirken bir montaj seti (sipariş no. 815079) gereklidir.
Şunun ile ilgili indirmeler Perasetik asit için DULCOTEST® sensörleri
dp01 tr_TR www.prominent.com.tr TR tr TR tr ["TR" ] ../../../../Search-Engine/Searchresults.html Ad Soyad - Geçerlilik alanı seç - - Dil seç - İndirme ProMinent’in belgesi Burada ProMinent’in ilginç bir belgesini bulabilirsiniz: İndirme Gönder Maalesef arama sonucu bulunamamıştır. Lütfen tüm kelimelerin doğru yazılımını kontrol edin veya daha az veya başka kelimelerle aramayı tekrar deneyin. Seminer katılımcıları p-sensors-peracetic-acid - Ürün seç - Akış ölçüm cihazı DulcoFlow® Brom için DULCOTEST® sensörleri Çok helezonlu dozlayıcı TOMAL® Çoklu dozlama yerli klor dioksit tesisi Bello Zon® CDLb Çözülü oksijen için DULCOTEST® sensörleri Depolama kabı Döner pistonlu pompa ROTADOS Dozlama cihazı Promatik® Dozlama kabı Dozlama sistemi DULCODOS® Ammoniak Dozlama sistemi DULCODOS® eco (DSBa) Dozlama sistemi DULCODOS® modular (DSKa) Dozlama sistemi DULCODOS® Pool Basic Dozlama sistemi DULCODOS® Pool Comfort Dozlama sistemi DULCODOS® Pool Professional Dozlama sistemi DULCODOS® Pool Soft Dozlama sistemi DULCODOS® üniversal (DSUa) Dozlama sistemi DULCODOS® universal mini Dozlama sistemi POLYMORE Dozlama sistemi PolyRex Dozlama sistemi Ultromat® ULFa (kesintisiz tesis) Dozlama sistemi Ultromat® ULPa (sarkaç tesisi) DULCO®Vaq klor gazı için enjektör DULCO®Vaq klor gazı için otomatik acil kapatma sistemi DULCO®Vaq klor gazı için vakum komütatörü DULCO®Vaq lor gazı için motor ayar valfi DULCOMARIN® 3 ölçüm ve ayar sistemi DULCOTEST® DULCO® turb C bulanıklığı için ölçüm yeri DULCOTEST® pH sensörleri DULCOTEST® Redoks sensörleri DULCOTEST® sıcaklık sensörleri DULCOTROL® atık su ölçüm ve ayar sistemi Duodos basınçlı havalı membran pompası Eksantrik helezon pompası Spectra Elektroliz tesisi CHLORINSITU® IIa Elektroliz tesisi CHLORINSITU® III Compact Elektroliz tesisi CHLORINSITU® III Elektroliz tesisi CHLORINSITU® IV Compact Elektroliz tesisi CHLORINSITU® V Plus Elektroliz tesisi CHLORINSITU® V Elektroliz tesisi DULCO®Lyse Fıçı pompası DULCO®Trans Florür için DULCOTEST® sensörleri Foto metre Hidrojen peroksit için DULCOTEST® sensörleri Hidrolik membranlı dozaj pompası Evolution mikro Hidrolik membranlı dozaj pompası Orlita® Evolution Hidrolik membranlı dozajlama pompası Hydro/ 2 Hidrolik membranlı dozajlama pompası Hydro/ 3 Hidrolik membranlı dozajlama pompası Hydro/ 4 Hidrolik membranlı dozajlama pompası Makro/ 5 Hidrolik membranlı dozajlama pompası Orlita® MF Hidrolik membranlı dozajlama pompası Orlita® MH Hortum dozlama pompası DULCO flex Control Hortum pompası DULCO®flex DF2a Hortum pompası DULCO®flex DF4a Hortum pompası DULCO®flex DFBa Hortum pompası DULCO®flex DFCa Hortum pompası DULCO®flex DFDa İletkenlik için DULCOTEST® sensörleri İşlem hidrolik membranlı dozaj pompası Zentriplex API 674 Klor dioksit için DULCOTEST® sensörleri Klor dioksit sistemi Bello Zon® CDKd