T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI. Tezi Hazırlayan Derya İNAN
Download "T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI. Tezi Hazırlayan Derya İNAN"
1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI Tezi Hazırlayan Derya İNAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Ümmihan T. YILMAZ Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ekim 2013 NEVŞEHİR2 3 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI Tezi Hazırlayan Derya İNAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Ümmihan T. YILMAZ Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ekim 2013 NEVŞEHİR4 5 6 TEŞEKKÜR Tez çalışmalarım sırasında, kendi bilgi, tecrübe ve ilgisiyle beni destekleyen ve her konuda bana yardımcı olan danışman hocam Sayın Doç. Dr. Ümmihan T. YILMAZ a teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarıma başlarken ve çalışmalarım sırasında bilgi ve tecrübeleriyle bana yardımcı olan Kimya Bölümü Anabilim Dalı başkanımız Sayın Prof. Dr. Haşim YILMAZ a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Aysel KEKİLLİOĞLU na ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Ramazan MERT e teşekkürlerimi sunarım. Son olarak bana olan desteklerinden ve fedakarlıklarından dolayı sevgili anneme, babama ve ağabeyime; aynı zamanda çalışmalarıma devam edebilmem için gerekli izinleri veren Nevşehir Gıda Tahlil A.Ş. Genel Müdürü Sayın Uğur AYDOĞAN a, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncer GÖK e, sevgili iş arkadaşlarıma ve bana olan yardımlarından dolayı, sevgili arkadaşım Mevlüt TOSUN a sonsuz teşekkür ederim. iii7 HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI (Yüksek Lisans Tezi) Derya İNAN NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ekim 2013 ÖZET Histamin gibi bazı biyojen aminler çeşitli gıdalarda bulunurlar. Biyojen aminlerin yüksek derişimleri doğrudan veya dolaylı toksik etkiye sebep olabilmektedir. Bu nedenle eser miktardaki histamin tayini önemlidir. Bu çalışmada Kare Dalga Sıyırma Voltametrisi (KDSV) ve Dönüşümlü Voltametri (DV) yöntemleri kullanılarak histaminin elektrokimyasal davranışı çalışılmıştır. Cu(II) iyonları ve histamin varlığında Cu(II)-histamin kompleksine ait yeni bir pik gözlenmiştir. ph 10 da (BR tampon çözeltisinde) Cu(II)-histamin kompleksine ait indirgenme piki, optimum şartlar altında standart histamin eklemelerine karşılık kantitatif artışlar göstermiştir. KDSV yöntemi ile -388 mv da gözlenen keskin pik kullanılarak eser miktardaki histaminin doğrusal çalışma aralığı 1,0 μm 8,0 μm ve 3,0 x10-5 mol L -1 9,0 x10-5 mol L -1 olarak tespit edilmiştir. Gözlenebilme sınırı ve tayin sınırı sırasıyla 0,33 ve 1,0 μm olarak elde edilmiştir. Önerilen metot çeşitli balık numunelerindeki histamin tayini için başarıyla uygulanmıştır. Bazı inorganik ve organik tuzların histamin tayinine etkisi incelenmiştir. ph 10 da 0.00 mv ile -900 mv [Ag/AgCl (3 mol/ L -1 NaCl)] aralığında asılı cıva elektrot üzerinde Cu(II)-histamin kompleksine ait dönüşümlü voltamogramı alınmıştır. Alınan voltamogramda -328 mv da anodik bir pik ve -430 mv da ise katodik bir pik elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Histamin, Tayin, Balık, Kare Dalga Sıyırma Voltametrisi, Dönüşümlü Voltametri. Tez Danışman: Doç. Dr. Ümmihan T. YILMAZ Sayfa Adeti: 66 iv8 DETERMINATION OF HISTAMINE BY SQUARE WAVE STRIPPING VOLTAMMETRY AND APPLICATION (M. Sc. Thesis) Derya İNAN NEVŞEHİR UNİVERSİTY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLİED SCİENCES October 2013 ABSTRACT Biogenic amines such as histamine can be found in various foods. Biogenic amines can cause direct or indirect toxicity when their concentration levels are high. Therefore, determination of trace histamine is very important. In this work, the electrochemical behavior of histamine was studied using the Square Wave Stripping Voltammetry (SWSV) and Cyclic Voltammetry (CV). In the presence of Cu(II) and histamine a new voltammetric peak appears which corresponds to a Cu(II) histamine complexes. The voltammetric reduction corresponding to the Cu(II) histamine complex peak at ph 10 (BR buffer solution) showed quantitative increments with the additions of standard histamine solution under the optimal conditions. By SWSV a single, sharp peak at about -388 mv is obtained, allowing trace determination of histamine in the range 1,0 μm 8,0 μm and 3,0 x10-5 mol L -1 9,0 x10-5 mol L -1 with a linear calibration. The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were obtained as 0,33 and 1,0 μm, respectively. The proposed method was successfully applied to the determination of histamine in various fish samples. The influences of some other commonly found inorganic and organic salts on the determination were also examined. A cyclic voltammogram of Cu(II)-histamine complex was obtained on a hanging mercury drop electrode at ph 10.0 during the potential scan from 0.00 mv to -900mV vs. Ag/AgCl (3 mol L -1 NaCl). From repetitive cyclic voltammograms, one anodic peak at -328 mv and one cathodic peak on the reverse scan at -430 mv were recorded. Keywords: Histamine, Determination, Fish, Square Wave Stripping Voltammetry, Cyclic Voltammetry. v9 Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ümmihan T. YILMAZ Page Number: 66 vi10 İÇİNDEKİLER KABÜL VE ONAY SAYFASI.. i TEZ BİLDİRİM SAYFASI...ii TEŞEKKÜR iii ÖZET...iv ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER vii TABLOLAR LİSTESİ..x ŞEKİLLER LİSTESİ....xi RESİMLER LİSTESİ...xiii SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ...xiv 1.BÖLÜM GİRİŞ 1 2.BÖLÜM GENEL BİLGİLER BÖLÜM ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERİN TEORİSİ Voltametri Polarografi Uyarma Sinyalleri Doğrusal Taramalı Voltametri Voltametrik Cihazlar Voltametrik Elektrotlar Voltamogramlar Hidrodinamik Voltametri Kare Dalga Voltametrisi Dönüşümlü Voltametri Sıyırma Yöntemleri Mikroelektrotların Kullanıldığı Voltametri Voltametrik Dalgalara Kompleks Oluşumunun Etkisi Voltametride ph nın Önemi Destek Elektrolit Seçimi vii11 4.BÖLÜM DENEYSEL ÇALIŞMALAR Materyal ve Metot Voltametri cihazı Çalışma elektrodu Civanın temizlenmesi Referans elektrot Karşıt elektrot ph metre Azot gazı Reaktifler, Çözeltiler ve Hazırlanmaları Kullanılan reaktifler Çözeltilerin hazırlanması BÖLÜM DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA Histaminin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi, Tayini ve Analitik Tayini ve Uygulamaları Destek elektrolit seçimi ve ph etkisi Fosfat destek elektrolitinde histaminin voltametrik davranışının incelenmesi Sülfürik asit ve sülfat iyonları destek elektrolitinde histaminin voltametrik. davranışının incelenmesi HAc/NaAc destek elektrolitinde histaminin voltametrik davranışının incelenmesi Britton - Robinson (B-R) tamponunda histaminin voltametrik davranışının incelenmesi Girişim Etkisi Elektroaktif iyonların girişim etkilerinin incelenmesi Elektroaktif olmayan iyonların girişim etkilerinin incelenmesi Histaminin Dönüşümlü Voltametri (DV) Çalışmaları Biriktirme Süresinin Histamin Tayinine Etkisi Histaminin Çeşitli Balık Numunelerindeki Tayini Konserve hamsi balığında histamin tayini...55 viii12 Dondurulmuş tinca tinca balığında histamin tayini Dondurulmuş cyprinus carpio (sazan) balığında histamin tayini BÖLÜM SONUÇLAR 60 KAYNAKLAR...62 ÖZGEÇMİŞ.66 ix13 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1. Histaminin özellikleri Tablo 5.1. Histaminin çeşitli destek elektrolitlerdeki voltametrik davranışı..36 Tablo ,0 ml B-R tamponunda histamin ve Cu-histamin (Cu-hist.) kompleksinin voltametrik davranışının ph ile değişiminin incelenmesi 43 Tablo 5.3. ph 10,0 B-R tamponu destek elektrolitinde Cu(II) iyonları varlığında farklı derişimlerdeki Cu-hist kompleksinin miktar tayini (1x10-6 M histamin hücrede).. 