TX12 Transmitter | BAYKON Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
TX12 tartım sistemlerinizi proses kontrol sisteminize entegre etmek için kullanacağınız son derece hassas ve ekonomik yük hücresi analog sinyal dönüștürücüsüdür. Mikrokontrolörlü dijital alt yapısı ile yüksek sıfır ve kazanç kararlılığı sağlanmıştır. Ön panel üzerindeki rotary switch’ler ya da PC / PLC üzerinden kolayca devreye alınabilir.
Yüksek doğruluklu elektronik kalibrasyon özelliği eCal, indikatörler gibi ayar imkanı sağlayan hızlı kalibrasyon fonksiyonu, yüksek çözünürlüğü ile PLC tarafında
kalibrasyonlardaki yüksek hassasiyeti, uzun zaman ayar kararlılığı ve programlanabilen 2 adet kesme çıkışı önemli avantajlarıdır.
4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V ya da 0-5 V olarak seçilebilen analog çıkıș tipleri tüm cihazlarda eșleștirilmiș ve fabrika değerlerine yüklenmişlerdir. Bu nedenle PLC tarafında yapılacak sıfır ve kazanç ayarları cihaz değişimlerinden etkilenmez.
-4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 - 10 V ya da 0 - 5 V analog çıkıș
-Hızlı ve kolay devreye alma
-PLC’de kalibrasyon yapılırsa cihaz değișimlerinde ayar gerektirmez
-Uzun zaman ayar gerektirmez
eCal elektronik kalibrasyon ile
-Ağırlık kullanmadan kalibrasyon özelliği.
-Özellikle yüksek kapasiteli tank, silo ve diğer tartım uygulamalarında hızlı ve kolay kalibrasyon
-Uyumlaștırılmıș cihazlarda yüksek elektronik ayar doğruluğu
-Set değer giriș imkanı
-Sıcaklık değișimlerine karșı kararlılık
Yaygın kullanım yerleri
-Tank ve silo tartımı
-Çekme ve basma testleri
-Proses kontrol uygulamaları
-2 adet röle kontak çıkıșı ile valf kontrolü
Analog çıkıș 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V ya da 0-5 V
D/A dönüștürücü 16 bit yüksek çözünülürlüğe ve uzun zaman kararlılığa sahip analog çıkıș.
Analog çıkıș çözünürlüğü 60 000’e kadar.
Yük hücresi sinyal giriș aralığı -19 mV ile +19 mV arası
Minimum yük hücresi sinyal aralığı < 1 mV
Doğrusallık < % 0.01
Sıcaklık kararlılığı < 0.007 % FSR / ºC
A/D dönüștürücü 24 bit Delta-Sigma analog ve dijital filtre ile yüksek EMC bağıșıklığı.
İç çözünürlük 16 000 000 adıma kadar.
Kalibrasyon Cihaz üzerinde bulunan rotary switchlerle sıfır ve kazanç ayarı.
Dijital filtre Ayarlanabilir akıllı dijital filtre.
Kesme çıkıșları 2 adet kesme çıkıșı, Röle kontakları: 240 VAC, 0.25 A ya da 30 VDC 0,15 A.
Yük hücresi beslemesi 5 VDC
Yük hücresi adedi 4 adet 350 Ω ya da 12 adet 1100 Ω (min. 85 ohm – maks.1200 ohm)
Bağlantı 4 iletkenle yük hücresi bağlantısı.
Ön panel 3 adet LED ve 2 adet rotary anahtar
RS-232C PC ya da PLC üzerinde ayarlama.
Güç kaynağı 12 - 28 VDC, maks. 0,2 A
Çalışma sıcaklığı -10°C ve +55°C arası
Rutubet En fazla yoğunlașmayan %85 bağıl nem.
Kutu Polyamid, ray tipi, IP20 kutu.
Ölçüler Ön genișlik: 22,5 mm, ön yükseklik: 99 mm, derinlik: 114,5 mm.
Teknik kılavuz (598 kb)
eCal - elektronik kalibrasyon (38,5 kb)
TX2 Dijital Transmitter Serisi
TX4 Dijital Transmitter Serisi
MX08 Çok Kanallı Transmitter Serisi
BX18 Ray Tipi Tartım Kontrolörü