Sıcaklık aralığındaki testler için - 80 °C ila + 250 °C
"Made by ZwickRoell" ısı kabinleri, kullanılan tüm sistem bileşenlerinin optimum etkileşimi ile etkileyicidir. Tüm sistem fonksiyonları, ZwickRoell test yazılımı tarafından ergonomik ve sezgisel olarak çalıştırılır. Tüm veriler test serisi ile izlenebilir niteliktedir. Isı kabinleri, ZwickRoell'deki ekstensometre ölçüm dünyasına optimum şekilde entegre edilmiştir. Optik veya temaslı ölçtüğünüzden bağımsız olarak güvenli test sonuçları garanti edilir. Modüler konsept sayesinde, kabin ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde uyarlanabilir. Büyük kabin hacmi, bileşen testinde ilave test alanı sağlar.
Isı kabinleri titreşim bakımından çok düşüktür ve bu nedenle ZwickRoell'deki ekstensometre ölçüm dünyasına optimum şekilde entegre edilmiştir. Optik veya temaslı ölçtüğünüzde bağımsız olarak güvenli test sonuçları garanti edilir.
Tam ısı kontrolü
Gelişmiş hava akımı, homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar. Kesin kontrol, aşınmadan sabit bir sıcaklık garanti eder. Önceden konfigüre edilmiş kontrol parametreleri yardımıyla, sıcaklığa hızlı ve hassas bir şekilde ulaşılır. ZwickRoell test tezgahı konsepti ile birlikte, numuneye özgü kontrol parametreleri test spesifikasyonu ile kolayca yüklenebilir. Numune yakınında sıcaklık sensörünün seçeneği, ilgili noktadaki sıcaklığı düzenler ve test sonuçlarınızı optimize eder. Pratik çene ile, sensör hızlı ve hassas bir şekilde yerine getirilir. +/- 1 °C ile tamamen homojen ve son derece hassas sıcaklık kontrolü, numunenizin her zaman tam olarak temperlenmesini sağlar.
En yüksek kullanım kolaylığı
Tüm sistem fonksiyonları, ZwickRoell test yazılımı tarafından ergonomik ve sezgisel olarak çalıştırılır. Çalışma düzeni, test prosedürüyle etkileşimli olarak etkileşir ve doğrudan geri bildirim verir. Test dizinizin tüm verilerini istediğiniz zaman çağırın. ZwickRoell test yazılımı ile ısı kabinin fan hızını rahatça ayarlayabilirsiniz. Bu nedenle, filmler gibi hassas test örnekleri için güvenilir bir test sonucu garanti edilir. İsteğe bağlı güvenlik kapısı işlevi, Avrupa güvenlik düzenlemelerine göre operatör korumasını garanti eder. Kabinin kapısı, tamburlu koruyucu bir kapı görevi görür.
Modüler konsept sayesinde, kabin ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde uyarlanabilir. Büyük hazne hacmi, bileşen testinde ilave test alanı ve numune alanında sabit bir sıcaklık sağlar. Geleceği güvence altına alın: Kapsam genişledikçe, tüm seçenekler yerinde gerektiğinde iyileştirilebilir.
Ekstensometrenin mükemmel entegrasyonu
Düşük titreşimli temperleme haznesi, tüm ekstansometreler için en uygun koşulları yaratır. Ekstensometreler sol arkaya monte edilir. Ön tarafta bu, pencereden test alanına net bir görüş sağlar. Kolay entegrasyon için, sensör kolları için mekanik bir sürgü modülü ve temassız extensometreler için optik camdan yapılmış bir modül mevcuttur. Bu nedenle, ZwickRoell'de bulunan tüm ekstansometreler temperleme haznesiyle birlikte kullanılabilir.
Aşağıdaki özellikler, uzun ısınma süreleri olmadan kısa döngü süreleri sağlar ve tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarır:
Numunelerinizi numune magazini ile hazırlayın.
Numunelerinizi oda kapısının isteğe bağlı küçük açıklığından değiştirin ve minimum sıcaklık değişikliklerinden veya minimum buz oluşumundan yararlanın.
