Instron » Test Çözümleri » Standarda göre » ISO » ASTM F606
ASTM F606 Bağlantı Elemanları (Civata) Testi
Dişli bağlantı elemanlarının ASTM F606 standardına uygun olarak test edilmesi için, küresel yuvalı çekme çubukları ve standart tutucu civataları ile donatılmış 5596, 400HVL yük gövdesi kullanılmaktadır. Tutucu civataları ve diğer bağlantı ekipmanları, 1780 kN’ a (400.000 lbf) kadar yük kapasitesine sahiptir. Bu fikstürler; bağlantı elemanları, cıvata ve yıkayıcı testi için özel olarak tasarlanmış olup, numunenin hızlı ve doğru bir şekilde yüklenmesine imkan veren gömme dairesel kesiciyi ve anahtar yuvasını barındırmaktadır. Bu tasarım; merkez dışı yükleme ve istenmeyen katlanma momentlerini azaltarak, yükün eksenel olarak uygulanmasını sağlamaktadır. Sağlam tutucu civataları; özel tip çelikten yapılmış olup, bağlantı elemanlarının çekme testindeki olası hatalara bağlı olan şiddetli geri tepmelere dayanabilmesi için özel bir ısıl işlem prosesine sokulmaktadır.
Test kontrolü ve veri toplama işlemi için, Partner™ Yazılımının bağlantı elemanı test paketi tercih edilmiştir. Yazılım dahilindeki sihirbazlar aracılığıyla gerekli kontrol parametreleri, sonuç hesaplamaları ve ASTM F606, NASM 1312 ve ISO 898-1 gibi bağlantı elemanı standartlarına uygun olması için belirlenmiş parametreler elde edilmektedir. Aynı zamanda gerekli deneme testlerinin, çekme testlerinin, deneme ve kamalı çekme testlerinin kombine olarak gerçekleştirilmesi için gereken denetim sağlanmaktadır.
ASTM F606 standardı, bağlantı elemanının deneme testleri ile uzamasının kaydedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu veri, deneme yükü kaldırıldıktan sonra bağlantı elemanlarının kalıcı olarak deforme olmasını engellemek için kullanılmaktadır. W-E439 eksenel cıvatalı ekstansometre kullanılarak, uzamanın otomatik olarak elde edilmesi mümkündür. Bu cihaz 25,4 mm (1 inç) ‘den 304,8 mm (12 inç) arasındaki uzunluğa sahip cıvatalar için tasarlanmıştır. Bu eşsiz ekstansometre; cıvatanın en ucundan gövdesinin en altına kadar olan toplam uzamayı ölçmektedir. Bu ölçüm, sistem yükü ve değişen pozisyon boyunca uzama verilerini toplayarak, yük/uzama grafiğinin oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Partner™ Yazılımı, bağlantı elemanının elle ölçümüne gerek kalmadan otomatik olarak toplam uzamayı hesaplamaktadır. Bağlantı elemanlarını test edilmesi için, cıvatanın dişli ucuna ve ayrıca çenelerden korunması amacıyla cıvata kafasının altına düz contalar yerleştirilmiştir. ASTM F606, NASM 1312 ve ISO 898-1 bağlantı elemanı standartlarına uygun olarak doğrulama, çekme ve kafa dayanımı testi için; tam bir hat boyunca düz, kamalı ve gömme test contaları ve kısa cıvata adaptörlerinin yanı sıra somunsuz yükleme mandrelinin kullanımını önermekteyiz.