Magnometer Nedir. | Define Sohbeti - Define İşaretleri Çözümü
Konu: Magnometer Nedir.
11.12.18, 11:50 #1
magnometer hakkında bilgisi olanlar yada merak edenler bu konu altında toplanıp beyin fırtınası yapalım.
magnometer kısaca dunyanın manyetik alanınını dünya kendi etrafında dondugunde bir manyetik alan oluşturur bu manyetik alanı gecici bir süre engelleyerek toprak altınındaki değişimlerin haritasını cıkaran oda mahsen ve elemenent olarak sadece demiri gösteren bir yazılım ve donanımdır.demiri göstermesinin sebebi demirde bulunan mıknatısdır yani toprak altında bulunan ici dolu bir sandık altını göstermese bile sandıgın yapımında demir varsa tam olarak seklini cıkarabilir magnometrenin en iyisi protondur.toprak altındaki oda mahsen cıkur vb bütün kalıntıları analiz ederek 3d olarak sunabilir çalışma prensipleri vardır.cihaz yuksek gerilim hatlarına 200 metre yakında yuksek gürültülü yerlerde herhangi demir alısımdan oluşumdan oluşan bir binada calısmaz calıssa bile randıman vermez piyasada fiyatları 14 bin rusia 2 bin usd rusia 2.5 usd ve 5 bin usd arası chinada var hazır olun konuyla ilgili arkadaşlar konuya eklenti oldugunda magnometre yapmaya baslıyoruz.
resimde görülen manyometrenin sensorudur aranacak bölgeye topraga bırakılmalıdır.
Cann, densi, Metin777, Tastan Bunu beğendi
11.12.18, 13:43 #2
Hadi yapalım usta
11.12.18, 13:50 #3
baslıcaz ilk elektornikcileri görelim kart işleri var daha basit yondende hallederiz bakalım elektonikci yoksa aramızda kolayını halleeriz.
11.12.18, 14:47 #4
Öncelikle bu cihazlar Gradyometreler ve Manyetometreler olarak 2 ye ayrılır. Manyetometreler özellikle metali ölçmek için, Gradyometreler ise özellikle mahsen vb yapıları bulmak için kullanılır. Bu cihazlarda kendi içlerinde Aktif ve Pasif olarak 2 ye ayrılır. Aktif çalışanlar kendi manyetik alanını oluşturmak için bobinleri kullanırlar. Pasif olanlar sadece sensörden oluşurlar ve dünyanın manyetik alanındaki salınımı ölçerek çalışırlar. Bunun yanısıra ekbilgi hepsi altın gibi dimanyetik metalleri ölçmektedir. Sadece Türkiyedeki firmalar bu cihazları ilerde oluşabilecek yasal sorunları atlatmak için altını bulmaz diye bilgivermektedirler. Bu cihazların en iyilerini Emfad üretmektedir diye biliyorum.
Bütün cihazlarda olduğu gibi bu cihazlarda da kullanıcı faktörü en büyük etkendir. Birde bu cihazlarla ölçüm yapmanın şartları vardır. Öncelikle yüzümüzü kuzeye veya güneye bakmak şartı ile çekim yapılabiliyor. Çekim yaparken cihaz toprağa dik açıyla bakmalıdır ki en sağlam çekimi alabilmelidir. Çekim yapılan alanı geniş tuttukça derinlik artıyor veya toprak yapısına göre derinlik artıyor veya azalmaktadır. Herfirma kendi uygulamasını önersede şahsi fikrim en iyi detayı Voxler vermektedir.
Konu dadas_25 tarafından (11.12.18 Saat 14:51 ) değiştirilmiştir.
bozoklu, Cann, man_correct, Marco, sinanturk Bunu beğendi
11.12.18, 15:22 #5
dun kayserili doğru söylemiş
11.12.18, 16:47 #6
önemli olan magnometrenin bobin sensorudur
standart bir bobin sensoru asagadaki gibidir. daha sonra bu bobin ek programlarla bilgisayar üzerindende kullanılabilir.
bobin işlemi bittikten sonra cevre gürültüsünü en asagıya indirmek için özel bir kutuya bırakılabilir ses yalıtımı yapılabilir daha sonra bu ses ses desibel cihazıyla ölcülebilir.
sensorda kullanılacak malzemeler.
22 AWG katı bakır tel, tel çapı (w / o yalıtım) = 0,643 mm
bobin iç çapı = 3.8 cm
bobin uzunluğu = 10.0 cm
tel kat sayısı = 4
döner / katman = 138, toplam dönüş sayısı = 552
Yaklaşık endüktans = 3,5 mH
Yaklaşık direnç (15 metre çizgi ile) = 5.9 Ohm
2 Akrilik tüpler, 1,5 inç (3,81 cm) dış çap, 4 inç (10,16 cm) uzunluğunda, 1/16 inç (0,0625 cm) kalınlığında, 1.375 inç (3.493 cm) iç çaptadır.
