Temel İmalat İşlemleri
El İşlemleri Hazır / İndir
Delme Ve Vida İşlemleri Hazır / İndir
Temel Tornalama İşlemleri 1 Hazır / İndir
Temel Tornalama İşlemleri 2 Hazır / İndir
Temel Frezeleme İşlemleri Hazır / İndir
Frezede Bölme İşlemleri Hazır / İndir
Malzeme Muayenesi Hazır / İndir
Malzeme Ve Isıl İşlemler Hazır / İndir
Ölçme ve Kontrol Notları
Eklenecek... Ölçme ve Kontrol Notlar
Ayarlanabilen bölüntülü ölçü aletlerindendir. Uzunluk ölçülerini, iç çap, dış çap, derinlik ve kanal gibi mesafeleri ölçme işlemlerinde kullanılırlar. Dijital ve mekanik modelleri mevcuttur. Dijital olan kumpasları okumak kolay olup ekrandaki ölçüyü okumak yeterlidir. Mekanik modellerde ise verniye mevcuttur ve okumayı öğrenmek gerekir.
1/10 - 1/20 – 1/50 mm Verniye Bölüntülü Kumpaslar
1/10 mm verniye bölüntülü kumpaslar
Bu kumpaslar cetvel üzerindeki milimetrik bölüntülerden 10 mm ve 10 mm’nin katlarının bir eksiği sürgü üzerinde 10 eşit parçaya bölünmesiyle 1/10 mm.lik verniye taksimatı elde edilmiştir. Resim deki kumpas cetveli üzerindeki 9mm lik kısım sürgü üzerinde 10 eşit parçaya bölünerek 1/10 mm.lik verniye taksimatlık kısım elde edilmiştir. Cetvel üzerindeki iki küçük çizgi aralığı 1mm dir. Sürgü üzerindeki iki küçük çizgi aralığı ise 9/10 = 0,9 mm.dir. Buna göre cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı ile verniye bölüntüsündeki iki çizgi arasındaki fark 1-0,9 = 0,1 mm.dir
1/20 mm verniye bölüntülü kumpaslar
Cetvel üzerindeki 19 mm lik kısım verniyer üzerinde 20 eşit parçaya bölünerek 1/20 lik verniye bölüntülü kumpas elde edilmiştir. Cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı 1 mm dir. Verniye üzerindeki iki çizgi aralığı ise 19/20 = 0,95 mm olur. Kumpas çeneleri kapalı durumda iken cetvel ve verniyer sıfır çizgileri çakışır durumdadır. Kumpas bu durumda iken cetvel üzerindeki birinci çizgi ile verniyer üzerindeki birinci çizgi arasındaki fark 1- 0,95 = 0,05 mm dir. Bu kumpasın ölçme hassasiyetidir.
1/50 mm verniyeli bölüntülü kumpaslar
Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki milimetrik bölüntülerden 50 mm ve 50 mm nin katlarının bir eksiği sürgü üzerinde 50 eşit parçaya bölünerek elde edilirler. Şekilde görülmekte olan kumpasta olduğu gibi cetvel üzerindeki 49 mm lik kısım sürgü üzerinde 50 eşit parçaya bölünerek 1/50 mm lik verniye taksimatı elde edilmiştir. Cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı 1 mm dir, sürgü üzerinde iki çizgi aralığı ise 49/50 = 0,98 mm dir.
Kumpas çeneleri kapalı durumda iken cetvel ve verniye sıfır çizgileri çakışır durumdadır. Kumpas bu durumda iken cetvel üzerindeki birinci çizgi ile verniye üzerindeki birinci çizgi arasındaki fark 1- 0,98 = 0,02 mm dir. Bu kumpasın ölçme hassasiyetidir.
1/128˝ – 1/1000˝ Verniyeli Kumpaslar
1/128˝ verniye bölüntülü kumpaslar
1/128˝ verniye bölüntülü kumpas, ölçü cetveli 1˝ parmak ölçüsünün(1˝ölçüsü=25.4 mm’ dir) 16 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir. Cetvel ölçü bölüntüsü üzerindeki 7/16” lık kısım sürgü üzerinde 8 eşit parçaya bölünmek suretiyle 1/128˝ verniye bölüntüsü elde edilmiştir.
