ÖN ÖDEMELİ ULTRASONİK SU SAYACI
UTM65 Ön Ödemeli Su Sayacı, 1 Adet
Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı
Uzunluk(L) / Yükseklik(H) / Genişlik(W) : 27,5mm / 42mm / 18,5mm
Dışarıdan pil değiştirilebilir.
Pil kapağı açıldığında alarm vererek kapanır.
Sayaç kapağı açıldığında alarm vererek kapanır.
Rekor açıldığında alarm verir, ceza switchi bulunmaktadır.
LCD ekran led aydınlatmalıdır.
RFID kart ile çalışır.
Kullanıcı ve teknisyen kartı tanımlanabilir.
Yönetim yazılımı geliştirilebilir yapıdadır.
Pil değişim esnasında eski tüm bilgiler hafızasında saklanmaktadır.
MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
Hareketli bir mekanizma yoktur.
Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü sağlar.
Çok düşük ilk ölçüm debisi
Hava ölçümü yapmaz.
Çok düşük basınç kaybı
İstenilen şekilde montaj yapılabilir.
Sudaki partiküllerden etkilenmez.
LCD ekran ile kolay kullanım sağlar.
Geçmişe dönük tüketim sorgulanabilir.
Hareketli parça içermediğinden mekanik sayaçlara kıyasla çok daha uzun ömürlüdür.
M-Bus/ RF / Pulse protokolüyle haberleşme.
Debi ölçüm aralığı:
Minimum debi (qi) : 0,02 m3/h
Geçiş debisi (q2) : 0,32 m3/h
Sürekli debi (q3) : 63 m3/h
Aşırı yükleme debisi (q4) : 78,75 m3/h
TS EN 14154 standartlarına uygun olarak üretilir.
2004/22/EC+2009/137/EC MID’ye göre üretilir.
Doğruluk sınıfı 2 dir(Class 2).
Koruma sınıfı IP68 dir.
Maksimum uygulanabilir basınç (MAP) 16 bar dır.
Haberleşme ve Arabirimler
Standart olarak M-Bus ve Optik arayüze sahiptir.
Opsiyonel olarak Pulse ve RF arabirimliyle da imal edilir
Ultrasonik sayaçlarda dönen ya da hareket eden bir pervane ya da benzeri mekanizma yoktur. Suyun boru içindeki akış hızı dikkate alındığında en ufak parçalar bile mekanik sayaçlarda bulunan plastik aksamı zaman içerisinde zımpara gibi parçalar, zarar verir ve zamanla ölçüm yapamaz hale ya da yanlış ölçüm yapar hale getirir.
Ultrasonik sayaçlar hava geçişini saymaz. Plastik pervaneli her tür mekanik sayaç hava geçişini su gibi sayar.
Ultrasonik sayaçların montajı çok kolaydır, eğik montajdan etkilenmez ( Hareketli Parça Yoktur ). Mekanik sayaçlar yataklar üzerinde dönen plastik pervane içerdiği için eğik montaj sayacı zamanla bozar ve doğru ölçüm ilk takıldığı andan itibaren mümkün olmaz.
Ultrasonik sayaçlarda Mil, Yataklar ve pervane olmadığı için tortu pisliklerden etkilenmez.
Ultrasonik sayaçlar çok düşük basınç kaybı oluşturur. ( Pompadan kaynaklanan enerji sarfiyatını azaltır ).Mekanik sayaçlar ise suyun akışı ile döndürülen plastik pervanelerden dolayı nispeten daha fazla basınç kaybı olıuşturur.
Ultrasonik sayaçların tıkanma riski yoktur. Düz bir boru şeklindedir. Herhangi bir girinti, çıkıntı yoktur. Mekanik sayaçalr ise yosun ve organik atıklardan etkilenir, miller dönemz olur, pervane önleri tıkanır. Zamanla su geçişine izin vermez.
Ultrasonik sayaçlar akış olmadığında hava ile tüketim göstermez.
Ultrasonik sayaçlar sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez.
Ultrasonik sayaçların çok yüksek hassasiyetlidir. R315 oranında üretilir. Mekanik sulama sayaçları genelde R25 dir, maksimum ise R160 ı geçemez.
Ultrasonik sayaçlar 10 yıldan uzun pil ömrüne sahiptir.Sulamada kullanılan mekanik sayaçların ömrü maksimum 2 yıldır.
Geçmiş 12 ayın aylık tüketim verilerini hafızasında saklar.