Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI - PDF
Download "Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI"
2 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir. Uygun cihaz konfigürasyonunun seçiminde, bölgesel satış organizasyonumuz size gerekli desteği verecektir. Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ürün açıklaması kazan duvarı monitörü, taş kömürüyle ateşlenen bir buhar kazanının içteki kazan duvarında CO ve O 2 analizine yönelik bir akım ölçüm sistemidir. Ayrıca CO korozyon seviyesi ve CO korozyon yükü her bir 40 ölçüm noktasına kadar hesaplanır. CO ve O 2 ölçüm değerleri ve aynı şekilde CO korozyon seviyesi, kazanda korozyona yol açan zayıflamaya karşı derhal önlem alınması amacıyla o andaki olası korozyon risklerini algılamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. CO korozyon yükünün değeri, kazan duvarını uzun zaman boyunca etkileyen CO korozyon yüklenmesini temsil eder. Bir bakışta Kazan duvarına doğrudan montaj için CO ve O 2 sensörlerinin her biriyle 40 adede kadar prob Basınçlı hava, enerji beslemesi ve veri busu için 40 adede kadar bağlantı ünitesi Kontrol tekniğine yönelik alan busu arayüzü (Modbus) ile bir ana birim Ölçüm değerlerinin, proses kumandasının, veri kaydının ve veri iletişiminin grafiksel gösterimine yönelik MEPA- yazılımı Avantajınız Korozyona yol açan duvar yıpranmasının en aza indirgenmesi amacıyla korozyon açısından önemli ölçüm değerleri hakkında online görüntüleme Brülör ve fanın ayarlanması neticesindeki etkiler online şekilde ve geniş kapsamlı olarak takip edilebilir Korozyona yol açan duvar yıpranması neticesinde olası risklerin zamanından önce algılanması vasıtasıyla güvenliğin yerine göre artırılması ve çalışma maliyetlerinin düşürülmesi Olası problem bölgelerinin etkili şekilde belirlenmesi Bakım ve revizyon planlarının etkili biçimde hazırlanması için verilerin kullanımı Kazan kullanımı esnasında kurulum ve devreye alma mümkün 2 ANALIZ CIHAZI ÇÖZÜMLERI SICK Online teknik sayfa :04:13 Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır
3 Kullanım alanları Taş kömürü ile çalışan buhar jeneratörlerinin denetimi Elektrik santralleri ve atık yakma tesislerinde kazan denetimi CO korozyon seviyesinin ve CO korozyon yükünün tespiti Ayrıntılı teknik bilgiler Sistem Ölçülen parametreler Ölçüm prensipleri Gaz akış oranı Ölçüm mesafesi Proses basıncı CO O 2 CO, O 2, CO korozyon seviyesi, CO korozyon yükü Zirkonyum dioksit sensörü 30 l/h Her ölçüm noktası Vol.-% Vol.-% Hesaplanmış ebatlar: CO korozyon seviyesi ve CO korozyon yükü Taş kömürü ile çalışan atık yakma tesislerinin baca gazında maks. 40 ölçüm noktası (diğerleri talep halinde) 50 hpa hpa Ortam sıcaklığı 10 C C Depolama sıcaklığı 20 C C Ortam nemi 80 % Yoğuşmasız Elektrik güvenliği CE Koruma sınıfı Bağlantı ünitesi: IP 54 Arayüzler ve bus protokolü RS-485 RS-232 Gösterge Ağırlık Enerji beslemesi Gerilim Frekans Güç tüketimi Yardımcı parçalar Basınçlı hava (her bir ölçüm noktası): Modbus ASCII Tescilli servis arayüzü Ana birim: LED düz ekran Bağlantı ünitesi: 10,5 kg Kazan duvarı probu: 5,5 kg 115 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz 120 W Her bağlantı ünitesi 0,4 m³/h Cihaz havası: 2, bar; parçacık büyüklüğü maks. 40 µm; parça içeriği maks. 10 mg/m³; yağ içeriği maks. 5 mg/m³, su miktarı maks. 8 g/m³ (3 C de) :04:13 Online teknik sayfa Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır ANALIZ CIHAZI ÇÖZÜMLERI SICK 3
4 150 (5.91) 40.5 (1.59) Ø 70 (2.76) A B C D E F Teknik çizimler (Ölçüler mm cinsindedir) Kazan duvarı probu 46 (1.81) 160 (6.30) Bağlantı ünitesi 92 (3.62) 200 (7.87) H I J K L M N O P Q R S T 320 (12.60) 300 (11.81) 300 (11.81) 260 (10.24) 220 (8.66) 4 ANALIZ CIHAZI ÇÖZÜMLERI SICK Online teknik sayfa :04:13 Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır