BioControl 4 ve 8 - Biyogaz Analizörü - ENERMAK | Yeraltından Haberler
Multitec® Biocontrol - Biyogaz Analizörü - Biyogaz Dedektörü
Kompozisyon Ve Biyogaz Hacmi, Kanalizasyon Gazı Ve Çöp Gazı Belirler
Diğer bir deyişle, mümkün olduğunca çok metan elde - biyogaz, kanalizasyon gazı veya çöp gazından elektrik üreten tüm tesis operatörleri süreçlerini optimize ve böylece daha fazla verimlilik sağlamak hedefliyoruz. Aynı zamanda, bununla birlikte, gaz zararlı bileşenleri minimum düzeyde tutulması gerekmektedir.
Çok geç olmadan, sadece bir bitki gaz bileşiminin sürekli izleme değişiklikleri gösterebilir ve böylece uzun süreli kesintileri önlemek. Motorun önce ölçüm yerde çok fazla kükürt bir uyarı varsa Örneğin, operatör tahrip olmaktan motoru durdurmak için hemen hareket edebilir.
Enerji üretimi sübvanse ise, bitki operatörü düzenli gaz bileşimi ve hacmi belgelemek zorundadır. Kir, mevduat, nem, korozyon ve dalgalanan gaz bileşimleri hala büyük bir sorun teşkil olsa Multitec® Biocontrol güvenilir ve sürdürülebilir, tüm bu görevleri işleyebilir. Basınç, sıcaklık, nem ve gaz bileşiminin akıllı tazminat bileşenleri hassas bir şekilde analiz edilmesi anlamına gelir. Multitec® Biocontrol da sıcaklığını belirlemek ve Debi edebilirsiniz.
Sabit Ve Mobil Ölçümler İçin Bir Sistem
Multitec® Biocontrol kombine ölçüm cihazı Multitec® Biocontrol sabit montaj ve mobil gaz ölçüm cihazı, yani Multitec® 540 ibarettir Multitec® Biocontrol sürümüne bağlı olarak, gaz bileşimi ve hacmi otomatik olarak ölçülür ve izlenebilir
kadar sekiz ölçüm yerleri. Sırayla tek tek ölçüm yerlerde Multitec® 540 önlemler değerleri. Değerleri bir ara yüz yoluyla Multitec® biyokontrol aktarılır.
Mobil gaz ölçüm cihazı düzenli hassas ölçüm sonuçlarını garanti muhafaza edilmelidir. Multitec® Biocontrol test gazı ile otomatik kalibrasyon ve ayar ile standart olarak dört ve sekiz ölçüm yerleri, versiyonlar için kolay bakım sağlar.
Multitec® Biocontrol sabit tesisat olmayan giyen ve düşük bakım olduğunu. Gerekli olduğu tüm akış hızı ve sıcaklık sensörü kir ve gerektiğinde temizlik için normal bir kontroldür. Bu ölçüm iken bir kaç dakika içinde yapılabilir. Mobil gaz ölçüm cihazı kolayca servis için gönderilebilir. Yedek cihaz çalışma bozulma önler.
Tercih eğer Bireysel ölçüm yerleri de mobil kurulum, yani manuel ölçüm olabilir. Multitec® 540 sadece ölçüm için Multitec® biyokontrolü yerleştirme istasyonu dışarı alınır. Bir mobil ölçüm aşağıdaki yerleştirme istasyonu değiştirildiğinde, saklanan günlükleri Multitec® Biocontrol aktarılır ve göstermiştir.
Mobil ölçümler sistemde güvenilir ve maliyet etkin, hatta uzak açık ölçüm noktaları entegre sağlar. ATEXcertified akış hızı ve kalıcı açık havada monte edilebilir sıcaklık vericiler, İsteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
• Büyük renkli dokunmatik ekran
• Özel yapılandırma Gereksinimlerin belirlenmesi göre
• Tüm ayarlar şifre korumalı
• operasyon boyunca sürekli kendini sınama
• agresif gazlara karşı dirençli ilgili tüm bileşenler
• Özerk ve düzenli tasarruf USB stick tüm ölçüm değerleri ve ayarları
• Uzaktan bakım ve internet üzerinden kullanılabilir teşhis
• Multitec® BioControl.1
• Multitec® BioControl.4
• Multitec® BioControl.8
Ürün adının sonuna sayı ölçüm yerleri sayısını gösterir can kurulumun bir parçası olarak bağlanmalıdır.
Bir Mobil Gaz Ölçüm Cihazı Olarak Multitec® 540
RLWA-BI 010532011 GB
Multitec® 540 biyolojik işlemlerde oluşan gaz karışımı izlenmesi için bir gaz ölçüm cihazıdır. Aynı anda gaz karışımında en fazla beş gazların konsantrasyonu ölçebilir. Cihaz standart olarak metan ve karbon dioksit ölçmek için kızılötesi sensörler ile donatılmıştır. Ayrıca, elektrokimyasal sensör ile donatılmış olabilir. Metan ve karbon dioksit için kızılötesi ölçüm teknolojisinin kullanımı, diğer gazlar ile etkileşim nedeniyle hatalı sonuçlar ortadan kaldırır. Multitec® 540, bu nedenle, biyogaz tesislerinde kullanılmak yanı sıra atık bertaraf siteleri ve arıtma tesisleri için idealdir. Büyük ekran tüm parametreler aynı anda görüntülenen ve hızlı bir bakışta okunabilir sağlar.
• jog dial ve fonksiyon tuşları ile Sezgisel, menü tabanlı kullanıcı arabirimi
• Büyük transflektif, doğrudan güneş ışığında bile, yarı-şeffaf ekran, mükemmel okunabilirlik yani
• Seçici kızılötesi sensörler Hidrokarbonlar ve karbon dioksit
• Oksijen ve zehirli gazlar için son derece dayanıklı elektrokimyasal sensörler
• Güç dört değiştirilebilir AA-boyutlu şarj edilebilir pil veya tek kullanımlık piller tarafından sağlanan
• operasyonda en az yedi saat pil ömrü, hızlı şarj Dört saat
• Patlama koruması: II2G Ex de ib IIB T4 Gb / II2G Ex de Ib IIC T4 Gb TG8 taşıma çantası ile
• AT tip-inceleme sertifikası: TÜV 07 ATEX 553.353 X