1 12/07/ :00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No: İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/07/2018 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR. MERAL IŞIKÇI İşletme Müdürü ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR 1 ABSORBEND STICK 500,00 2 CARDIOVASCULAR PATCH 0.6 MM 5,00 3 ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (5-5) 400,00 4 KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5 50,00 5 KAROTID STENT ISLEMI ICIN KORUYUCU FILTRE(EMBOLI PROTECTION DEVICE) 25,00 6 ULTRASONIC NEBULIZATOR SETI 300,00 TEKLİF NO : NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR. İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER TEL : FAX : *Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. 1/5 FORM NO: MYS_0072
2 TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır ABSORBEND STICK CARDIOVASCULAR PATCH 0.6 MM ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (5-5) KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO: KAROTID STENT ISLEMI ICIN KORUYUCU FILTRE(EMBOLI PROTECTION DEVICE) ULTRASONIC NEBULIZATOR SETI GENEL ÖZELLİKLER DETAY JENERIK ÖZELLİKLER Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir. (4864) ABSORBEND STICK Açıklama : ABSORBEND STICK 1. Steril ambalaj içerisinde olmalıdır. Hızlı kan ve sıvı absorbe etme özelliğine sahip olmalıdır. Üç taraftan 45 derecelik açı ile sivritilmiş olmalıdır. 10 adedi bir poşetle steril edilmiş olarak bulunmalıdır. Non-Women materyalden yapılmış olmalıdır. (161) KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5 Açıklama : KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5 1. Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır. 10. Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda olmalıdır. Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır. Lateks içermemelidir. Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır Tek kullanımlık olmalıdır. Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır. Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır. Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır. Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.
3 TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır. Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır. Radyoopak olmalıdır. Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır. (4814) ULTRASONIC NEBULIZATOR SETI Açıklama : ULTRASONIC NEBULIZATOR SETI Tek bir torba halinde teslim edilmesi gereken nebülizasyon seti 4 parçadan oluşmalıdır. 1.2 metre nebülizasyon borusu her 40 cm 'de boğum bulunmalıdır ve boru PE'den imal edilmiş olmalıdır. Aerosol maskesi, Aerosol terapisi için uygun olmalıdır. Aerosol maskesi, maskenin tam yerleştirilmesine olanak sağlayan burun ayarlama aparatı bulunmalıdır Maskede, hastanın yüzüne takılabilmesine olanak sağlayan lastik bulunmalıdır. 500ml steril su steril olmalıdır distile olmalıdır pirojensiz olmalıdır steril su kabının üzerinde nebülizasyon borusunun takılacağı port kolaylıkla çıkartılabilmelidir. su sıcak veya soğuk nebülizasyona uygun olmalıdır. Nebülizasyon adaptörü Soğuk veya sıcak nebülizasyonda kullanıma uygun olmalıdır. Verilecek dozun ayarlanabilmesine olanak sağlayan kontrol butonu bulunmalıdır. Hastaya giden, akış kontrol hattına giden ve steril su tankına giden portları bulunmalıdır. steril olmalıdır. kapalı sistem olmalıdır. düşük akışta nebülizasyon yapılmasına uygun olmalıdır. %100 nemlendirilmiş hava iletilmesine yardımcı olmalıdır. %28-98 arası oksijen konsantrasyonu iletebilmelidir. Hasta cıkış portu hasta solunum hortumuna uyumlu olmalıdır. 10. Oksijen bağlantı portu hastane sistemine uyumlu olmalıdır. 11. Unıversal steril su şişelerine uyumlu olmalıdır.
4 1 Kalite belgesi olmalıdır. 1 kullanımı kolay olmalıdır. (5770) ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (5-5) Açıklama : ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (5-5) 1. Stiile, minimal travma için atravmatik yumuşak uçlu olmalıdır. Endotrakeal tüp içinde rahat hareket etmesini sağlayan kaygan yüzeye sahip olmalıdır. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyu bulunmalıdır. Stile 27 cm'den kısa ve 33 cm'den uzun olmamalıdır. Ürünler 5mm ve 10.0mm arası Endotrakeral Tüplerde kullanıma uygun olmalıdır. Tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır. (5097) CARDIOVASCULAR PATCH 0.6 MM Açıklama : CARDIOVASCULAR PATCH 0.6 MM 1. Patch PTFE'den mamül olmalıdır. Duvar kalınlığı 0,6 mm olmalıdır. Malzemenin ebatları kurumun isteğine bağlı olarak 5x7,5 cm olmalıdır. Patch herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir. Patch tekrar steril edilebilmelidir. Bu işlem en az 3 defaya kadar tekrarlanabilmelidir. Patch steril ve çift ambalajlı olmalıdır. CE Belgesine sahip olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma malzemelerin miadının dolmasına 3(üç) ay kala malzemeleri yeni miadlı malzemelerle değiştirmeyi kabul etmelidir. (4704) 1. KAROTID STENT ISLEMI ICIN KORUYUCU FILTRE(EMBOLI PROTECTION DEVICE) Açıklama : KAROTID STENT ISLEMI ICIN KORUYUCU FILTRE(EMBOLI PROTECTION DEVICE) Embolı koruma filtresi, koroner, karotis, renal, safen ven greft, diz altı, yüzeyel femoral damarlarda çıkan debrisi yakalamak amacıyla özel olarak üretilmiş olmalıdır. Emboli koruma filtresi yukarıdaki damarlarda uygulama onayına sahip olmalıdır.
5 Filtre, nitinol malzemeden imal, örgülü (mesh) yapıya sahip olmalıdır. Filtrenin floroskopi altında görünürlüğünü sağlamak amacıyla distalinidnde 1 adet, proksimalinde 1 adet ve filtre ağzı üzerinde filtre ağzını çevreleyen markerları bulunmalıdır. Tercihen filtre, gönderim telinden bağımsız ileri geri ve rotasyonel harekete 2 cm ye kadar müsaade eden esnek lazer spiral kesim sisteme sahip olmalıdır. Filtre, 0.014'' inch ve 0.018'' inch, herhangi bir kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. Filtre gönderim teli max. 320 cm uzunluğunda ve 190 cm lik seçenekli olmalı veya isteğe bağlı olarak esnek noktasından kırılma opsiyonuyla tercihen monorail kullanım için 190 cm kısalma seçeneğine sahip olmalıdır. Filtrenin distal uç kısmında lezyondan geçişi kolaylaştırmak amacıyla en az 1.2 cm uzunluğunda esnek sarmal tel olmalıdır. Filtre 6F kılavuz kateter, 5F sheath uyumlu olmalı 2 F (french) geçiş profiline sahip olmalıdır. Tercihen filtre, filtre açıklığını korumak amacıyla heparin kaplı olmalıdır. Filtre, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm çap seçeneklerine ya da 5-5 mm damar uyumluluğuna sahip olmalıdır. Tercihen filtrenin geri çekme kateteri pratik olması için uygulama kateterin öbür ucu olmalıdır. Filtrenin geri çekme kateteri en az 2 F geçiş profiline sahip olmalı, işlevsel uzunluğu en az 140 cm olmalıdır. Filtre CE ve FDA onayına sahip olmalıdır. Filtre steril ambalajında, üzerinde son kullanma tarihi ve steril şekli belirtilmiş olmalıdır.