KALİTE - OSB TEST LABORATUVARI
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 2009 yılında devreye alınan yeni fabrikada; 1250 MVA güç ve 750kV gerilim değerlerine ve %22 ( daha küçük anma gerilimlerinde daha büyük kısa-devre gerilimleri ) kısa-devre gerilimine kadar transformatörler, 350MVAr güç ve 550kV gerilim değerlerine kadar şönt reaktörler, Fırın Transformatörleri ve Doğrultucu Transformatörler test edilebilmektedir. Standartlarda belirtilen tüm rutin ve tip testlerini (dinamik kısa-devre dayanımı testi hariç) yerine getirebilecek özelliklere sahip olarak yapılmıştır.
Deney sahası: 30 m x 35m x 21m ( en x boy x yükseklik ) Kumanda odası: 6m x 9m.
Makina holü: 38m x 17m x 8m
Kondansatör bankları bölümü: 38m x 17m x 7m
Laboratuvara giriş-çıkışlar için “en: 8m ve yükseklik: 14m” olan dikey hareketli bir transport kapısı yapılmış olup, ekranlama ve gürültü yalıtımı için de önlemler alınmıştır. Laboratuvar deney sahasında ortalama 450lx şiddetinde bir aydınlatma seviyesi sağlanmıştır. Yan duvarlar, zemin ve tavan “Faraday kafesi“ olarak ekranlanmış ve gürültü yalıtımı oluşturulmuştur. Belirli ağırlıklara kadar kaldırma, montaj ve de montaj için 3 tonluk ile 500 kg’lık iki ayrı kancası olan vinç mevcuttur.
Aydınlatma sodyum buharlı lambalarla yapılmış, ayrıca hızlı aydınlatmayı sağlayan her grupta bir adet olmak üzere akkor telli normal lambalarla takviye edilmiştir. Isıtma için zemin seviyesine yakın, toplam saatte ortalama 52.500m3 sıcak hava verebilecek ısıtıcılar (gürültüsüz) yerleştirilmiştir. Isınma deneyleri sırasında oluşan sıcak havanın dış ortama atılması için, laboratuvar tavanında, toplam olarak saatte 352.500m3 hava emebilecek düşük devirli (gürültüsüz) emici fan düzeni oluşturulmuştur.
Laboratuvarın deneylerde ve ölçmelerde ihtiyacı olan enerji beslemesi iki ayrı generatörden yapılmıştır. Bunlardan biri 50/60Hz, 10MVA, 6kV, gücü 2500kW olan endüksiyon motoru diğeri ise 100-180Hz, 3 MVA, 6kV gücü 1000kW olan endüksiyon motoru. Kaynak gerilimlerinin deney gerilimine uygunluğunu sağlamak için 15MVA gücünde 2kV ile 111,5kV(123) gerilimli 52 kademeli, 2 sargılı bir ara trafo kullanılmıştır. Endüklenmiş gerilim deneylerinde 150Hz generatörün kompanzasyonu için 3MVAr(4,5) gücünde reaktör mevcuttur. Uygulanan gerilim deneyleri için 2400kVA gücünde 60kV’luk seri rezonans sistemi ile 800kV’luk kapasitif gerilim bölücü tesis edilmiştir. Güç ölçümü ve ısınma deneyleri için, 12kV ile 124,7kV arasındaki gerilimlerde çok sayıda değişik bağlantı yapılabilecek, toplamda 151,2MVAr(216) gücünde kondansatör grupları oluşturulmuştur. 2400kV gerilimde ve toplam 240kJ gücünde darbe generatörü ile 2400kV’luk gerilim bölücü ve kesik dalga ünitesi mevcuttur.