Instron » Test Çözümleri » Standarda göre » ASTM » ASTM D3364
ASTM D3364 PVC (Polivinil Klorür) için Akış Hızının Belirlenmesi
Standart içeriğindeki test yöntemi; geniş aralıktaki erime viskoziteleri ne sahip PVC bileşiklerinin kalite kontrol testleri için kullanılmaktadır. Bu test ile; akış hızıyla ilişkili çeşitli polimer kararsızlıklarının tespit ve kontrol edilebilmesinin yanı sıra, poli (vinil klorür) bileşiklerinin Erime Akış Hızlari na (MFR veya MFI) ait ölçümlerin yapılabilmesi de sağlanmaktadır. Bu test yöntemi; ölçüm hassasiyetinden dolayı proses şartlarının arasındaki bağlantının kurulabilmesi ve prosesteki değişen koşulların süreci olumlu etkilemesi için kullanılan elverişli bir yöntemdir. Bu test; ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama, öğütme veya karıştırma esnasında meydana gelen belirgin değişikliklerin tespit ve takip edilebilmesini sağlamaktadır. Bu işlemler esnasında; sıcaklık etkisinden dolayı termal kararsızlık, polimer bağlantıların hasar görmesinden dolayı kopma istikrarsızlığı ve elementlerin moleküler ağırlıklarının veya viskozitelerinin dağılımının homojen olmamasından dolayı meydana gelen reolojik kararsızlık olmak üzere, üç farklı tip ölçüm kararsızlığı oluşmaktadır.
PVC numunelerinin 175° C’de gerçekleştirilen testinde; 20 kg toplam yükün otomatik uygulanması için bir motorlu ağırlık taşıyıcı, piston yer değişiminin ölçümü için bir enkoder, bir otomatik kesici ve yük altındaki ön ısıtma sırasında kalıbı tıkamak için bir nozul tıkama aparatı ile donatılmış CEAST Modüler Erime Akış Test Cihazının kullanımı önerilmektedir. PVC malzemelerin korozif özellikleri nedeniyle, test esnasındaki malzeme ve metal arasında herhangi bir etkileşimi n önlenmesi için, cihaz korozyona dayanıklı özel bir kit ile yapılandırılmıştır. Test sırasında 120 ° giriş açısına sahip ve 2,095 x 23.25mm boyutlarında bir kalıp kullanılmakta olup, tambur içine beslenen malzeme miktarı 2.15 g’ dır.
PVC numunesi ile yapılan test sonucunda, düzenli bir akışın ve enkoderin ölçüm aldığı noktaların standart sapmasının %1’ den küçük olduğu görülmüştür. Ölçülen MFR değeri 7,27 g/10 dk, ilgili MVR değerinin 5,99 cm3/10 dk ve ölçülen eriyik yoğunluğunun 1,2 g/cm3 olduğu saptanmıştır.