1/1000˝ verniye bölüntülü kumpaslar
1/1000˝ verniye bölüntülü kumpas, ölçü cetveli 1˝ parmak ölçüsünün 40 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir. Cetvel ölçü bölüntüsü üzerindeki 24 eşit bölüntü çizgisi sürgü üzerinde 25 eşit parçaya bölünmek suretiyle 0.001 parmak verniyer bölüntü elde edilmiştir. Bu değer kumpasın ölçebileceği en küçük değer ve hassasiyettir.
Ölçünün okunuşu 6x0,025=0,150˝
2,150˝+0,002˝= 2,152˝ okunan ölçü
Aşağıdaki animasyonda fareyi tıklayarak adım adım animasyonu ilerletiyorsunuz ve size kumpas ile okuma işleminin nasıl yapıldığını gösteriyor.
"weiter mit Mausklick - Fareyi tıklayınız"
Aşağıda size verilen bir parçayı ölçüyorsunuz.
"neues Teil messen - yeni parca ölçün"ü tıkladıktan sonra fare ile kumpasın ağzını mavi parcanın olduğu yere kadar çekin.
Resmi zoom yaparak daha iyi bir şekilde okuyabilirsiniz.
Burada okudugunuz degeri "Abgelesener Wert - okunan değer" in yanındaki boş kutucuğa yazın ve "Wert prüfen - değeri kontrol edin" i tıklayın
*Falscher Wert - yanlış değer
*Fast Richtig - yaklaştınız, virgülden sonrasını kontrol etmeniz gerekli
*Richtiger Wert - doğru değeri okudunuz.
Aşağıda size verilen bir değeri kumpasta göstermeniz gerekiyor, yine zoom yaparak işinizi kolaylaştırabilirsiniz, önceki uygulamada olduğu gibi sonuçlar aynı şekilde gösterilecektir, doğru, yanlış veya yaklaştınız gibi.
1/10, 1/20, 1/50 lik alttaki kumpas simulasyonunu büyük görmek için TIKLAYINIZ
1/10 luk alttaki kumpas simulasyonunu büyük görmek için TIKLAYINIZ
Mehmet Çağlar arkadaşımızın gönderdiği güzel bir sanal kumpas uygulaması.
Mikrometreler mekanik kumandalı vida-somun sistemine göre çalışır. Ölçü okuma hassasiyeti fazladır. Daire kesitli parçaların çaplarının ve düz parçaların kalınlıklarının ölçülmesi gibi işlemlerde kullanılır. Vida-somun sistemine göre ilerleme hareketi yapan vidalı milin bir devirdeki ilerleme miktarı, vida adımına göre ayarlanabilir.
Ölçme Durumuna Göre Mikrometre Çeşitleri
Ölçme Hassasiyetine Göre Mikrometre Çeşitleri
0,01 mm lik
0,001 mm lik
0,01 mm'lik Mikrometrenin Kullanımı
Mikrometrelerde, milimetrik bölüntüler kovan üzerinde bulunur. Kovan üzerinde 1’er milimetrelik bölüntüler yatay çizginin üstünde bulunur. 0.5milimetrelik bölüntüler ise yatay çizginin altında bulunur. Tanbur çevresi 50 eşit parçaya bölünmüştür.
Tanburun bağlı bulunduğu hareketli mil bir tam tur çevrildiğinde, tanbur da 1 tam tur, yani 50 bölüntü döndürülmüş demektir. Tanbur üzerindeki iki çizgi arası mesafe 0.01 mm’dir. Bu değer mikrometre vida mili adımı olan 0.5 mm’nin tanbur üzerindeki 50 eşit bölüntüye bölünmesiyle bulunur 0.5/50=0.01 mm). Kullanım ve yapılacak ölçü boyutlarına göre farklı boyutlarda yapılırlar. (0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm vb.)
3.75 mm ölçüsünü mikrometrede gösterelim.