45 Tablo ,0 ml ph 10,0 B-R tamponunda ve 0,2 ml 1x10-3 M Cu(II) çözeltisinde 1x10-4 M histamine bazı iyonların girişim etkilerinin incelenmesi...49 Tablo 5.5. Dönüşümlü voltametri çalışmalarında tarama hızına karşı elde edilen pik akımları ve pik potansiyelleri.. 52 Tablo 5.6. Çeşitli balık numunelerindeki histaminin tayini ( güven aralığı % 90)...59 x14 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Histaminin kimyasal formülü ve oluşumu.. 3 Şekil 3.1. Voltametrik ölçümlerde kullanılan bir hücrenin şeması 10 Şekil 3.2. (A) 1 M HCl ve (B) 1 M HCl de 10-4 M Cd +2 çözeltilerinin polarogramları Şekil 3.3. Voltametride kullanılan zamana karşı potansiyel uyarım sinyalleri ve elde edilen voltamogramların şekilleri Şekil 3.4. Asılı civa damla elektrodu Şekil 3.5. Damlayan civa elektrot Şekil 3.6. Hava ile doyurulmuş 0,1 M KCl çözeltisindeki oksijen indirgenme voltamogramı Şekil 3.7. Tipik bir indirgenme reaksiyonunun simülasyon ve deneysel voltamogramları Şekil ,0 ml ph 10,0 da SO 4 iyonu destek elektrolitindeki histaminin voltamogramı.38 Şekil ,0 ml ph 8,0 de HAc/NaAc destek elektrolitinde Cu(II) çözeltisi ortamındaki histaminin voltamogramı.39 Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponu destek elektrolitindeki histaminin voltamogramı.. 40 Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponu destek elektrolitinde Cu(II) iyonları varlığında Cu-hist kompleksinin farklı derişimlerdeki voltamogramı Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponu destek elektrolitinde Cu(II) iyonları varlığında Cu-hist kompleksinin farklı derişimlerdeki voltamogramı Şekil 5.6. Kalibrasyon grafiği ( 1x10-6 M 8x10-6 M histamin)...45 Şekil 5.7. Kalibrasyon grafiği ( 3x10-5 M 9x10-5 M histamin)..46 Şekil 5.8. Pb +2 iyonunun histamin tayinine girişim etkisinin incelenmesi 48 Şekil 5.9. Cl - iyonunun histamin tayinine girişim etkisinin incelenmesi..49 Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponunda 0,2 ml 1x10-3 M Cu(II) iyonları varlığında 0,6 ml 1x10-4 M Cu-hist kompleks pikinin dönüşümlü voltamogramı.. 50 xi15 Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponunda 0,2 ml 1x10-3 M Cu(II) iyonları varlığında 0,6 ml 1x10-4 M Cu-hist kompleks pikinin tarama hızı ile değişiminin incelenmesi.. 51 Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponunda 0,2 ml 1x10-3 M Cu(II) iyonları varlığında 0,6 ml 1x10-4 M Cu-hist kompleks piki akımlarının tarama tarama hızı ile değişiminin incelenmesi Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponunda 0,2 ml 1x10-3 M Cu(II) iyonları varlığında 0,6 ml 1x10-4 M Cu- hist kompleks piki akımlarının tarama hızının karekökü ile değişiminin incelenmesi...53 Şekil ,0 ml ph 10,0 B-R tamponunda 0,2 ml 1x10-3 M Cu(II) iyonları varlığında logv ye karşı logipk nın değişiminin incelenmesi Şekil Konserve hamsi balığı numunesindeki histaminin kare dalga sıyırma voltametrisi ile tayini Şekil Dondurulmuş tinca tinca balığı numunesindeki histaminin kare dalga sıyırma voltametrisi ile tayini...57 xii16 RESİMLER LİSTESİ Resim 4.1. Bas model elektrokimyasal analizör Resim 4.2. Azot gazı ile çalışan asılı damla civa elektrot sistemi xiii17 SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ Çalışmalarda kullanılan bazı simge ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. Simgeler Açıklama i d E 1/2 Limit akımı, (A) Yarı dalga potansiyeli, (V) E Uygulanan potansiyel, (V) t Damla ömrü, (s) i p Pik akımı, (A) E p Pik potansiyeli, (V) Pt Platin k Randless-Sevcik sabiti i s Sınır akımı, (A) x Elektrottan olan uzaklık, (cm) F Faraday sabiti, (C/eg) D Difüzyon katsayısı, (cm 2 /s) n Transfer edilen elektron sayısı, (eg/mol) A Elektrodun yüzey alanı, (cm 2 ) E 0 Standart potansiyel, (V) Epa Anodik pik potansiyeli, (V) Epk Katodik pik potansiyeli, (V) Ipk Katodik pik akımı, (A) Ipa Anodik pik akımı, (A) Id Difüzyon akımı, (A) I Damla ömrü sonundaki akım, (A) E Puls genliği, (V) Kısaltmalar KDSV DV FDA CAS HPLC FDL MS DCE DC DPP TAST ACDE Açıklama Kare dalga sıyırma voltametrisi Dönüşümlü voltametri Amerika Birleşik Devletleri Gıda Örgütü Kimyasal kuramlar serisi Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Floresans algılama Kütle spektroskopisi Damlayan civa elektrodu Normal polarografi Diferansiyel puls polarografisi Akım-örnekleme polarografisi Asılı civa damla elektrodu xiv18 1.BÖLÜM GİRİŞ Histamin, vücudun birçok dokusunda, özellikle de akciğer, karaciğer ve sindirim sistemi dokularında bulunan azotlu bir bileşik olup, histidin aminoasitinin vücutta dekarboksilasyona uğraması neticesinde meydana gelir ve birçok etkisi vardır. Histamin vücudun çeşitli bölgelerinde yaygın olarak bulunan ve yapıldığı yerde etkisini gösteren lokal etkili bir peptittir. Histamin, küçük atar damarlarda genişlemeye ve kılcal damarlarda geçirgenliğin artmasına, toplardamarların büzülmesine sebep olarak tansiyonu düşürür. Deride kızarıklık, şişme ve kaşıntıya sebep olur. Beyin damarlarını genişletirse yarım baş ağrısına sebep olabilir. Bronş düz kaslarını kasarak nefes darlığına yol açabilir. Midede, tükrük bezlerinde ve bronşların salgı hücrelerinde ifrazatı arttırır. Vücuttaki dokuların çoğunda histamin bulunur. Fakat cilt, mide ve barsaklarda dokunun gramı başına histamin miktarı 10 mikrogramdır. Histamin bazı böceklerin zehirlerinde de bulunur. Yabani arının zehiri % 2 gibi yüksek bir nisbette histamin içerebilir. Tatarcık ve ısırgan otları histamin içerdiğinden, kaşıntı ve şişmeye sebep olurlar. Vücuttaki mast hücreleri yüksek miktarlarda histamin içerirler. Mast hücrelerini uyaracak etkiler neticesinde mast hücrelerinden histamin boşalır ve bunun ortaya çıkardığı durumlar görülür. Saman nezlesinde çiçek tozları alerjiye sebep olarak, histaminin boşalmasıyla burunda kızarıklık, şişme ve akıntı ortaya çıkar. Histaminin vücuttaki etkilerinin önemi halen tam olarak bilinememektedir. Tıpta tedavi maksadıyla kullanıldığı yer hemen hemen yoktur. Teşhis maksadıyla kullanıldığı yerler vardır. Mide asit yapma yeteneğinin ölçümünde histaminle yapılan bir test kullanılır ki bu mide ülserinde önemlidir. Vücutta açığa çıkan histaminin zararlı tesirler meydana getirmesi halinde antihistaminik denilen ilaç grubu kullanılır. Bu ilaçlar kaşıntılarda, burun akıntısında, böcek sokmalarında ve vasıta tutmalarında oldukça etkilidir . 119 Gerçekte histaminin yüksek oranda alınması sonucunda görülen histamin zehirlenmesine karşın, histamin intoleransında mikrogram düzeyinde alınan histaminin de hayati tehlikeye neden olduğu saptanmıştır . Biyojen aminler, balık ve balık ürünleri, peynir, et ve et ürünleri, çikolata, şarap ve bira gibi gıdalarda işleme, olgunlaşma ve depolama sırasında proteinlerin biyokimyasal ve/veya mikrobiyolojik etkileşimlerine bağlı olarak genellikle serbest kalan aminoasitlerin dekarboksilasyonu sonucu oluşmaktadırlar . Gıdalardaki biyojen aminler, gıdaların bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle gıdaların güvenilirliğinin tespitinde önem taşımaktadır. Histamin, özellikle balık ve balık ürünlerinde kalite belirleyici ve mikrobiyal bozulma indeksi olarak tanımlanırken, taze bir balığın histamin içeriğinin çok düşük düzeylerde olduğu bildirilmektedir . Normal olarak ağızdan alınan histamin, çeşitli vücut dokularındaki histamin düzeyini etkilememesine karşın, histaminin kandaki konsantrasyonu metabolizma tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Burada histamini düzenleyen mekanizma, alınan histaminin tamamını regüle etmede yetersiz ise, örneğin aşırı derecede (>1000 mg/kg) histamin alınmış veya diğer toksik maddeler ile histamin metabolizması bozulmuş ise, histamin zehirlenmesi ortaya çıkmaktadır . Bugüne kadar balık tüketiminden sonra ortaya çıkan birçok histamine bağlı zehirlenme vakaları bildirilmiş ve histamin zehirlenmesinde belirtilerin bir kaç dakika veya üç saat içinde ortaya çıktığı, kişide ilk önce yüzde ve boyunda kızarıklık meydana geldiği, daha sonra da genellikle bunu şiddetli baş ağrısının izlediği rapor edilmiştir . Gıdalarda bulunan >100 mg/kg histaminin, toksikasyona yol açabileceği bildirilmektedir . Histaminin intoleransında yaşanabilecek rahatsızlıkların başlıcaları; sindirim sisteminde anormallikler, ishaller, kramplar veya şişkinlik, migren, astım, alerjikrinit tir. Bu rahatsızlıkların %15 inin histamin intoleransına bağlı olduğu bilinmektedir. Uzmanlar, konu ile ilgili olarak deride görülen kaşıntı, kızarıklık, kalp çarpıntısı ve psikolojik rahatsızlıkların da bu hastalıklarla birlikte görülebileceğinde birleşmektedirler. 220 Histamin, kolayca su ve etanolde çözünür. Ancak, eterle higroskopik renksiz kristaller oluşturur. Histamin etkisini, hücre membarında bulunan reseptörlerine bağlanarak gösterir. 3 tip histamin reseptörü tanımlanmıştır. H1 Düz kas, endotel H2 Gastrik mukoza, mast hücreleri, kalp kası H3 Presinaptik, beyin . Histamin kimyaca β imidazoletilamindir. Biyosentezi, histidinin dekarboksilaz tarafından dekarboksillenmesiyle yapılır  (Şekil1.1). Şekil 1.1. Histaminin kimyasal formülü ve oluşumu  Histamin ve histamin metabolitleri böbrekten idrarla atılır. Histaminin kimyasal adı 2- (3H-imidazol-4-yl) ethananamine dir. CAS numarası ( ), molekül kütlesi g/mol, kimyasal formülü C 5 H 9 N 3 tür . 321 Tablo 1.1. Histaminin özellikleri Özellik Histamin Fiziksel durum Toz Renk Beyaz Erime noktası(ºc) 83,5 Kaynama noktası(ºc) 209,5 Ayrıca histamin ısıya çok dayanıklıdır. Bir kez oluştuktan sonra onu yok etmek çok zordur. Gerekli önlemler balıklar pişirilmeden önce alınmalıdır. Balığın taze tutulmasını gerektiren her önlem, histamin oluşmasını ve dolayısıyla histamin zehirlenmesini engelleyecektir. En önemli etken sıcaklıktır. Balıklar teknelerde tutulduğu andan itibaren soğutulmalı, fabrikalara veya tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincir kırılmamalıdır. Özellikle balıkların iç organları alınıp yıkandıktan sonra dondurulmalıdır . Toplum sağlığı için en uygun beslenme, oldukça önem taşımaktadır. Optimal beslenme normları içinde; Amerikan Kalp Cemiyeti ve Türkiye nin ilgili kurum ve kuruluşlarının da önerdiği üzere haftada en az g balık tüketmenin birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve dolayısıyla sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli bir adım olarak görülmektedir. Çünkü; temel besin maddelerimizden protein grubunda yer alan balık, sağlıklı ve dengeli beslenmede kilit rol oynamaktadır. Fosfor, kalsiyum ve iyot bakımından zengin besin değeri ve içerdiği A, B1, B2 ve D vitaminleri ile balık kalp hastalıklarından depresyona kadar pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynakmaktadır. Bu çalışmada, histaminin tayini için kare dalga sıyırma voltametrisi ile duyarlığı ve seçiciliği yüksek bir yöntem geliştirilmiştir. Histaminin çeşitli elektrolit ortamlarında elektrokimyasal davranışları araştırılmıştır. Ayrıca histamin tayininde dönüşümlü voltametri çalışmaları yapılmıştır. Bazı iyonların histamin tayinine girişim etkileri araştırılmıştır. Geliştirilen yöntem çeşitli balık numunelerine histamin tayinini belirlemek üzere başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 422 2.BÖLÜM GENEL BİLGİLER Histamin için yapılan literatür araştırması aşağıda verilmiştir. Histamin, dokudaki varlığının bilinmesinden çok önce 1907 yılında Windous ve Vogt tarafından kimyasal olarak sentezlenmiştir. Ö. Söğüt yapmış olduğu çalışmada, Barger ve Dale in 1910 yılında histamini bitkisel ürünlerden izole ettiklerini belirtmiş ve 1910 da Ackermann ın histidinin bakteriyal dekarboksilasyonu ile hazırladığı (2- aminoetil) imidazol örneği ile aynı olduğunu ispatladıklarını ifade etmiştir. 20 yıl boyunca Dale ve arkadaşları histaminin birçok fizyolojik etkisini belirleyen bir seri araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu bileşiğin doğada çok yaygın olduğu gösterilmiştir. Örneğin, çavdar ürünleri ve diğer bitkilerde, insan vücudunun bütün doku ve organlarında küçük miktarlarda bu bileşiğe rastlanmıştır. Ö. Söğüt, barsak mukozasındaki histamin varlığının, Barger ve Dale tarafından ispatlandığını söylemiş; Best ve arkadaşlarının, histamini karaciğer ve pulmener dokularda teşhis ettiğini, Ackermann ve Mohr un, karaciğerden hareket ederek histaminin izolasyonunu betimlediklerini vurgulamıştır . Kütle spektrometresi ile deniz ürünlerinde histamin tayini yapılmıştır. Kantitatif tayin aralığı 5 g gıda örnekleri için; 0,4 200 mg/kg dır . Tuna balığında HPLC FLD ile histamin analizi yapılmıştır. Gözlenebilme sınırı 1,5 mg/kg, tayin edilebilme sınırı 4,5 mg/kg olarak bulunmuştur . Camsı karbon elektrot, nikel-film ile kaplanıp elektrokatalitik olarak (sabit bir aşırı gerilim değerinde bir reaksiyonun, bir elektrot üzerinde diğer bir elektroda göre daha hızlı cereyan etmesi olayı) histamin tayini yapılmıştır ve katılmış histamin çözeltilerinde geri kazanım değeri hesaplanmıştır. Geliştirilen yöntemle histaminin gözlenebilme sınırı 0,11 mg/l ve tayin edilebilme sınırı, 0,20 mg/l olarak bulunmuştur . 523 Balık etlerinde histamin, kolorimetrik yöntemle tayin edilmiştir. Gözlenebilme sınırı 1 mg/100 g, tayin edilebilme sınırı 3 mg/100 g olarak bulunmuştur . Balık ve balık ürünlerinde histamin tayini için gaz kromatografisi yöntemi kullanılmıştır. Histaminin gözlenebilme sınırı 5 μg/g bulunmuştur . Elektroforez yöntemi ile domateste histamin tayini yapılmış, gözlenebilme sınırı 1 g/ml olarak hesaplanmıştır. Nükleer manyetik rezonans ile peynirde histaminin belirlenmesinde, gözlenebilme sınırı 0,6 1 mg/kg arasında elde edilmiştir . Histamin tayini için geliştirilen HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromatografisi) ile kırmızı şarapta ortalama 2,48 mg/l histamin, beyaz şarapta 0,41 mg/l histamin tespit edilmiştir . Spektroflorometrik yöntem kullanılarak yapılan histamin tayininde, Van daki marketlerden toplanan balık konservelerinin, histamin içeriği minimum 19,34 ve maksimum 78,33 mg/ 100 g olarak tespit edilmiştir . Spektroflorometrik yöntem kullanılarak uskumru, palamut ve hamsi balıklarında histamin miktarları sırasıyla 6,28-3,70-3,25 μg/g olarak belirlenmiştir . Kromatografik yöntem kullanılarak histamin tayini için yöntem geliştirilmiştir. Balık örnekleri için histamin tayininde gözlenebilme sınırı 0,16 ppm olarak kaydedilmiştir . Ultraduyarlı akış enjeksiyon ile elektrokimyasal yöntemde orkinos balık örnekleri için histamin tayininde gözlenebilme sınırı 0,35 pg/ml, tayin edilebilme sınırı 1,16 pg/ml olarak bulunmuştur . 