Kalite ve gelen mal muayenesinde kullanım için 3NH El Parlak Metre HG60
3NG HG60S Küçük bir ölçüm alanına sahip Dijital Parlak Metre, ölçülmesi gereken yüzeyleri ölçmek için kullanılır. Parlaklık ölçme cihazı, bilinen bir ışık kaynağından ışığı test edilecek yüzeye göndererek yansıtma prensibi üzerinde çalışır ve ışık parçacıklarının yansımasına göre yüzeyin parlaklık seviyesini hesaplar. Parlaklık birimlerindeki (GU) parlaklık seviyesi daha sonra parlaklık testi cihazının ekranına çıkar.
Parlaklık Ölçer HS60S'nin ölçüm geometrisi 60 derecedir ve ayarlanamaz. HG60S, otomobil, boya, mürekkep, fırın verniği, kaplama, ağaç ürünleri gibi bu sektörlerdeki parlaklığı test etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır; mermer, granit, vitrifiye cilalı karo, seramik tuğla ve porselen; plastik, kağıt; donanım endüstrisi vb.
6. Aynı konumda tüm açıların ölçümü için bir düğme
7. Uluslararası standartlara uyun
8. Kararlı performans, veri okunması kolay.
3nh Dijital Parlak Metre yaygın olarak Boya, mürekkep, kaplama, galvanik, plastik, elektronik, donanım, Kağıt baskı, mobilya, seramik, mermer vb.
Bu cihaz hassas bir ölçüm cihazıdır. Ölçüm sırasında, cihazın dış ortamındaki sert değişikliklerden kaçınılmalıdır. Örneğin, ölçüm ortam ışığının yanıp sönmesinden ve hızlı sıcaklık değişiminden kaçınmalıdır.
Ölçümde, cihazı sabit tutmalı, ölçüm açıklığını ölçülen nesneye yakın tutmalı ve titremekten, yerinden etmekten kaçınmalısınız; Cihaz su geçirmez değildir, yüksek nemli ortamlarda veya su sisi içinde kullanılamaz.
Cihazı temiz ve düzenli tutun. Ölçüm açıklığına ve cihazın içine giren sıvı, toz veya su ve toz gibi katı yabancı maddelerden kaçının. Cihazla çarpma ve çarpışmadan kaçının.
Aleti kullandıktan sonra kapatılmalıdır, aleti ve standart plakayı alet kutusuna yerleştirin, uygun şekilde saklayın.
Cihaz kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır.
Kullanıcı, cihaz üzerinde yetkisiz değişiklikler yapmamalıdır. İzinsiz yapılan herhangi bir değişiklik, cihazın doğruluğunu etkileyebilir veya cihaza geri alınamaz şekilde zarar verebilir.
Bu cihaz hassas bir optik alettir, lütfen cihazı uygun şekilde saklayın ve kullanın. Cihazı nemli, sert EMI, güçlü ışık ve tozlu ortamlarda kullanmaktan ve saklamaktan kaçının. Cihazın standart bir laboratuar ortamında (sıcaklık 20 ° C, 1 standart atmosfer, nem% 50-70 RH) depolanması önerilir.
Hassas optik bileşenler için standart pano, uygun şekilde korunmalı ve kullanılmalıdır. Keskin nesneler kullanmaktan kaçının, çalışma yüzeyini ve kirli çalışma yüzeyini kirleyin, ayrıca standart panoda güçlü ışığa maruz kalmasını önleyin. Standart tahtanın yüzünü temizlemek için tahtayı periyodik olarak yumuşak bir tütsülenmiş alkollü bezle yıkayın, en iyi ihtimalle tek bir yönde silerek en az küçük artık parçacıklara sahip olmadığından emin olmak için ileri geri sürmeyin. Bu parçacıklar temizlendiğinde standart panel yüzeyine zarar verebilir. Aseton çözeltisinin kullanımını yasakla! Kalibre ederken çalışma yüzeyindeki tozu hemen atın, iyi ve temiz standart pano doğru bir şekilde kalibre edilebilir.
HG60S yerleşik lityum pildir, cihazı uzun süre kullanmazsanız, lityum pil performansını korumak ve lityum pilin ömrünü uzatmak için lütfen her 2 haftada bir şarj edin.
Dahili optik nesne temizliği sadece satış sonrası servis departmanımız tarafından yapılabilir, yılda bir kez temizlenmesi önerilir. Cihazı temizleme için takmak için temizleme araçlarını kullanmayın, cihazın geri dönüşümsüz hasara yol açmasına neden olur.