Özel yerleştirme yardımını alın ve numunelerinizi hızlı ve hassas bir şekilde ortalayın.
Geleceği emniyet altına ısı kabinleri
Modüler konsept sayesinde, kabin ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde uyarlanabilir.
Uygulama alanları ve teknik genel bakış
Geniş bir sıcaklık aralığında malzeme ve bileşen testi, örn. için:
Plastik testi: örneğin ISO 527-1, ASTM D638'e göre güvenli test sonuçları
Kauçuk, elastomerler: standart testler ve sıcaklık doğruluğu, örn. ISO 23529 ve ISO 37'ye göre
Kompozitler: Çok çeşitli test araçlarıyla yapılan testler
LN2 soğutma sistemi ile (isteğe bağlı)
Bağlantı LN2 (iç dişli)Besleme bağlantısı ayrıca bir adaptör G 3/8"-UNF 3/4"-16
Soğutma ortamının işletme basıncı
Tipik LN2 tüketimi: Kabin kapalı, tipik ekipmanla (kabin 400 mm genişliğinde: 10 kN çene, kabşn 600 mm genişliğinde: 100 kN çene). Soğuduğunda: EN 60068-3-5'e göre sıcaklık aralığının % 10 ila % 90'ı arasında tüketim
EN 60068-3-5'e göre yüklemesiz ısı değişim oranı
DAkkS/DKD R 5-7 metod C'ye göre geçici kararsızlık: Sıcaklık ölçüm sisteminin +/- 1,5 K (ölçümsüz temel kabin) genişletilmiş ölçüm belirsizliği
DAkkS/DKD R 5-7 metod C'ye göre homojen olmama: Sıcaklık ölçüm sisteminin +/- 1,5 K (ölçümsüz temel kabin) genişletilmiş ölçüm belirsizliği
l = 4 m, 5 pinli CEE fişi (16A) ile
RS 232 (bilgisayarda bir COM arayüzü kaplar)
Ağırlık, yaklaşık (seçeneksiz)
Düzenleme ekstensometre yanal, arka sol; Kapı menteşesi sola; Bağlantı ünitesinde yoğuşma suyu tahliyesi
Toplam gürültü seviyesi
Kendi kendine yapılan ısı kabinlere ek olarak, farklı versiyonlarda alternatif kabinlerde sunuyoruz. Ancak, sınırlı işlevsellik ve seçenekler burada geçerlidir. Daha fazla bilgi ürün bilgisinde bulunabilir.
Isınma ve soğuma süreleri ile mekansal ve zamansal sıcaklık sapmaları için verilen değerler, iç kısımları olmayan kapalı bir odaya atıfta bulunur.
Dış boyutlar (Y x G x D)
İç boyutlar (Y x G x D)
İstek üzerine karbon dioksit CO2
Bir bakışta AllroundLine için ısı kabinleri(4)
AllroundLine da ısı kabinleri (geniş)
AllroundLine malzeme test cihazı Z250, hazne ve optik extensometer videoXtens ile hassas testler için tipik kompozit test sistemi
Verimli numune kullanımı için kapı içinde kapıya sahip sıcaklık haznesi
AllroundLine malzeme test cihazı Z010 ile hassas testler için tipik plastik test sistemi ve ekstansometre ile temperleme haznesi
Ekstensometre için ücretsiz görünüm
5 kN'ye kadar AllroundLine malzeme test cihazı, ısı kabini ve optik extensometer lightXtens ile yüksek suşlar için tipik kauçuk ve elastomer test sistemi
Isı kabinleri (dar) modüler genişletilebilir
Kapsam genişledikçe, tüm seçenekler yerinde gerektiğinde iyileştirilebilir.
Isı kabinlerin modülerliği
Temperleme haznesi ve aksesuarları, ZwickRoell malzeme test cihazlarında kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Modüler konsept, ihtiyaçlarınızı geriye dönük olarak adapte etmenize de izin verir, burada mevcut tüm seçeneklere genel bir bakış:
Maksimum zaman ve maliyet tasarrufu için kapıdan kapıya
Numuneleri değiştirirken veya Klipsli Ekstensometreyi çıkarırken minimum sıcaklık değişimi. Soğutma modunda daha kısa çevrim süreleri, daha düşük işletme maliyetleri ve daha az buz oluşumu sağlar.
