Elektronik konum göstergeleri DD51-E - Konum indikatörleri | Elesa+Ganter
DD51-E Elektronik konum göstergeleri Direkt sürücülü, 5 basamaklı ekran, teknopolimer
Taban ve kasa
Yüksek dirençli poliamit bazlı (PA) teknopolimer.
Aşağıdaki renklerde kasa:
C2: RAL 2004 turuncu, parlak kaplama.
C3: RAL 7035 gri, parlak kaplama.
Talep üzerine RAL 7021 gri siyah rengi de buluur (C1).
Mükemmel mühürlemeye sahip conta ve TORX® T06 (TEXTRON INC. Tescilli ticari markası) altı loblu sokete sahip AISI 304 paslanmaz çelik UNI 6955 saç vidalı kapak .
Taban ve kasa arasındaki ultrasonik kaynak ayrılmayı ve içeri toz ve sıvı girmesini engeller.
Ø 14 mm H7 ayarlı delikli AISI 304 paslanmaz çelik, birlikte verilen AISI 304 paslanmaz çelik başsız vida, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile şafta uyar.
Transparan poliamit bazlı (PA-T) teknopolimer, kasanın üzerine mühürleyerek kalıplanmıştır. Çözücülere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençlidir (temizlik işlemleri sırasında alkolle temasından kaçının).
8.0 mm yükekliğinde ve özel karakterli 5 haneli LCD.
Görselleştirme parametreleri operatör tarafından uygun düğmelerle ayarlanabilir ve değiştirilebilir.
değerler mm, inç veya derece olarak görüntülenir.
kullanım için mod ekranı (sadeveya kademeli mod)
okuma hizalaması (sağa veya ters).
Polyester membran. Çözücülere, alkole, asitlere, alkalilere dayanıklı.
NBR sentetik kauçuk içindeki O halkalı ön conta kasa ve yatak arasına monte edilir.
Tabanın arka oyuğunda NBR sentetik kauçuk içindeki çift O halkası contalı pirinç yatak (DD51-E-SST-IP67).
Köpük polietilen, birlikte verilir.
DD51-E-SST-IP65: IP 65 koruma sınıfında tamamen mühürlü gösterge, bkz EN 60529 tablo..
DD51-E-SST-IP67: IP 67 koruma sınıfında tamamen mühürlü gösterge, bkz EN 60529 tablo., tabanın arka oyuğundaki çift conta halkalı pirinç yatak ile elde edilir.
Batarya güç kaynaklı DD51-E konum göstergeleri makine bileşeninin sade veya kademeli konumlandırmasında okuma sağlamak için geçiş yapan milde her konumda kullanılabilir.
8.0 mm yükekliğinde 5 haneli LCD uzaktan ve farklı açılardan mükemmel okunurluk sağlar.
Transparan teknopolimer cam LCD ekranı kaza sonucu oluşan darbelere karşı korur.
IP 65 veya IP 67 yüksek koruma derecesi göstergenin yüksek basınçlı su ile de yapılan sıkça yıkama gerektiren uygulamalar için uygun olmasını sağlar.
Kullanım modunda, 3 işlev düğmesi kullanılarak, kademeli veya sade modu, ölçü birimini (mm, inç veya derece) seçmek, sade sayacı sıfırlamak veya önceden ayarlanan kaynak değerini ve aralık değerini yüklemek mümkündür.
Programlama modunda, 3 işlev düğmesiyle, şaftın bir dönüşünden sonra okumayı, dönüş yönünü, hizalamayı, çözünürlüğü, (görüntülenen ondalık hane sayısını), kaynak değeri ve aralık değerini, maksimum dönüş hızını programlamak ve farklı seçenekler arasından tuşların işlevlerini ayarlamak mümkündür.
Dahili pil uzun pil ömrü sağlar (5 yıldan fazla). Pilin değişmesi gerektiğinde ekranda özel bir simge görünür. Değiştirme işlemi, göstergenin kontrol şaftından sökülmesine gerek kalmadan ve yapılandırma parametreleri kaybedilmeden ön kapak çıkarılarak (Res.1) kolayca yapılır.
İlave teknik bilgiler Kullanım Talimatlarında yer almaktadır.
Mekanik ve elektriksel özellikler
Gerdirme beslemesi Lityum pil CR2450 3.0 V
Ekran 8 mm yükseklikte ve özel karekterlere sahip 5 haneli LCD
Okuma ölçeği -19999; 99999
Ondalık hanelerin sayısı programlanabilir (1)
Ölçüm birimi mm. inç, derece
Maks. dönüş hızı 300/600/1000 r.p.m (2)
Hassasiyet 10.000 darbe / devir
Koruma sınıfı IP65 veya IP67
Çalışma sıcaklığı 0 ÷ 50 °C
Depolama sıcaklığı -20 ÷ +60 °C
Bağıl nem Yoğunlaşma olmadan 25°C'de maksimum %95
Girişim koruması IEC 61326-1
(1) Kullanım talimatlarına bakınız
(2) Varsayılan: 600 r.p.m.
600 r.p.m. hıza kadar yüksek dönüş hızları kısa süreler için sağlanır.
Maks. hızın değeri pil ömrünü etkiler.
Talep üzerine aksesuarlar (ayrıca sipariş verilir)
AISI 304 paslanmaz çelik RB51 kısaltma manşonları.
Arkadaki referans pimine uyması için milin merkezine 22 mm mesafede Ø 6x10 mm bir delik açın.
Göstergeyi şafta oturtun ve referans piminin deliğe oturduğunu kontrol edin.
UNI 5929-85 uyarınca başsız vidayı altıgen soket ve kapak ucu ile sıkarak yatağı şafta kenetleyin.
gri (RAL 7035) C3
turuncu (RAL 2004) C2
Dijital konum göstergeleri
Elektronik konum göstergeleri
Manyetik ölçüm sistemi
DD51 ve DE51 dijital göstergeler için oluklu kavrama topuzu