624 Temel PVC- thiopirilyum türevleri ile yapılmış, membran elektrot kullanılarak, histamin tayini gerçekleştirilmiştir. Gözlenebilme sınırı 3,0 μmol/l (~ 0,3 ppm) olarak tespit edilmiştir . HPLC ve floresans teknikleri kullanılarak şaraplar için histamin tayininde, gözlenebilme sınırı 0,25 mg/l, tayin edilebilme sınırı 0,50 mg/l olarak bulunmuştur . HPLC metodu kullanılarak orkinos balıkları için histamin tayininde, gözlenebilme sınırı 1 mg/kg, tayin edilebilme sınırı 2 mg/kg olarak tespit edilmiştir . Yüksek ph da anyon-değişim kromatografisi ve elektrokimyasal yöntem kullanılarak histamin tayininde, gözlenebilme sınırı 0,1 μm olarak hesaplanmıştır . HPLC ve florometrik yöntem kullanılarak, dokularda histamin tayininde, gözlenebilme sınırı 0,1 μm dan küçük olarak tespit edilmiştir . HPLC yöntemi ile histamin tayini için geliştirilen yöntemle, gözlenebilme sınırı 55,0 μg/l olarak bulunmuştur . Gıdalarda, kapiler elektroforez ve HPLC yöntemleri karşılaştırılarak yapılan histamin tayininde kapiler elektroforez yönteminde gözlenebilme sınırı 0,04 μg/l, HPLC yönteminde gözlenebilme sınırı 0,02 μg/l olarak tespit edilmiştir . Kuru sucukta florometrik olarak geliştirilen yöntemle histamin tayininde, gözlenebilme sınırı 0,1 μg histamin/g olarak tespit edilmiştir . Kırmızı şarapta seçili biyojenik aminler, kapiler elektroforez yöntemi ile histamin tayininde gözlenebilme sınırı 0,35 mg/l olarak bulunmuştur . İnsan idrarı ve serumda yeni bir spektroflorometrik yöntemle histamin tayininde gözlenebilme sınırı 4,35x10-8 mol/l olarak tespit edilmiştir . 725 Online ön kolon akış türevlendirme sistemi ile HPLC birleştirilerek şarapta histamin tayininde gözlenebilme sınırı 0,22 mg/l olarak bulunmuştur . Elisa ve HPLC yöntemleri ile peynirde histamin tayininde gözlenebilme sınırı 2 mg/kg elisada, 1 mg/kg HPLC de belirlenmiştir . Kapiler elektroforez ile domateste histamin tayininde gözlenebilme sınırı 0,2 mikrogram/ml olarak tespit edilmiştir . Florometrik geliştirme yöntemi ile orkinos balığındaki histamin tayininde tayin edilebilme sınırı 10 mg histamin/100 g örnek olarak tespit edilmiştir . Bu çalışmanın amacı, histaminin elektrokimyasal özelliklerini incelemek ve eser miktardaki histamin tayini için kare dalga sıyırma voltametrisi (KDSV) yöntemi ile metot geliştirmek ve çeşitli balık numunelerinde voltametrik tayinlerini gerçekleştirmektir. Elektroanalitik yöntemlerden en çok kullanılanlar; potansiyometri, voltametri, polarografi, elektrogravimetri ve kulometri yöntemleridir. Elektroanalitik tekniklerle çok düşük tayin sınırlarına ulaşılabilir ve elektrokimyasal yöntemlerin uygulanabildiği sistemler hakkında ara yüzeylerdeki yük aktarımının stokiyometrisi ve hızı, kütle aktarım hızı, adsorpsiyon ve kemisorpsiyonun derecesi, kimyasal reaksiyonların hız ve denge sabitleri gibi bilgileri de içeren ve sistemi karakterize eden çok fazla sayıda bilgiye ulaşmak mümkündür. Voltametride kullanılan cihazlar HPLC, kütle spektroskopisi (MS), gibi yöntemlerde kullanılan cihazlardan çok daha ucuzdur ve voltametride kullanılan cihazlarla çok daha hızlı ve daha güvenilir analizler yapılabilmektedir . Literatürde, kare dalga sıyırma voltametrisi yöntemi kullanılarak histaminin tayin edildiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 826 3.BÖLÜM ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERİN TEORİSİ Elektrokimyasal yöntemler, diğer analitik yöntemlere göre bazı üstünlüklere sahiptir. İlk olarak, elektrokimyasal ölçümler çoğu kez bir elementin özel bir yükseltgenme basamağına özgüdür. Örneğin; elektrokimyasal yöntemler bir seryum (III) ve seryum (IV) karışımında her türün derişiminin tayinini mümkün kılar, buna karşılık diğer analitik yöntemlerin çoğu sadece toplam seryum derişimini saptayabilir. İkinci olarak, kullanılan cihazlar nispeten ucuzdur. 3.1.Voltametri Voltametri, çalışma elektrodunun polarize olduğu şartlar altında akımın, uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak ölçülmesine dayanan elektroanalitik yöntemlere verilen isimdir. Genellikle polarizasyonu sağlamak için voltametride kullanılan çalışma elektrotları, yüzey alanı birkaç milimetrekare ve bazılarında ise birkaç mikrometre olan mikroelektrotlardır. Voltametride mikro elektrot olarak civa elektrotları çok kullanılır. Bu elektrotlara örnek olarak asılı civa elektrodu, damlayan civa elektrodu ve civa filmi elektrodu verilebilir. Bu elektrotlarda civanın kullanılma nedenleri aşağıda verilmiştir. Daha negatif potansiyellerde çalışma imkanı sağlar. Her zaman, metalik temiz bir yüzeyle çalışılır. Birçok metalle kolaylıkla amalgam verir. Her şekilde civa elektrot imal edilebilir. Civanın temizlenmesi kolaydır. Civanın hidrojen iyonunun indirgenmesine gösterdiği olağanüstü yüksek aşırı gerilim sonucunda, termodinamik potansiyeller hidrojen gazı oluşmadan kurşun ve bakır gibi metallerin elektrot üzerinde birikmesinin mümkün olmadığını 927 göstermesine rağmen, bu metal iyonları, asidik çözeltiden kolaylıkla civanın üzerinde birikir. Mikro elektrotların kullanılabileceği potansiyel aralığı sadece elektrot malzemesine değil, aynı zamanda bu elektrodun daldırıldığı çözeltinin bileşimine (ph sına) de bağlıdır. Şekil 3.1 de voltametrik ölçümlerde kullanılan bir hücrenin şeması gösterilmiştir. Şekil 3.1. Voltametrik ölçümlerde kullanılan bir hücrenin şeması WE: çalışma elektrodu; RE: referans elektrodu; CE: yardımcı elektrot 3.2. Polarografi Şekil 3.2. (A) 1M HCl ve (B) 1M HCl de 10-4 M Cd 2+ çözeltilerinin polarogramları Buradaki i d : limit akımı, E 1/2 : yarı dalga potansiyelini gösterir . 1028 Polarografi, çalışma elektrodu, damlayan civa elektrodu (DCE) olan ve voltametrinin bir alt dalıdır. DCE nin yenilenebilir yüzeyi ve geniş katodik potansiyel aralığından dolayı, polarografide birçok indirgenebilir ya da yükseltgenebilir türün tayini yapılabilir. Polarografi tekniği ile kalitatif, kantitatif analizler ve kinetik çalışmalar yapılabilmektedir. Bu teknikle, birçok elementin yanı sıra yükseltgenebilir veya indirgenebilir fonksiyonel grubu bulunan organik bileşiklerin analizi de yapılabilmektedir. Polarografi tekniklerinin çeşitleri arasında; normal polarografi (DC polarografisi), diferansiyel puls polarografisi (DPP), akım-örnekleme polarografisi (TAST), kare dalga puls polarografisi, alternatif akım polarografisi yer almaktadır. Şekil 3.2 de bir polarogram örneği gösterilmiştir  Uyarma Sinyalleri Voltametride, çalışma elektrodunun voltajı, sistematik olarak değiştirilirken, akım ölçülür. Elektroda, zamana göre değişimi çok farklı voltajlar uygulanabilir ve voltaj - zaman fonksiyonlarına uyarma sinyali denir. Bu sinyallerin en basiti, çalışma elektrodunun potansiyelinin zamanla doğrusal değiştirildiği doğrusal taramadır. Tipik olarak, çalışma elektrodunun potansiyeli 1-2 volt değiştirilir. Yaygın kullanılan diğer dalga formları pulslu dalga formları ve üçgen dalga formlarıdır. Polarografi ve hidrodinamik voltametride uyarma sinyali doğrusal taramadır. Burada hücreye uygulanan potansiyel zamanın fonksiyonu olarak doğrusal bir şekilde artırılır. Bu sırada hücrede oluşan akım uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak kaydedilir. Diferansiyel puls polarografisi ve kare dalga voltametrisinde puls tipi uyarma sinyallerinde akımlar, pulsların ömrü süresince çeşitli anlarda ölçülür. Dönüşümlü voltametride ise üçgen sinyallerde biri maksimum diğeri de minimum iki değer arasında potansiyel değişir. Bu artma- eksilme süreci ardı ardına tekrarlanırken potansiyelin bir fonksiyonu olarak akım ölçülür. Çeşitli uyarma sinyallerinin kullanıldığı voltametri tipleri aşağıda gösterilmiştir. (Şekil 3.3). 