Yerleştirme desteği ile numune magazinleri
Test için iyi hazırlanmış
ZwickRoell numune magazinler ile hızlı ve doğru numune değişimi - Örneklerinizi temperleme haznesinde önceden ısıtın veya soğutun. Uygun yerleştirme yardımcısıyla, numuneyi optimal olarak çekme eksenine hizalayın. Magazinlerin oda dışında kullanılması için, verilen yalıtım levhası maksimum konfor sağlar.
Portföyümüzdeki standart numune magazinleri: ASTM D 638 Tip I, ISO 527-2 Tip 1A, ISO 527-2 Tip 1B, ISO 527-2 Tip 1BA, ISO 527-2 Tip 1BB, ISO 6892-1 Tip 1, ISO 6892-1 Tip 2, ISO 37 Form 1, ISO 37 Form 1A, ISO 37 Form 2, ISO 37 Form 3, ISO 37 Form 4'e göre
Donma ısısı için soğutma sistemi
Emniyet valfı ile soğutma sistemi
LN2 ile soğutma (sıvı azot)
Sıcaklık aralığının -80 °C'ye uzatılması
Lütfen kabinin yeterince havalandırılmasını sağlayın
Sıvı azot haznesi
Vakumlu yalıtımlı, 100 l, bağlantı kablosu dahil (ürün kodu 1022235)
Isı kabinine bağlantı kablosu
İzole vakum, L = 1,5 m, UNF 3/4"-16
Alternatif sıvı azot tankı kullanıldığında ısı kabini soğutma modunda optimum performans göstermesini sağlar
Numune yakınında sıcaklık kontrolü
Numune yakınında sıcaklık sensörünün seçeneği, ilgili noktadaki sıcaklığı düzenler ve test sonuçlarınızı optimize eder. Pratik çene ile, sensör hızlı ve hassas bir şekilde yerine getirilir.
+/- 1 °C ile tamamen homojen ve son derece hassas sıcaklık kontrolü, numunenizin her zaman tam olarak temperlenmesini sağlar.
Optik ekstensometrelerle güvenli test sonuçları
Oda sıcaklığında testler sırasında camın test sıcaklığına bağlı ısıtmasıyla optik ekstensometreler için cam modül.
Temaslı ekstansometreler için modül
Temaslı ekstensometre ile birlikte gereklidir.
Maksimum operatör koruması için koruyucu kilitli koruyucu kapı işlevi
Koruyucu kapı fonksiyonu
Operatörü korumak için koruyucu kapı işlevi
Kabinin kapısı koruyucu kilitli bir kapı görevi görür ve MRL'ye göre güvenliği garanti eder
Isı kabininin konumunun tespiti ve koruyucu cihazın (cihazın veya ısı kabini) otomatik seçimi
Daha soğuk mu? Daha sıcak mı?
Isı kahininiz için özel veya yeni gereksinimleriniz var mı? İsteklerinize uyarız! Özelleştirilmiş, genellikle sektöre özel çözümlerin gerçekleştirilmesinde geliştirme mühendislerimizin uzun yıllara dayanan deneyiminden yararlanabilirsiniz. Uzmanlarımız, örneğin, genişletilmiş bir sıcaklık aralığının uygulanmasında size yardımcı olacaktır.
ZwickRoell ısı kabinleri için test yazılımı
Isı kabini dahil test cihazının çalışması, testXpert III test yazılımı tarafından ergonomik ve sezgiseldir. Çalışma düzeni, test prosedürüyle etkileşimli olarak etkileşir ve doğrudan geri bildirim verir. Test dizinizin tüm verilerini istediğiniz zaman çağırın.
ZwickRoell test yazılımı ile ısı kabinin fan hızını rahatça ayarlayabilirsiniz. Bu nedenle, filmler gibi hassas test örnekleri için güvenilir bir test sonucu garanti edilir.