DV POWER RMO-H Serisi - El Tipi Mikro Ohmmetre | Minerva Elektronik - Flir , HT-Italia , Extech , PDK , KRI , Isotech , Time Electronics , Microtest , Et-System, Cetc Türkiye Distribütörü - Temsilcisi
DV POWER RMO-H Serisi – El Tipi Mikro Ohmmetre
Minerva Elektronik - Flir , HT-Italia , Extech , PDK , KRI , Isotech , Time Electronics , Microtest , Et-System, Cetc Türkiye Distribütörü - Temsilcisi > DV POWER RMO-H Serisi – El Tipi Mikro Ohmmetre
RMO-H pille çalışan ve el tipi mikro-ohmmetredir. Endüktif olmayan test nesnelerinin temas direnci ölçümü için tasarlanmıştır. Uygulamalar aşağıdakiler gibidir:
orta ve yüksek gerilim devre kesicileri,
yüksek akım bara bağlantıları,
ve farklı yüksek akım bağlantıları.
Dahası, yüksek indüksiyonlu ortamlarda, trafo merkezlerinde ve fabrika testlerinde doğru bir şekilde ölçümler yapar. RMO-H Serisi, test uçlarının uzunluk gereksinimine ve pil tipine bağlı olarak toplamda 2 alt seriye bölünmüş altı model mevcuttur:
RMO-H1, RMO-H2 ve RMO-H3 modellerinin kısa kablolarla (ör. 1,3 m / 3 m / 5 m) kullanılması amaçlanmıştır. 8200 mAh kapasiteli 1 hücreli Li-Po pil, 4,1 V DC’ye kadar çıkış voltajı sağlar.
RMO-H21, RMO-H22 ve RMO-H23 modelleri,> 5 m uzunluktaki test uçlarının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. Yüksek çıkış voltajı (8,3 V DC’ye kadar) 2 hücreli 5600 mAh Li-Po pil ile sağlanır.
Test akımı düzenlenir ve maksimum test akımı derecesine bağlı olarak 1 A ile maksimum 300 A aralığında seçilebilir:
RMO-H1, RMO-H21 modelleri – 100 A DC’ye kadar
RMO-H2, RMO-H22 modelleri – 220 A DC’ye kadar
RMO-H3, RMO-H23 modelleri – 300 A DC’ye kadar.
Piyasadaki diğer birçok el tipi mikro-ohmmetrenin aksine, cihazlarımız düzenlenmiş ve kullanıcı tarafından seçilebilir test akımlarına sahiptir. Bu nedenle, RMO-H cihazları ölçüm sırasında kararlı ve dalgalanmasız akıma sahip otomatik olarak düzenlenmiş bir test rampası oluşturur. El tipi bir mikro-ohmmetre teknolojisindeki bu devrim niteliğindeki özellikler, sofistike Li-Po piller kullanılarak mümkündür. Sonuç olarak, modern pil teknolojisi birden fazla ölçüm yapmanızı ve pili şarj etmeden tam günlük bir test yapmanızı sağlar.Tüm RMO-H modellerinde, artırılmış bir güvenlik ortamında Her İki Yüze Topraklanmış test nesneleri üzerinde testler yapmak mümkündür. Son olarak, bu özellikler kullanıcı dostu bir arayüzle (ölçmek için 1 tıklama) birlikte test prosedürünü önemli ölçüde hızlandırır ve daha güvenli hale getirir.Bu cihazlar dahili mikro SD kartta 1000’e kadar ölçüm saklar.DW Win yazılımı kablosuz Bluetooth arayüzü ile RMO-H mikro ohmmetre ile iletişim kurmaktadır. Ayrıca, test sonuçlarını indirmenize, analiz etmenize ve test raporları oluşturmanıza olanak tanır.
MODELLER : RMO-H1, RMO-H21, RMO-H2, RMO-H22, RMO-H3, RMO-H32
Akım Aralığı 300 A DC’ye kadar
Direnç Aralığı 0,1 µΩ – 3000 mΩ
Her İki Taraf Topraklı YES
Devre Kesici Testi NO
Yüksek Hassasiyetli Modül NO