1129 Doğrusal taramalı voltametri uyarma sinyali - Doğrusal taramalı voltametri Normal puls voltametrisi uyarma sinyali - Normal puls voltametrisi Diferansiyel puls voltametrisi uyarma sinyali - Diferansiyel puls voltametrisi Kare dalga voltametrisi uyarma sinyali - Kare dalga voltametrisi Şekil 3.3. Voltametride kullanılan zamana karşı potansiyel uyarım sinyalleri ve elde edilen voltamogramların şekilleri 1230 3.4. Doğrusal Taramalı Voltametri İlk ve en basit voltametrik yöntemler, çalışma elektrodunun potansiyelinin 2-5 mv/s lik tipik bir hızla artırıldığı ya da azaltıldığı, doğrusal taramalı yöntemlerdir. Genellikle, mikroamper mertebesinde olan akım, çalışma elektroduna uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak grafiğe geçirilir, buna voltamogram denir Voltametrik Cihazlar Doğrusal taramalı voltametrik ölçümlerdeki parçalar, hücre, analit ve destek elektrolit adı verilen, elektrolitin aşırısını içeren bir çözeltiye daldırılmış üç elektrottan yapılmıştır. Üç elektrottan biri zamanla potansiyeli doğrusal olarak değişen mikroelektrot veya çalışma elektrodudur. Bu elektrodun polarize olma meylini artırmak için boyutları ufak tutulur. İkinci elektrot, potansiyeli deney süresince sabit kalan bir referans elektrottur. Üçüncü elektrot ise, ya helezon şeklinde sarılmış bir Pt tel ya da bir civa havuzu şeklinde olan ve elektriğin kaynaktan çözelti içinden mikroelektroda aktarılmasını sağlayan karşıt elektrottur. 3.6.Voltametrik Elektrotlar Voltametride kullanılan elektrotlar, çeşitli şekil ve büyüklüktedir. Bunlar genellikle teflon ya da kel- F gibi, içine bir bağlantı teli yerleştirilmiş olan inert bir malzemeden yapılmış çubuğa preslenerek, tutturulmuş olan küçük, düz iletken disklerdir. Bu iletken malzeme, platin ya da altın gibi inert bir metal, pirolitik grafit ya da camsı karbon, kalay oksit ya da indiyum oksit gibi bir yarı iletken veya bir civa filmi ile kaplanmış bir metal olabilir. Sulu çözeltilerdeki bu elektrotların kullanıldığı potansiyel aralığı, sadece elektrot malzemesine değil, aynı zamanda bu elektrotların daldırıldığı çözeltinin bileşimine bağlı olarak da değişir. Pozitif potansiyel sınırları, genellikle suyun moleküler oksijen vermek üzere, yükseltgenmesi sonunda oluşan büyük akımlarca belirlenir. Negatif potansiyel sınırları, yine suyun, hidrojen oluşturarak indirgenmesi olayına bağlıdır. Civanın büyük yük hidrojen aşırı geriliminden dolayı, nispeten civa 1331 elektrotlar, büyük negatif potansiyellerde kullanılabilir. Civa elektrotlar birkaç farklı şekildedir. Bunlar içinde en basit olanı, bir disk elektrot üzerinde civayı elektrokimyasal olarak biriktirmek suretiyle yapılan bir civa film elektrodu olan asılı civa damla elektrot (ACDE) tur. Ticari olarak temin edilebilen bu elektrot, civa içeren bir hazne ve buna bağlı bir kılcal borudan ibarettir. Haznedeki civa, mikrometreli bir vida ile yönetilen bir piston tarafından kılcal dışına itilir. Bu mikrometreler, yüzey alanları % 5 lik hata sınırı içinde sabit damlalar oluşturabilir (Şekil 3.4). Polarografik deneylerde kullanılan damlayan civa elektrot (DCE), yaklaşık 10 cm boyunda iç çapı ~ 0,05 mm olan ince bir kılcal borudan ibarettir ve bu kılcal içinden civa 50 cm yüksekliğinde bir civa sütunu tarafından itilir. Kılcalın çapı, oluşan damlanın 2-6 arasında kopmasını sağlayacak büyüklüktedir. Oluşan damlanın çapı 0,5 1 mm arasında olup bu değer, oldukça tekrarlanabilirdir. Bazı uygulamalarda, damla ömrü mekanik bir çekiç sistemiyle kontrol edilir. Bu sistem, damla oluştuktan belli bir süre sonra damlayı düşürür (Şekil 3.5). Şekil 3.4. Asılı civa damla elektrodu 1432 Ayrıca hem asılı civa hem de damlayan civa elektrodu olarak kullanılabilen ve ticari olarak satılan bir civa elektrodu da bulunmaktadır. Civa, kılcalın üst ucunun yaklaşık 25 cm yukarısında, plastik astarlı bir haznenin içinde bulunur. Sıkışmış bir yay, poliüretan uçlu bir tıkacı kılcal başlığına doğru iterek civanın sürekli akışını önler. Bu tıkaç, kontrol sisteminden gelen bir sinyalle sarmal bobinin uyarılması sonucu kaldırılır. Kılcalların çapı 0,15 mm, tipik bir kılcaldan çok daha geniştir. Bunun sonucunda, damla oluşumu son derece hızlı olur. Musluk, elektrot destek gövdesine yerleştirilmiş mekanik bir çekiçle düşürülünceye kadar, tam bir damla oluşacak şekilde 50,100 ya da 200 ms sonra kapatılır. Bu sistemin üstünlüğü, boyutu belli bir damlanın çabucak oluşması ve yüzey alanı sabit hale gelinceye kadar akım ölçümlerinin yapılmayışıdır. Bu işlem sayesinde, klasik damlayan elektrotta karşılaşılan büyük akım dalgalanmaları önemli ölçüde giderilir. Şekil 3.5. Damlayan civa elektrot 1533 3.7.Voltamogramlar Bir civa film mikroelektrot üzerinde bir A türünün bir P ürününe indirgendiği bir elektroliz için tipik bir doğrusal taramalı voltamogramda, uygulanan potansiyellerin negatif bir işaret alması için, elektrodun doğrusal tarama jeneratörünün negatif ucuna bağlandığı varsayılır. Geleneksel olarak, katodik akımlar daima pozitif, anodik akımlar ise negatif işaretle gösterilir. Doğrusal taramalı voltamogramlar, genellikle, sigmoidal eğriler verir. Bunlar voltametrik dalga olarak bilinir. Keskin artıştan sonraki sabit akıma sınır akımı ( i s ) denir. Bu akım, analitin kütle aktarım olayı ile elektrot yüzeyine taşınma hızı tarafından belirlenir. Sınır akımları, genellikle analit derişimiyle doğru orantılıdır ve bu yüzden i s = kc A şeklinde yazılır. Burada C A analit derişimi ve k bir sabittir. Nicel doğrusal taramalı voltametri bu ilişkiye dayanır. Akımın sınır akımının yarısına eşit olduğu potansiyele, yarı dalga potansiyeli denir ve E 1/2 ile gösterilir. Yarı-dalga potansiyeli, yarı-reaksiyonun standart potansiyeli ile yakından ilgidir; fakat genellikle bu değere tam eşit değildir. Yarı-dalga potansiyelleri bazen bir çözeltideki bileşenlerin tanınması için kullanılır. Hızlı bir şekilde tekrarlanabilir sınır akımları elde etmek için çözelti veya elektrot sürekli ve tekrarlanabilir bir hareket yapmalıdır veya bir damlayan civa elektrot kullanılmalıdır. Çözelti veya elektrodun sürekli hareket içinde olduğu doğrusal taramalı voltametriye hidrodinamik voltametri adı verilir. Bir damlayan civa elektrodunun kullanıldığı voltametriye de polarografi denir Hidrodinamik Voltametri Hidrodinamik voltametri birkaç şekilde yapılabilir. Bunlardan birinde çözelti, sabit bir elektrotla temas halindeyken şiddetli bir şekilde karıştırılır. Diğerinde ise, karıştırma işlemi elektrot, sabit, yüksek bir hızda döndürerek yapılır. Bir başka yol ise, elektrodun yerleştirildiği bir boru içinden analit çözeltisini akıtmaktır. Bu son teknik, bir sıvı 1634 kromatografi kolonundan çıkan çözeltideki indirgenebilen veya yükseltgenebilen analitleri tayin etmek için son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir elektroliz sırasında analit bir elektrot yüzeyine üç mekanizma ile taşınır. (1) elektrik alanı etkisi altında göç, (2) karıştırma veya titreştirme sonucunda oluşan konveksiyon ve (3) elektrot yüzeyindeki sıvı filmi ile çözelti arasındaki derişim farklarından kaynaklanan difüzyon. Voltametride, ortama aşırı miktarda bir destek elektroliti ilave edilerek göç etkisini en aza indirmek için gayret sarfedilir. Destek elektrolit derişimi analit derişiminin katı olduğunda, toplam akımın analit tarafından taşınan kesri sıfıra yaklaşır. Bunun sonucunda analitin zıt yüklü elektroda göç etme hızı, uygulanan potansiyelden önemli ölçüde bağımsız hale gelir. Voltametrik akımlarda; bir elektrolizin herhangi bir noktasındaki akım, (1) A nın konveksiyonla Nernst difüzyon tabakasının dış yüzeyine kütle taşınma hızı ve (2) A nın difüzyon tabakasının dış yüzeyinden elektrot yüzeyine taşınma hızı tarafından kontrol edilir. Elektroliz ürünü olan P, yüzeyden difüzyonla uzaklaştığından ve sonunda konveksiyonla sürüklenip götürüldüğünde, Nernst eşitliğinden beklenen yüzey derişimlerini sağlamak için sürekli bir akım gerekir. Diğer taraftan, konveksiyon difüzyon tabakasının dış yüzeyinde sabit bir A birikimi sağlar. Böylece, potansiyel tarafından belirlenen bir kararlı hal akımı oluşur. Akım A nın elektrot yüzeyine ne kadar hızlı taşındığının nicel bir ölçüsüdür ve bu hız C A / X ile verilir. Burada X, cm cinsinden elektrottan olan uzaklığı göstermektedir. Düzlemsel bir elektrot için, akımın i= nfad A ( C A / X) (3.8.1) şeklinde bir ifade ile verileceği gösterilebilir. Burada i amper cinsinden akımı, n analitin molü başına elektronların mol sayısını, F faradayı, A cm 2 cinsinden elektrot yüzey alanını, D A, A nın cm 2 s -1 cinsinden difüzyon katsayısını, C A da mol/cm 3 cinsinden A nın derişimini göstermektedir. C A / X = (C A -C O A)/ olduğuna göre; deki eşitlik, i= nfad A ( C A -C 0 A) / = k A ( C A C O A) (3.8.2) 1735 şeklinde yazılabilir. Daha yüksek negatif potansiyel uygulaması sonucunda C 0 A nın küçüldüğünü ve akımın yüzey derişimi sıfıra yaklaşıncaya kadar arttığını gösterir. Bu noktada, akım sabit hale gelir ve uygulanan potansiyelden bağımsız olur. i s = nfad A C A / = k A C A (3.8.3) Bu eşitlik difüzyon tabakasını aşırı basitleştiren varsayımlara dayanarak türetilmiştir. Buna göre, hareketli ve durgun tabakalar arasındaki ara yüzeyin konveksiyonla taşınmanın son bulduğu, difüzyonla taşınmanın başladığı keskin bir yüzey olduğu varsayılır. Bu basit model bile, akım ve akıma etki eden değişkenler arasında yaklaşık ama makul bir eşitlik verir. Tersinir reaksiyonlar için akım/potansiyel ilişkilerinde; C 0 A = i s i / k A (3.8.4) i= - nfadp ( Cp C 0 p) / (3.8.5) Cp 0,0 olduğunda; i= - nfadpc 0 p / = k pc 0 p ve C 0 p= i/kp (3.8.6) eşitlikleri elde edilir. Tüm bu eşitlikler Nernst eşitliğinde yerlerine konulursa; Euyg = E 0 A 0,0592/n log( k A /kp) 0,0592 log( i/ i s -i ) E ref (3.8.7) eşitliği bulunur. 1836 Yarı-dalga potansiyeli E 1/2, i akımının sınır akımının yarısına eşit olduğu anda uygulanan potansiyeldir. i = i s /2 olunca, E uyg = E 1/2 olur ve eşitlik; E 1/2 = E 0 A 0,0592/ n log k A / kp E ref (3.8.8) olur ve aşağıdaki bağlantı elde edilir. E uyg = E 1/2 0,0592 log( i/ i s i ) / n (3.8.9) ka/kp oranı çoğu zaman bire yakındır. Bu yüzden, A türü için eşitlik; E 1/2 = E 0 A E ref (3.8.10) şeklinde ifade edilir. A+ ne P gibi bir elektrokimyasal olay deney şartları altında Nernst denklemine uyuyorsa tersinirdir. Bir tam tersinmez sistem, ileri veya geri reaksiyonun ihmal edilebilecek kadar yavaş olduğu sistemdir. Kısmen tersinir sistemde ise bir yöndeki reaksiyon diğer yöndekinden çok yavaş fakat ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Çok küçük bir zaman ölçeğinde, tersinir görünen bir reaksiyon, deneyin zaman sıkalası uzadıkça tersinmezlik gösterebilir. Tersinmez reaksiyonlarda akım/potansiyel ilişkisinde ise pek çok voltametrik elektrot olayları, özellikle organik sistemlerle ilgili olanlar, yayvan ve daha az belirgin dalgaların elde edilmesine sebep olacak şekilde tersinmez sistemlerdir. Tersinmez reaksiyonların yarı dalga potansiyelleri, çoğu zaman derişime kısmen bağlı, fakat difüzyon akımları derişime doğrusal olarak bağlıdır. Bu yüzden böyle tersinmez olaylar da nicel analize kolayca uyarlanabilir. Tersinir elektrot reaksiyonları için kriterler; Ep = Epa Epk = 0,059/ n V. Ipa/Ipk = 1. Ipk veya I pa, v 1/2 ile doğrusal değişir. Epk veya Epa v den bağımsızdır. 1937 Tersinmez elektrot reaksiyonları için kriterler; Anodik pik gözlenmez. Ipk, v 1/2 ile doğrusal olarak değişir. Epk, 25 mv/s tarama hızındaki 10 birimlik artmada -30/n mv a kadar kayar. Ep- E p/2 = 0,048/α n V tur. Karışımlar için voltamogramlarda; bir karışımdaki elektroaktif türler, voltametrik elektrotta normal olarak birbirinden bağımsız davranırlar, böylece bir karışımın voltamogramı her bileşenin ayrı ayrı verdiği dalgaların toplamıdır. Anodik ve karışık anodik/katodik voltamogramlar da mevcuttur. Oksijen dalgaları; çözünmüş oksijen, çeşitli elektrotlarda kolaylıkla indirgenir, hava ile doyurulmuş sulu bir çözeltide, bu elemente ait olan iki ayrı dalga gözlenir. Bunlardan birincisi, oksijenin peroksite indirgenmesinden oluşur. Reaksiyonun stokiyometrisinden de bekleneceği gibi, iki dalganın yüksekliği eşittir. Alttaki eğri oksijeni giderilmiş destek elektrolitinkidir ( Şekil 3.6). Şekil 3.6. Hava ile doyurulmuş 0,1M KCl çözeltisindeki oksijenin indirgenme Voltamogramı  Tepkimeler iki aşamada gerçekleşir. Birinci basamak tepkimeleri, 2038 O 2 + 2e - + H 2 O H 2 O 2 + 2OH - (bazik) O 2 + 2e - + 2H + H 2 O 2 (asidik) İkinci basamak tepkimeleri ise, H 2 O 2 + 2e - 2OH - (bazik) H 2 O 2 + 2e - + 2H + 2H 2 O (asidik) Voltametrik ölçümlerden çözeltilerde çözünmüş oksijen tayini için, yaygın olarak kullanılan uygun bir yöntem geliştirilmiştir. Ancak, oksijenin varlığı diğer türlerin doğru tayinine çoğunlukla bozucu etki yapar. Bu yüzden, voltametrik işlemlerde oksijenin uzaklaştırılması genellikle ilk basamaktır. Bunun için, çözeltiden birkaç dakika inert bir gaz geçirilmesi yeterli olmaktadır. Çoğu zaman azot olan bu inert gaz oksijenin yeniden absorpsiyonunu önlemek için, analit süresince de çözelti yüzeyinden geçirilir larda, doğrusal taramalı voltametri, birçok laboratuvarda analitik bir araç olarak önemini kaybetmiştir. Bunun en önemli sebebi, çok daha kullanışlı spektroskopik tekniklerin ortaya çıkmasının yanı sıra bu yöntemin yavaş, kullanımı zor ve en önemlisi tayin sınırının oldukça düşük olmasıdır. Bu sınırlamalar puls yöntemleri ve elektrotların gelişmesiyle büyük ölçüde aşılmıştır. Bunlardan kare dalga voltametrisi incelenecektir Kare Dalga Voltametrisi Kare dalga voltametrisi asılı civa damla elektrodu ve kromatografik dedektörler ile kullanılır. Kare dalga voltametrisinde puls un basamak sinyali üzerine bindirilmesiyle uyarma sinyalleri oluşur. Basamaklı sinyalde her basamağın uzunluğu ve puls periyodu eşittir ve yaklaşık 5 ms civarındadır. Basamaklı sinyalin potansiyel basamağı genellikle 10 mv dur. Pulsun büyüklüğü ise genelde 50 mv dur. Sistemin bu şartlar altında çalıştırılması 200 Hz lik puls frekansına karşılık gelir ve bu durumda 1 V luk bir tarama 2139 0,5 s de yapılır. Tersinir bir indirgenme reaksiyonunda bir pulsun boyutu, ileri tarama sırasında oluşan ürünün geri tarama sırasında yükseltgenmesini sağlamaya yetecek kadar büyüktür. Böylece ileri puls bir katodik akımı, geri puls da bir anodik akımı oluşturur. Genellikle voltamogramları elde etmek için bu akımların farkı grafiğe geçirilir. Bu fark derişimle doğru orantılıdır. Ölçüm, son derece hızlı yapıldığından birkaç voltametrik taramanın sinyal ortalaması alınarak analizin kesinliğini artırmak mümkündür. Kare dalga voltametrisinin gözlenebilme sınırları M arasındadır. Günümüzde birkaç firma kare dalga voltametri cihazlarını ticari olarak piyasaya sunmuştur. Bu tekniğin, ilerde organik ve anorganik analizde büyük önem kazanacağı kesin gibidir. Ayrıca, kare dalga voltametrisinin sıvı kromatografi için dedektör olarak