Klor dioksit sistemi Bello Zon® CDVd Klor dioksit tesisi Bello Zon® CDEb Klor dioksit tesisi Bello Zon® CDLb Klor gazı dozlama cihazı DULCO®Vaq Klor gazı DULCO®Vaq için basınç komütatörü Klor gazı DULCO®Vaq için buharlaştırıcı Klor gazı DULCO®Vaq için nötralizatör Klor gazı için vakum dozlama regülatörü DULCO®Vaq Klorit için DULCOTEST® sensörleri Manyetik membranlı dozajlama pompası Beta® Manyetik membranlı dozajlama pompası gamma/ X Manyetik membranlı dozajlama pompası gamma/ XL Membranlı dozajlama pompası Makro TZ Membranlı dozajlama pompası Makro/ 5 Membranlı dozajlama pompası ProMinent EXtronic® Meta pistonlu dozajlama pompası Motorlu membranlı dozaj pompası Sigma X kumanda tipi – Sigma/ 1 - S1Cb Motorlu membranlı dozajlama pompası Vario C Motorlu-membranlı dozajlama pompası alpha Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma X kumanda tipi – Sigma/ 2 - S2Cb Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma X kumanda tipi – Sigma/ 3 - S3Cb Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma/ 1 (temel tip) Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma/ 2 (temel tip) Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma/ 3 (temel tip) Nano filtrasyon tesisi Dulcosmose® NF Ölçüm dönüştürücüsü DULCOMETER® DMTa Ölçüm dönüştürücüsü DULCOMETER® DULCOPAC Ölçüm ve ayar cihazı AEGIS II Ölçüm ve ayar cihazı DULCOMARIN® II Ölçüm ve ayar cihazı DULCOMETER® Compact Ölçüm ve ayar cihazı DULCOMETER® D1Cb/D1Cc Ölçüm ve ayar cihazı DULCOMETER® diaLog DACb Ölçüm ve ayar sistemi DULCOTROL® içme suyu/F&B Orlita® Evolution API 674 işlem hidrolik membranlı dozaj pompası Otomatik klor gazı dozaj cihazı DULCO®Vaq Ozon için DULCOTEST® sensörleri Ozon tesisi OZONFILT® OZMa Ozon tesisi OZONFILT® OZVb Perasetik asit için DULCOTEST® sensörleri Pistonlu dozajlama pompası Makro TZ Pistonlu dozajlama pompası Orlita® DR Pistonlu dozajlama pompası Orlita® Evolution Pistonlu dozajlama pompası Orlita® PS Pistonlu dozajlama pompası Sigma/ 2 (kumanda tipi) Pistonlu dozajlama pompası Sigma/ 2 (temel tip) Pistonlu dozma pompası Makro/ 5 Şarj işletimi için dozlama sistemi Ultromat® MT Serbest klor için DULCOTEST® sensörleri Sistem çözümü OZONFILT® Compact OMVb SlimFLEX 5a ölçüm ve ayarlama cihazı Taşınabilir ölçüm cihazı Portamess® ölçüm büyüklüğü iletkenliği Taşıyıcı ölçüm cihazı Portamess® ölçüm büyüklüğü pH/Redoks Ters osmoz Dulcosmose® BW Ters osmoz tesisi Dulcosmose® SW Ters osmoz tesisi Dulcosmose® TW Tomal® Big Bag boşaltma istasyonu Toplam klor için DULCOTEST® sensörleri Toplam mevcut klor için DULCOTEST® sensörleri Ultrafiltrasyon tesisi Dulcoclean® UF Ultromat® ULDa dozlama sistemi (çift çubuklu tesis) UV sistemi Dulcodes LP F&B UV tesisi Dulcodes A UV tesisi Dulcodes LP sertifikalıdır UV tesisi Dulcodes LP-PE plastik UV tesisi Dulcodes LP UV tesisi Dulcodes MP von Taine® santrifüj pompası Yer çekimi filtresi Yüksek basınçlı hidrolik metal membranlı dozajlama pompası Orlita® MHHP