Çin hassas düzey Gage tedarikçiler, üreticiler ve fabrika - ürünler - Weifang Hua Guang dijital ekipman Co, Ltd
Yeni Afrika Ülke Piyasaları
Ana sayfa > Ürünler > Düzey Gage
UV CTP plaka
Termal CTP plaka
Tek Renk Ofset Baski Makinası
Çift Renk Ofset Baski Makinası
CTP için işlemci
Otomatik Sayfa Besleyici
Çeşme çözüm filtre sistemi
Karşılaştırma örnek blok yüzey pürüzlülüğü düzey Gage
Hassas düzey Gage
Master seviye Gage
Bileşik görüntü düzey Gage
Weifang Hua Guang dijital ekipman Co, Ltd ünlü Çin duyarlık düzey gage üreticileri ve tedarikçileri, sunduğunuz kaliteli ve kararlı hassasiyet seviyeleri, Hoşgeldiniz bizim fabrika iletişim edebiliyoruz. Hassas düzey ürün açıklaması 1. Uygulama optik bileşik...
Weifang Hua Guang dijital ekipman Co, Ltd ünlü Çin duyarlık düzey gage üreticileri ve tedarikçileri, sunduğunuz kaliteli ve kararlı hassasiyet seviyeleri, Hoşgeldiniz bizim fabrika iletişim edebiliyoruz.
Hassas düzey ürün açıklaması
Bileşik görüntü seviyesi düz yüzey ve silindirik yüzey yatay yönde degradeler ölçme yaygın olarak kullanılır; Uçak ness ve slideway doğruluk veya makine alet ya da optik mekanik araç tabanı yanı sıra ekipman konumunu yükleme doğruluğu.
2. teknik bilgiler
(1) her mezuniyet değeri:... 0,01 mm/m
(2) max ölçüm aralığı:... 0 ~ 10mm/m
1mm/içinde bir metre... 0,01 mm/m
Tam ölçüm aralığı içinde... 0,02 mm/m
(4) uçak sapma çalışma yüzeyi tarih... 0,0003 mm/m
(5) ruh düzeyi'nin her mezuniyet değeri... 0.1 mm/m
(6) çalışma yüzeyi (LW):... 165 48mm
(7) net ağırlık enstrümanın:... 2kgs.
3. araç yapısı:
Bileşik görüntü düzeyi esas mikro ayar vida, somun, mezun olunan disk, ruh düzeyi, prizma, Büyüteç camı, kolu yanı sıra gibi tabanı düz ve v çalışma yüzeyi ile aşağıdaki bölümleri oluşur.
4. çalışma prensibi:
Bileşik görüntü düzeyi prizma bileşik ve okuma doğruluğu artırmak için büyütülmüş ruhu kademede hava balonu görüntüler elde etmek için ve kolu ve mikro vidalı sistem verici okuma duyarlılık geliştirmek için kullanır. Bu nedenle iş 0,01 mm/m degradeyle parça, (Birleşik resim düzeyi ruhu kademede esas olarak sıfır aldığınıza dair rol oynar) birçok parçalardan oluşan imge düzeyinde doğru bir şekilde okunabilir.
5. çalışma yöntemi:
Kompozit görüntü seviye ölçüm iş parçasına çalışma yüzeyi ve nedenleri çekici hava kabarcık görüntülerini uncoincide ölçüm İşlenecek parçanın degrade yer; Mezun disk çekici hava balonu görüntüler denk ve okuma hemen var olabilir kadar döndürün. Ölçüm İşlenecek parçanın gerçek degrade aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
Gerçek gradyan gradyan değer dayanak mesafe disk okuma =
Fox örnek: disk okuma: 5 degradeler; Bu kompozit görüntü düzeyi ile onun degrade değeri ve dayanak mesafe sararmış gibi bu gradyan değerdir: 0,01 mm/m ve dayanak mesafe: 165 mm.
Yani: Gerçek degrade 165 mm 5 0.01/1000=0.00825mm =
6. operasyon dikkat:
(1) kullanmadan, uzakta benzin ile petrol toz temiz ve emici gazlı bez ile temizleyin.
(2) ortam sıcaklığı enstrüman üzerinde büyük bir etkisi vardır ve bu nedenle bu hatayı önlemek için ısı kaynağı ile ayrılması gerekir.
(3) ölçüm sırasında mezun olunan disk çekici hava balonu görüntüler tamamen çakışacak ve sonra olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde okuma alınabilir kadar döndürün.
(4) araç ile içinde sıfır konumu doğru bulunursa, ayarlanabilir; Aracı istikrarlı bir masanın üzerine koydu ve mezun disk görüntüleri aynı tarihte ilk okuma almak için çekici hava kabarcığı ayarlanacak döndürün a; Sonra araç tarafından 180o dönüp geri orijinal yerine koy. Ra-Döndür çekicinin hava kabarcıkları almak için mezun disk denk ikinci okuma b almak için. Yani 1/2 (α + β) sıfır araç sapmasıdır. Mezun disk üzerinde üç destek vidayı gevşetin ve hafifçe kabarık ayarlama kap el ile tuşuna basın; Disk 1/sıfır sapma ve nokta çizgi bileşik almak için 2 tarafından (α + β) döndürür; Sonunda vidaları sıkıştırın.
(5) işten sonra araç çalışma yüzeyinin temizlenmesi ve asit ücretsiz, susuz, Antipas petrol ve Antipas kağıt ile kaplı; Ahşap kutunun içine koy ve sonra temiz kuru bir yerde saklayın.
Hot Tags: duyarlık düzey gage, hassas düzeyleri, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, kaliteli, istikrarlı
Tel: + 86-(0) 536 7362571
Faks: + 86-(0) 536 7362527
Weifang Hua Guang dijital ekipman Co, Ltd