kullanılabileceği düşünülmektedir Dönüşümlü Voltametri Dönüşümlü voltametri (DV), önemli ve yaygın kullanılan bir elektroanalitik tekniktir. Nicel amaçla kullanımı seyrek olmakla beraber, yükseltgenme/indirgenme reaksiyonlarının incelenmesinde, reaksiyon ara ürünlerinin gözlenmesinde ve elektrotlarda oluşan ürünlerin, oluşum sonrası reaksiyonlarını yakalamada, yaygın olarak uygulanabilmektedir. DV yönteminde, uygulanan potansiyel önce bir yönde sonra ters yönde taranırken akım ölçülür (Şekil 3.7). Bir DV deneyinde tek bir tam döngü, bir yarım döngü veya birçok döngüler kullanılabilir. Taramanın ters döndüğü potansiyellere dönüş potansiyeli denir. Belli bir deneyde, dönüş potansiyelleri, bir veya daha çok sayıda türün difüzyon kontrollü yükseltgenmesini veya indirgenmesini gözlemeyi mümkün kılacak şekilde seçilir. İlk taramanın yönü, numunenin bileşimine bağlı olarak negatif yönde olabileceği gibi, bunun tersi de olabilir. Daha negatif potansiyellere doğru gidilerek tarama yapılıyorsa, buna ileri tarama, diğer yöndekine de geri tarama denir. Tarama süreleri 1 ms veya daha kısa değerlerden başlar; 100 s veya daha uzun değerlere çıkabilir. 2240 Şekil 3.7. Tipik bir indirgenme reaksiyonunun simülasyon ve deneysel voltamogramları Dönüşümlü voltametri, organik ve anorganik kimyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektroaktif türler içeren sistemleri incelemek için akla gelen ilk teknik budur. Çoğu zaman indirgenme/yükseltgenme reaksiyonlarındaki ara ürünlerin dönüşümlü voltamogramlarla yakalanması mümkün olmaktadır. Bu yöntemde çoğu zaman platin elektrotlar kullanılır. Negatif potansiyeller bölgesinde civa film elektrotlar tercih edilebilir. Diğer yaygın çalışma elektrotları arasında; camsı karbon, altın, grafit ve karbon pasta elektrotlar sayılabilir Sıyırma Yöntemleri Sıyırma yöntemleri, elektrolizle bir ön deriştirme basamağı ve ardından voltametrik adım gerektiren birçok elektrokimyasal yöntemi kapsar. Bütün bu işlemlerde analit genellikle karıştırılan bir çözeltide önce bir elektrot üzerine biriktirilir. Çoğu zaman asılı bir civa damla veya ince bir civa filmi kullanılır. Yüksek duyarlıkla ölçülen biriktirme süresinden sonra elektroliz kesilir ve birikmiş analit önceden anlatılan voltametrik yöntemlerden biri ile tayin edilir. Analizin bu ikinci basamağında analit elektrot yüzeyinden geri çözülür veya sıyrılır, bu yüzden bunlara sıyırma yöntemleri adı verilir. Anodik sıyırma yöntemlerinde çalışma elektrodu biriktirme basamağı sırasında bir katot olarak, analitin ilk haline tekrar yükseltgendiği sıyırma basamağında ise, anot olarak davranır. Katodik sıyırma yönteminde elektrot biriktirme sırasında bir anot, sıyırma 2341 sırasında da bir katot gibi davranır. Maddenin biriktiği hacim, ana çözelti hacmine göre çok küçük olduğu için, biriktirme basamağında kat deriştirilebilir. Sıyırma yöntemleri, eser element tayininde önemli yer tutar, çünkü elektrolizdeki önderiştirme basamağı sayesinde eser miktardaki bir analit makul bir doğrulukla tayin edilebilir. Böylece bu basit ve hızlı yöntemlerle M aralığında çözeltilerin analizi yapılabilir. Normal olarak elektrobiriktirme basamağı sırasında analitin yalnızca ufak bir kesri elektrot yüzeyine birikir. Bu yüzden nicel sonuçlar, elektrot potansiyelinin kontrol edilmesinin yanı sıra, elektrot boyutu, biriktirme süresi, hem numunenin hem de kalibrasyonda kullanılan standart çözeltilerin karıştırma hızı gibi faktörlere de bağlıdır. Sıyırma yöntemlerindeki elektrotlar, civa, altın, gümüş, platin ve çeşitli formlardaki karbon gibi değişik maddelerden yapılır. En popüler elektrot asılı civa damla (ACDE) elektrotudur. Adsorpsiyon Sıyırma Yöntemleri ise; anodik ve katodik sıyırma yöntemlerine oldukça benzemektedir. Burada, en yaygın elektrot olarak kullanılan asılı civa damla elektrodu, analitin karıştırılan bir çözeltisine birkaç dakika süre ile daldırılır. Sonra elektrot yüzeyinde analitin birikmesi elektrolitik olarak değil, fiziksel adsorpsiyonla oluşur. Yeterince analit biriktikten sonra, karıştırma kesilir ve birikmiş madde doğrusal taramalı veya pulslu voltametrik ölçümlerle tayin edilir. Nicel analiz, numunelerle aynı şekilde işlemlere tabi tutulan standart çözeltilerle yapılan kalibrasyona dayanır. Adsorpsiyon sıyırma voltametrisi çok düşük derişimlerdeki çeşitli anorganik katyonların tayininde de kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda genellikle dimetil glioksim kateşol ve bipridin gibi yüzey aktif kompleksleştiricilerle, katyonlar kompleksleri haline dönüştürülür. Yöntemin gözlenebilme sınırı M aralığındadır Mikroelektrotların Kullanıldığı Voltametri Son 10 yıl içinde boyutları daha önce anlattığımız elektrotların boyutlarının onda biri veya daha küçük olan mikroelektrotlarla birçok voltametrik çalışma yapılmıştır. Bu çok 2442 küçük elektrotların elektrokimyasal davranışları, klasik elektrotlardan önemli ölçüde farklıdır ve bazı analitik uygulamalarda üstünlükleri olduğu görülmüştür. Bu tip elektrotlar, klasik elektrotlardan ayırt etmek için mikroskopik elektrotlar veya ultramikro elektrotlar olarak adlandırılır. Bu elektrotların boyutları, genellikle yaklaşık 20 μm den daha küçüktür ve bazen mikrometrenin onda birkaçı kadar olabilir. Bu minyatür mikroelektrotların şekli birkaç çeşittir. En yaygın tipi, ince bir kapiler boru içeren 5 μm çapında bir karbon fiberin veya 0,3-20 μm boyutlarına sahip altın veya platin telin yerleştirilip kapatılması ile oluşturulan bir düzlemsel elektrottur; elektrot yapılırken fiber veya teller daha sonra borunun uçları ile birlikte düz bir şekilde kesilir. Telin küçük bir kısmının kapiler borunun ucundan çıktığı silindirik elektrotlar da kullanılır Voltametrik Dalgalara Kompleks Oluşumunun Etkisi Metalik bir iyonun yükseltgenme veya indirgenme potansiyeli, bu iyon ile kompleks oluşturabilecek türlerin varlığından büyük ölçüde etkilenir. Bir metal kompleksinin indirgenmesi için yarı-dalga potansiyelinin, metal iyonunun tek başına indirgenmesi için olan potansiyelden genellikle daha negatif olduğu bilinmektedir. Öyle ki, potansiyeldeki bu negatif kayma elektrot reaksiyonunun tersinir olması şartıyla kompleks iyonun bileşiminin ve onun oluşum sabitinin tayinini mümkün kılar  Voltametride ph nın Önemi Voltametride ph oldukça önemlidir. Birçok organik maddenin ve bileşiklerinin tayininde ve incelenmesinde voltametriden yararlanılır. Organik maddelerin elektrotlarda indirgenmesi hidrojen iyonu ile olur. Örneğin; bir organik tür olan R nin indirgenmesine ait reaksiyon incelendiğinde, R + nh + + ne - RHn R ve RHn organik maddenin sırasıyla yükseltgenmiş ve indirgenmiş halidir. Görüldüğü gibi, organik bileşiklerin yarı dalga potansiyelleri ph ya oldukça bağlıdır. Bunun 25 Daha göster
5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME Detaylı HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI
HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE Detaylı Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)
Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir. Detaylı Serkan ŞEN Yüksek Lisans Tezi Giresun Üniversitesi 2014
Serkan ŞEN Yüksek Lisans Tezi Giresun Üniversitesi 2014 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TETRA SODYUM;3-[[4-[[4-[(6-AMİNO-1-HİDROKSİ-3-SÜLFONATO-2- NAFTİLAZO)]-6-SÜLFONATO-1-NAFTİL]AZO]-1-NAFTİL]AZO] Detaylı BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek Detaylı ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.
KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller, Detaylı Şekil 1. 1. Elektroanalitik tekniklerin sınıflandırılması
1 1. GİRİŞ Analitik Kimya; fen ve tıbbın bütün alanlarında yararlı olan birçok güçlü fikir ve yöntemlerden oluşan bir ölçme bilimidir. Teknolojideki gelişmeler analitik tayin ve kontrol yöntemlerinin gelişimine Detaylı YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA
YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron Detaylı Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.
ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi, Detaylı ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Analiz Çeşitleri ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Analiz Nitel (Kalitatif) Analiz: Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine Detaylı 5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar
5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma: Detaylı ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAZODON UN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE ADSORPTİF SIYIRMA YÖNTEMLERİYLE TAYİNİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAZODON UN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE ADSORPTİF SIYIRMA YÖNTEMLERİYLE TAYİNİ CEREN KAÇAR KİMYA ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır Detaylı T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ. Hazırlayan Fikret KARABUDAK. Danışman Yrd. Doç. Dr. Vedat YILMAZ
3 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ VOLTAMETRİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI Hazırlayan Fikret KARABUDAK Danışman Yrd. Doç. Dr. Vedat YILMAZ Analitik Kimya Anabilim Dalı Bitirme Tezi Mayıs 2013 Detaylı Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri
Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemlerine Giriş Doç. Dr. Bahar Tunçtan ME.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ME.Ü. Tıp Fakültesi Detaylı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı Detaylı 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI
ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin Detaylı ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SIVI KROMATOGRAFİSİ Hareketli fazın sıvı olduğu bu kromatografi türünde sabit faz bir dolgu maddesi üzerine Detaylı KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.
KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ Detaylı ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ*
ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* The Development of Alumina Formed on Aluminium Using Sulphuric Acid Anodizing Technique Suzan KONUKLU Kimya Detaylı KOROZYON. Teorik Bilgi
ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar, Detaylı HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI
HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI Detaylı İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.
İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar Detaylı VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ. Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar
1 VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar Akım-voltaj eğrileri, akımı, uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak irdelerler. Çalışma, indikatör Detaylı YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine Detaylı 5.111 Ders Özeti #23 23.1
5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf Detaylı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI Detaylı BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR
1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik Detaylı POTANSİYEL - ph diyagramları
POTANSİYEL - ph diyagramları Metallerin çoğu su ve hava gibi çevresel şartlar altında korozyon eğilimi gösterirler. Çevreleri ile beraber bu metaller enerji vererek, oksit veya hidroksitler şeklinde kimyasal Detaylı Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi
Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi Detaylı Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.
Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin Detaylı POLİPİROLLE KOROZYONDAN KORUNMA CORROSION PROTECTION BY POLYPYRROLE
POLİPİROLLE KOROZYONDAN KORUNMA Abdurrahman ASAN *, Burhan ASLAN, Özgür KORKMAZ * Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, ÇORUM ÖZET: Polipirol (PPy) film, korozyona karşı koruma Detaylı Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN
Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin Detaylı Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi
KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine Detaylı ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından Detaylı Şekil1.1 de elektroanalitik tekniklerin genel bir sınıflandırılması şematik olarak verilmiştir.
1 1. GİRİŞ Elektroanalitik Kimya, çözeltilerin elektrokimyasal bir hücrede elektriksel özelliklerinin ölçülmesi ve ölçülen bu özelliklerinden yararlanılarak maddelerin kalitatif ve kantitatif analizine Detaylı Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar
Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör Detaylı GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI
DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı Detaylı 6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ *
6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Synthesis and Investigation of Corrosion Performance of 6-Amino-m-Cresol on Stainless Steel Esra PALMANAK Detaylı BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen Detaylı Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.
1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme Detaylı CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ
ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere Detaylı ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)
ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada, Detaylı ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ
ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent Detaylı 6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.
1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3. Detaylı 6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.
iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram ------------------------------------------------------- Detaylı Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya
ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki Detaylı TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)
TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak Detaylı ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre Detaylı Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış Detaylı ICHET LABORATUVARLARI
ICHET LABORATUVARLARI UNIDO-ICHET hidrojen enerjisi araştırma laboratuvarlarına bir bakış ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen bir Detaylı 5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)
5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın Detaylı ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.
26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri Detaylı Enzimler, reaksiyon hızlarını büyük oranda artıran ve bunu mükemmel bir. seçicilikle yapan proteinlerden oluşan biyolojik katalizörlerdir.
MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 5.60 Thermodinamik ve Kinetik Bahar 2008 Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz Okuma Detaylı Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen
Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi Detaylı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi Detaylı Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP
Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz Detaylı KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER
KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER A. METODUN ÖZETİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması Detaylı Polianilin (PANi) ve PANi Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi
BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 14(2) 59-66 (212 Polianilin (PANi) ve PANi Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Sibel ZOR *, Hatice Detaylı ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin Detaylı Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4
BENZENİN BOR KATKILI ELMAS (BDD) ELEKTROT ÜZERİNDE ELEKTROOKSİDASYONU 1 Electrooxidation of Benzene on Boron-Doped Diamond (BDD) Electrode* İzzet KISACIK Kimya Anabilim Dalı Birgül YAZICI Kimya Anabilim Detaylı ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ BAZI NAFTALDİMİN VE SALİSİLALDİMİNLERİN ÇEŞİTLİ VLTAMETRİK TEKNİKLERLE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Faruk GÖKMEŞE KİMYA ANABİLİM DALI Detaylı KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.
KOROZYON KOROZYON VE KORUNMA KOROZYON NEDİR? Metallerin bulundukları ortam ile yaptıkları kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen malzeme bozunumuna veya hasarına korozyon adı Detaylı BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ
BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır. Detaylı Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN Detaylı Örneğin kondüktometrik(iletkenlik ölçen) yöntemler bulk analizlerdir ortamdaki her çeşit iyonun toplam derisimi iletkenlik üzerine etkindir.
Eektrokimyasal Analiz Yöntemleri nin Sınıflandırılması Elektrokimyasal analiz yöntemleri genel olarak yığınsal (bulk) ve yüzeyler arası (interfacial) olarak ikiye ayrılabilir. Yığınsal yöntemlerde elde Detaylı ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ
ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır. Detaylı Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi
Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir Detaylı FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI
Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen Detaylı BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde
BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji Detaylı EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ
EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir. Detaylı İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III
İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler... Detaylı Çözünürlük kuralları
Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak Detaylı HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği
HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI Detaylı DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve
DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile Detaylı TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT
TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi Detaylı DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması
1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz) Detaylı BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ
Tübitak Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Kayseri deki Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı 14-20 Haziran 2008 BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ Detaylı Hücrenin Membrane Potansiyeli. Aslı AYKAÇ, PhD
Hücrenin Membrane Potansiyeli Aslı AYKAÇ, PhD Çoğu hayvan hücresi membranının içi ve dışı arasında elektriksel potansiyel bir fark vardır... Dinlenim halinde oldukları zaman bile Dinlenim potansiyeli «resting Detaylı KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar
KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını, Detaylı KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1
Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar Detaylı BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ
BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini Detaylı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN Detaylı AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU
AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA Detaylı KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ
KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt Detaylı ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1
ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında Detaylı 2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.
KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki Detaylı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM Detaylı A- LABORATUAR MALZEMELERİ
Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak Detaylı ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.
ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre Detaylı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi.. Detaylı GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre Detaylı I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)