Aktif güç ölçme - diyot.net nedir ?
1.1 Wattmetre Kullanarak Aktif Güç Ölçme
Wattmetreler 4 çeşittir. İşlevleri aynı olup iç yapıları farklılık gösterir. Uygulamada genel olarak ;
1.1.1.a Elektrodinamik Tip Wattmetreler
Wattmetre devreye (şekil ) deki gibi bağlanır. Hem S,S’ akım bobinlerinden hem de H gerilim bobininden akım geçeceğinden her iki bobinin üzerinde (S,S’ akım bobinleri bir sayılıyor) bir elektromanyetik kuvvet oluşur. Bu iki alanın etkisi altında kalan H gerilim bobini ve buna bağlı ibre döner. İbrenin sapma değeri , hem akım hem de gerilim büyüklüğüne bağlıdır.
a.3 Fazlı Aron Bağlı Wattmetreler
2 tane 1 fazlı wattmetrenin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Dengeli veya dengesiz AC , DC devrelerinde kullanılır. Tek ibre bulunur.
1.2.1-1 Fazlı Devrelerde Ampermetre , Voltmetre ve cosJ metre Kullanarak Güç Ölçme
1 fazlı devrelerde akım , gerilim ve güç katsayısı ölçülürse almacın gücü P=U.I.cosJ formülü ile bulunabilir. cosJmetre devrenin güç katsayısını ölçer. Wattmetre gibi akım bobini devreye seri , gerilim bobini paralel bağlanır. Ölçme hatalarını en aza indirmek için ampermetre ve voltmetrenin önce ve sonra bağlanmasına dikkat edilmedir.