Ölçü çizgisi üzerinde tam olarak okunan ölçü: 3 mm
Ölçü çizgisi altında tam olarak okunan ölçü: 0.5 mm
Yatay çizgi ile çakışan tanbur üzerindeki bölüntü değeri: 0.25 mm
Okunan ölçü: 3 + 0.5 + 0.25 = 3.75 mm
Bir Mikrometre Simulasyonu TIKLAYINIZ
İbreli ve dijital ölçme ve kontrol aletleridir. Komparatör ibresinin saat etrafında bir tam turu 1 mm olup saatin etrafı 100 eşit parçaya bölünmüştür. Böylece iki çizgi arası 1/100=0.01mm’dir. Bu değer komparatörün hassasiyetidir. Komparatör üzerinde küçük bir ibre bulunur. Bu bölümdeki iki çizgi arası 1 mm’dir. Büyük ibre bir tam tur yaptığında küçük ibre bir aralık ilerler. Milimetrelik kontroller küçük ibreden, yüzdeli ilerlemeler ise büyük ibreden takip edilir. Dijitalde ise rakam ekranda görüntülenir.
Mıknatıslı sehpalarla birlikte kullanılırlar. Sehpanın mıknatıslı olmasının nedeni komparatörün ölçme ve kontrol işleminin yapılacağı parça veya tezgâh gövdelerine kolayca tespit edilmesi içindir.
Komparatörler metrik ve parmak (inç) bölüntülü olarak yapılmışlardır.
Dış çap ve kalınlık ölçü kontrolünde kullanılır. Pasametreler, gövdesi içerisine ölçü saati yerleştirilen verniyer bölüntüsüz mikrometreye benzemektedir. Seri imalatta imal edilen parçaların ölçü sınırlarında yapılıp yapılmadığının kontrolünde kullanılırlar. Pasametrenin kadranı üzerinde komparatör saatlerinde olduğu gibi ayarlanabilen tolerans limit tırnakları bulunur. Tolerans ibreleri alt ve üst sınır ölçülerine göre ayarlanır. Ayarlama işleminden sonra esas parça çapı kontrol edilir ve tolerans, ölçü saati ibresinden okunur. Ölçülen değerlerin tolerans değerlerini aşıp aşmadığının kontrolü yapılır. Dış çapların ölçü kontrolünde kullanılan pasametrelerin ölçme aralığı (0–25), (25–50), (50–75) ve (75–100) mm dir. Daha büyük ölçme aralığı istenen pasametreler özel olarak yapılmışlardır. Dijital olanlarıda mevcuttur.
Pasimetreler delik çapı ve kanal genişliklerinin ölçü kontrolünde kullanılan 0,002 mm hassasiyeti ölçü aletlerindendir. Ayrıca, pasimetrelerle kontrol edilen delik çapının delik boyunca silindirik olup olmadığı da anlaşılır. Ana yapısı pasametreye benzeyen pasimetrenin ölçü mili ucuna, belirli çaplara göre hazırlanmış takma uçlar ilâve edilir. Pasimetre ölçü miline takılan ilâve uçlarla 11 mm’den 120,5 mm çapa kadar bütün delik ölçüleri kontrol edilebilir. Kontrol işlemi yapılmadan önce pasimetrenin gerekli takma ucu ilâve edilir ve bilezik mastarla sıfır (0) ayarı yapılır. Tolerans sınırı belirtilir. Daha sonra, esas parçanın delik çapı kontrol edilir.
Dimetrik Teknik Eğitim
Ankara , 123456
Email : info@dimetrik.com
Sanal Gerçeklik Gözlüğü İle Sanat	07 July 2016
AutoCAD Mechanical Temel Eğitim Videoları	18 February 2016
AutoCAD Uygulama Videoları	17 February 2016
Hızlı Prototipleme Teknolojileri	01 December 2015
SolidWorks Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Öğrenilir?	02 February 2015
AutoCAD 2016 – 30. Sürüm Hala Güçlü ve Yenilikçi	02 February 2015
Artık Güncellenmiş İçeriğimizle Hizmetinizdeyiz!	02 January 2015
Bu site genel itibariyle mesleki ve teknik eğitimi desteklemek amacıyla kurulmuş bir sitedir. Bu sitede telif hakkı olan hiçbir yayın yoktur. Olduğu belirtildiğinde ve kaldırılması istendiğinde böyle bir yayın varsa hemen kaldırılacaktır. Bilgilerin paylaşıldıkça daha yeni bilgileri doğuracağı fikrini benimsemekteyiz.
Copyright © 2015 Designed By Murat ÖZCAN