Akrilik disk, 4,25 inç çapında, polarize bobinden sola, ikiye kesildi.
2 Akrilik halkalar, 1.7875 inç (4.54 cm) dış çap, 1.4375 inç (3.65 cm) iç çap, 5/32 inç (0,397 cm) kalınlığında.
22 AWG katı bakır mıknatıslı tel, 520 feet (158,5 metre) (her bobin için 260 feet).
2 iletken korumalı 22 AWG kablosu, 50 fit (15.2 metre)
11.12.18, 16:54 #7
Bobinler hazırlandıktan sonra ne gibi bir donanım yada yazılım yazlım?
11.12.18, 17:00 #8
bu anlattıgım sistem profesyonel yeraltı görüntüleme toprak altı görüntüleme bu cihaz altın bulmaz cihaz calıştıgında toprak altındaki protonlarla cihazın sensorundeki protonlar bir hizaya gelir bir harita meydana cıkarır toprak altında demir celik icicnde dogal mıknatıs yada demir bululnan maddeleri görürü oda mahsen tunel gösteriri net derinliik verir basit definede kullanmak isteyen arkadaslara daha basit bir sistem önereyim kullansınlar @Tor Sen bobini yap her halukarda san alazım olacak.
11.12.18, 17:07 #9
MALZEMELER 12 VOLT JEL AKU
Keil mcb2130 ANA KART
BU VATANDASI TANIMAM AMA BU KARTLARI KEİLİN TURKİYE DİSTİRİPİTORU OLAN BU ARKADASTAN BASKA BİR YERDE BULAMAZSINIZ
Keil Distributor: M-plus (Turkey)
tek sensor olunca magnometre 2 sensor olunca gradyometre olur.dogrudur
11.12.18, 17:21 #11
Sensör (1), karşı yönde sarılmış iki bobinden oluşur.
Bu, yüksek frekansların harici manyetik bozulmalarını iptal eder.
Bobinlerin çekirdeğinde alkol veya parrafin gibi bir sıvı bulunur.
Su da kullanılabilir, ancak ideal bir akışkan değildir çünkü bir
manyetometrenin normal çalışma koşulları altında donabilir. Sarmalların ilk amacı,
protonların dönüş ekseninin paralel olarak hizalanmasıdır. Bunu başarmak için bobinler,
anahtarlar (3) üzerinden ve akım sınırlayıcı (4) üzerinden gç kaynağına geçirilecektir.
Neredeyse kayıpsız bir ters polarite koruması (5), ünitenin kolayca hasar görmesini engeller.
Polarizasyon fazı yaklaşık 1 ila 5 saniye sürer, daha uzun süreler çok fazla kullanılmaz çünkü
normal sıcaklıkta bundan çok daha fazla dönüş olmaz.
Aşağıdaki resim sensör bobinlerini göstermektedir:
Bir manyetometrenin performansını üç ila dörde kadar olan bir faktörle iyileştirmek
için geliştirilmiş bir proton presesyon manyetometre sensörü sağlanmıştır. Sensör,
sıvı geçirmez bir mahfaza içinde bulunan protonla bağlı bir sıvı içine daldırılmış
ortogonal olarak yerleştirilmiş dengeleme bobinleri ile birlikte bir ana solenoidal,
toroidal veya benzer şekilli bobin veya bobinler içerir. Her bir bobin, nispeten küçük çaplı,
çok telli bir telin çok sayıda yalıtılmış dönüşünden oluşur. Bobinler, solenoidal ise, elektriksel
olarak bağlanır ve mahfaza içine uyacak şekilde birbirine bağlanır veya birbirlerine bağlanır.
Bir manyetometre konsoluna elektrik bağlantısı, ana ve dengeleme bobinlerine bağlı bir kablo ile sağlanır.
11.12.18, 18:21 #12
Cihaz bilgisayara mı bağlı olacak? Program dosyasının içinde herhangi bir kurulum dosyası göremedim.Cihazın kartıyla bilgisayar entegre olunca direk mi çalışıyor?
11.12.18, 19:00 #13
donanımı temin ettikten sonra programı bilgisayarda acıyorsun @uçanhollandalı c++ kullanmayı bilmiyorsan bu programı indir.bobini halledikten sonra rs232 baglantısıyla bilgisayara baglıyorsun taranacak bölgeye gelip kac saat taranıcaksa tarih ve saatti beliliyorsun sonra o dosyayı kayıt ediyor sonra acıp analiz ediyorsun.
« Voxler de Gradyometre data analizi | Ustalar bilgisi olan ustalar yardım ci olurmu »