Beton Test Çekici PCE-HT 225A | PCE Instruments
PCE-HT-225A Beton Test Çekici (Schmidt prensibi)
dayanma gücünü belirlemek için Beton Test Çekici / çok sağlam bir Ölçüm Cihazı /
çok kolay bir kullanım / Cihazın arka tarafında dönüştürme tablosu bulunur /
Beton Test Çekici PCE-HT 225A Schmidt prensibine göre çalışır. Kullanışlı Beton Test Çekici PCE-HT 225A inşaat ve yapı sektöründe değil aynı zamanda farklı endüstriler için kullanılabilir (Ürünler rulo üzerinde sargı sertliği testi, ...). Beton testi her zaman 2207 J darbe enerjisi ile gerçekleştirilmektedir. İlk kinetik geri tepme enerjisi Beton Test Çekicinde beton sertliğin veya basınç dayanımın (kg/cm² veya N/mm²) ölçüsü olarak belirtilmektedir. Betonun kalitesi özellikle basınç dayanımı ile belirlenir. Basınç dayanımı betondan yapılmış konstrüksiyonların yapısal davranışı ve dayanıklığı ölçmek için önemlidir. Basınç dayanımı harf ve sayı dizisi tarafından belirlenir. Örn.: B 25, basınç dayanımı 25 N/mm² olan bir normal beton'dur.En yüksek dayanım sınıfı B 55'e kadar çeşitli ara değerleri vardır. Böylece Test Cihazı ile sınıflandırmayı kolay ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir Beton Test Çekiçi sipariş edildiğinden bizim tarafımızdan kalibre edilir, ama isteğe bağlı olarak ücretli bir laboratuar kalibrasyonu yapılabilir ve İSO test sertifakası ile donatılabilir.
Burada Beton Test Çekici ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Beton Test Çekicin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.
Beton Test Çekici ya da web sitemizde bulunan diğer cihazlar hakkında sorularınız varsa teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.
- Kullanım Kılavuzunda düzeltme yardımı vardır
Beton Test Çekici ile betonun basınç sertlik ölçümü hakkında genel bilgiler
Basınç sertliği altında genel olarak tek eksenli, kısa süreli basınç yükleme altında ölçülen kırılma sertliği anlaşılmaktadır. Betonun basınç sertliği aşağıdaki faktörler ile belirlenir:
- Çimentonun sertliği
- Betonun bileşimi ve yoğunlaşması
- Yaş ve deplama koşulları
- Test numunelerin biçimi ve ölçüleri
- Yükleme türü ve süresi
Basınç sertliği klasik olarak laboratuvarlarda beton küp veya dairesel silinderlerde belirlenir. Silinderlerde düz ve pürüzsüz üst basınç yüzeyi elde etmek için gerekli olan denge tabakayı fazlalık olan betonun temizlenmesinden sonra üstüne sürülmesi tavsiye edilir. Silindirlerin sertleşmesi dikey olarak gerçekleşmesi gereklidir. Genel olarak laboratuvar metodlarına göre test gerçekleştirilemediği için bu kolay kullanılabilir ve hassas çalışan Beton Test Çekici kullanılmaktadır.
Sağ taraftadaki görüntüde Beton Test Çekici depodaki beton zeminde ölçüm yaparken görülmektedir. Basınç sertliği Beton Test Çekiçi ile betonların yüzeylerinde gerçekleştirilen sertlik ölçümü (geri tepme değeri R) ve dönüştürme tablosu (Cihazın arka kısmındı bulunur) veya teslimata dahil olan Kullanım Kılavuzu yardımıyla hassas bir şekilde hesaplanır.
Beton Test Çekici PCE-HT-225A'nın Teknik özellikleri
100 ... 600 kg/cm²
Nominal kinetik enerji
2207 J (2,207 Nm)
Ölçüm ucun yapışması
0,65 … 0,15 N
Yuvarlak formlu ucun yarıçapı
Ortalama geri tepme değeri
Çap 54 x 280 mm
Beton Test Çekici PCE-HT-225A'nın diğer kullanım görüntüleri
Burada Beton Test Çekicinin teslimatına dahil olan bileme taşını görmektesiniz. Bu taş ile ölçülecek parçaları hazırlayabilirsiniz.
Burada Beton Test Çekicinin arka tarafını görmektesiniz. Bu Tablo çeşitli dönüştürme imkanının genel bakışını sunmaktadır.
Beton Test Çekici PCE-HT-225A'nın Teslimat içeriği
1 x PCE-HT-225A Beton Test Çekici, 1 x yuvarlak bileme taşı, 1 x plastikten Taşıma Çantası,
Beton Test Çekici PCE-HT-225A için isteğe bağlı olarak ek öğeler
Kalibrasyon DIN ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil Laboratuvar Kalibrasyonu içermektedir (Cihazı ISO kalite kontrolüne dahil etmek isteyen şirketler için ya da sürekli kesin ölçümleri garantilemek için ilk sipariş sırasında alınabilir ve sonrasında düzenli yeniden kalibrasyon yaptırılabilir).
ISO-Kalibrasyonun yanı sıra Beton Test Çekici için DKD'ye göre Kalibrasyon sunmaktayız. Bu işlem laboratuvarlarda standart olmadığı için sizlerden DKD-Kalibrasyonu için bizler ile ya telefon veya faks ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İrtibata geçmeniz halinde sizlere teknisyenlerimiz direkt olarak fiyat ve süre hakkında bilgi verecektir.
Burada "Beton Test Çekici" sınıfı altında yer alan diğer ürünleri bulabilirsiniz:
- PCE-HT 225E Beton Test Çekici
(Dijital, LCD-Ekran, USB-Arayüz, Yazılım, Ölçüm değer kaydı)
- PCE-DX-A (Shore A) Sertlik Ölçer
(Yumuşak kauçuk, kauçuk ve elastomerler için ucuz Durometre)
- PCE-1000 Sertlik Ölçer
(Cep formatında metalik malzemeler için mobil Sertilk Ölçüm Cihazı)
- PCE-2000 Sertlik Ölçer
(Metalik malzemeler için Sertlik Ölçüm Cihazı, Arayüz ve isteğe bağlı Yazılım ile)
Ölçüm teknoloji portföyü yanı sıra aşağıda görüldüğü gibi Terazilerde ve Basküllerde geniş bir portföy sunmaktayız. Size sunduğumuz portföyümüzden Teraziler ve Basküller: