Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı BS06
285,34 TL KDV dahil
ayda 34,90 TL 'den başlayan taksitlerle
Ses seviyesi ölçüm cihazı BS06 ile çeşitli gürültü kaynaklarının doğurduğu ses seviyesi 40-130 dB (A) aralığında güvenilir bir şekilde tespit edilebilir. Bunun dışında minimum ve maksimum değerler ekranda gösterilebilir.
Esintili hava şartlarında üzerine takılabilen rüzgarlık, cihazla birlikte gönderilir. Rahatsız edici rüzgar sesini bastırır ve aynı zamanda ses seviyesi ölçümlerini hiçbir şekilde etkilemez.
Yerleştirilmiş olan bir sensör çevredeki ıık miktarını düzenli aralıklarla kontrol eder ve kötü ışık şartlarında otomatik olarak ekran aydınlatmasını açar.
Bu başarılı kombinasyon çalışması sayesinde yenilikçi donanımların kullanıldığı ergonomik tasarımın ve fiyat-performans oranında rekabetsiz oluşu, bu hassas çalışan cihazı pek çok kullanım amaçları için gürültü ve ses oluşumlarının ölçülmesine yönelik büro ve serbest zaman geçirilen yerlerde makine kontrollerinde, özel konut çevrelerinde veya şantiyelerde, diskoteklerde ve daha pek çok alanda kullanım olanağı tanır.
Kalite kontrollerinin şantiyelerde yapılması ses seviyesi ölçüm cihazı BS06 ın kullanım alanları arasındadır. Örneğin gürültü kaynaklarının tespit edilmesi veya çok zayıf olan izolasyonlu bölgenin saptanması için de kullanılabilir. Çoğu zaman rahatsız edici gürültüler havalandırma sisteminden veya başka tedarik şaftlarından kaynaklanır.
Hızlı ve güenilir ses seviyesi ölçümleri
Minimum değerler-, Maximum değerler- ve Hold fonksiyonu
Otomatik ekran aydınlatması kötü ışık şartlarında dahi görüntü verir
Ayaklık için vida yuvası
BS06'ın teknik ayrıntılarına bir göz atalım:
Ölçüm aralığı: 40 - 130 dB (A) (31,5 Hz - 8 kHz)
Doğruluk: ±3,5 dB (1 kHz ve 94 dB'de)
Gösterge çözünürlüğü: 0,1 dB
Tepki süresi: 125 ms
Fonksiyonları: Minimum ve maksimum değer göstergesi, Hold fonksiyonu, aydınlatmalı ekran, kapatma otomatiği
Çalışma koşulları: 0 °C ila 40 °C, %10 ila %75 bağıl nem
Ebat: 140 x 56 x 34 mm
Teslimat kapsamı: ölçüm cihazı, batarya, rüzgar koruması, kullanma kılavuzu
min. ses [dB(A)]
maks. ses [dB(A)]
±3,5 dB (şurada 1 kHz ve 94 dB)
Kısmi ölçüm aralıkları
> 30 saat
min. bağıl çalışma nemi [% bağıl nem]