Buzzer Uyarı, Dijital Ekran Metal Saflık Test Makinası ile Altın Ve Gümüş Test Cihazları
Model numarası: DH-300K
Değerli Metal Analizörü K Değeri için 2 gün
300g DahoMeter Dijital Taşınabilir Altın İçerik Tester, Elektronik Densimetre Altın Karat Test Makinesi
piyon broker, banka, kuyumcu, değerli metal geri kazanımı, kuyumcu fabrikası, Değerli Taş Test Merkezi, değerli metaller araştırma.etc.
Arşimet prensibi su yüzdürme yöntemi, değerli metaller test standardı GB / T1423 uyarınca, vb.
Arşimet prensibini mikro elektronik teknikle birleştirin, Almanya'dan ithal edilen sensörü alın, saflık, kıymetli metallerin yoğunluğunun ölçülmesiyle hesaplanabilir, örnek üzerinde hiçbir hasara yol açmaz, basit çalışma, hızlı ve doğru.
Altının K değeri, platin değeri, yoğunluk değeri, saflık yüzdesi ölçülebilir.
Ağırlık çözünürlüğü: 0.05g
Yoğunluk için gerekli ağırlık: 4g
Altın, platin ve diğer değerli metallerin saflığını hızlı bir şekilde ölçün. Nesne sahte veya orijinalse kullanmayı deneyin.
Hasar testi, temizlik ve çevre koruma yok.
Ölçme sadece 10 saniyeye, uygunluğa, stabiliteye ve doğruluğa ihtiyaç duyar.
Çok modlu, altın mod, platin modu, diğer değerli metaller modu değiştirilebilir.
Çok fonksiyonlu, diğer kıymetli metallerin saflığı ölçülebilir. Teneke, bakır, gümüş gibi de ölçülebilir. Hassas bir denge olarak kullanılabilir.
Üst ve alt sınırlama fonksiyonu, durumu, Tamam, HI, LO durumunu görüntüleyebilir
nitelikli, aşan, daha az.
Otomatik sıfır izleme, sesli uyarısı ve aşırı yük uyarısı işlevi.
Çözelti telafisinin fonksiyonu. Su veya diğer sıvılar, ortam olarak kullanılabilir.
Tamamlanmış yüksek kapasiteli ölçüm aksesuarlarını, aşınmaya, düşmeye ve korozyona karşı dirençli olan saydam enjeksiyonlu kalıp tankı ile kabul edin.
Yapının uygun ve dayanıklı olmasını sağlayan tamamlanmış özel rüzgar ve toz örtüsünü benimseyin.
RS-232C arayüzü dahil edilmiştir. DE-40 yazıcısı PC'yi makineye bağlamak için kullanılabilir
a) Havadaki ağırlığı ölçmek için test paneline numune yerleştirin, hafızada ENTER tuşuna basın.
b) Sudaki ağırlığı ölçmek için numuneyi suya yerleştirin, ENTER tuşuna basın. Altının K değeri, saflık yüzdesi, yoğunluk değeri görüntülenecektir.
Ev sahibi, lavabo, test tahtası, cımbız, termometre, ağırlık, rüzgar ve toz kapağı, bir dizi ölçüm parçacığı parçası, bir dizi ölçüm yapan vücut parçası, güç trafosu
Azami ağırlık 300 gram 600g 900g 1200g 300 gram 600g 900g 1200g 120g 200 g
Ağırlık çözünürlük 0.005 g 0.005 g 0.01g 0.01g 0.005 g 0.005 g 0.01g 0.01g 0.001 g 0.001 g
Yoğunluk çözünürlük 0.001 g / cm3
Zamanı ölçmek 10S
Test kurulu Tamamlanmış yüksek kapasiteli plastik test tahtası
Ölçüm tipi Geleneksel altın ve platin takı, kolye, bilezik, yüzük, büyük külçe, zanaat ve altın, gümüş, bakır, kadmiyum, nikel, teneke.etc.
Ekran k değeri
Altın, gümüş ve bakır karışımının K değeri;
Altın ve bakır karışımının K değeri;
Altın ve gümüş karışımının K değeri;
Ekran saflığı yüzdesi
Altın, gümüş ve bakır karışımının saflık yüzdesi; ;
Altın ve bakır karışımının saflık yüzdesi;
Altın ve gümüş karışımının saflık yüzdesi;
K değeri aralığı 9K ~ 24K
Bakır ve gümüş oran ayarı Çevrim ayarı (varsayılan 7: 3)
Ekran değeri PT yüzde, yoğunluk değeri, hacim
PT değer aralığı Pt600 - Pt1000
Diğer Değerli Metaller fonksiyon Sadece DA serisi ve DE serisi için: iki çeşit karışımda ana malzemelerin saflık yüzdesini ölçün
Ekran değeri Sadece DA serisi ve DE serisi için: yoğunluk değeri, hacim, içerik değeri
ayar Sadece DA serisi ve DE serileri için: ana malzemelerin yoğunluk değeri ve ikincil malzeme ayarı
Şeffaf profesyonel ölçüm tankı oluşturan enjeksiyon tamamlandı
Parametre ayarı su sıcaklığı ayarı, orta yoğunluk ayarı ölçme
prensip Arşimet prensibi
Bellek yöntemi İki prosedür
Düzeltme yöntemi Tek tuşla otomatik kalibrasyon, otomatik algılama.
Çıkış yöntemi RS-232C'nin standart haberleşme arayüzü ile çıktı ve baskı testi verileri uygun şekilde.
Standart aksesuarlar Ev sahibi, tank, test tahtası, cımbız, termometre, ağırlık, rüzgar ve toz kapağı, bir dizi ölçüm parçacığı parçası, bir dizi yüzer gövde parçası, güç trafosu
rüzgar ve toz kapağı Unicase adanmış rüzgar ve toz kapağı benimsenmesi
Seçenek aksesuarları DE-40 yazıcı
güç AC 100V - 240V (Avrupa standardı)
Ana Özellikler Basit çalışma, dijital ekran, doğru ölçüm, kararlı, dayanıklı.
Bilgisayarı bağlamak için, yoğunluk ölçerden bilgisayara veri çıkışı için ekstra sürücü veya yazılım yüklemeye gerek yoktur. Başlangıçta yüklendiğinde sürücü, sisteme pencere sistemini dahil eder, tüm yapılması gereken tek bir parametre (Baud hızıdır) Bilgisayarın 9600'e kadar. Sonra hepsi bitti.
değerli metal analizörü makinesi,
DH-300K Altın Ölçüm Makinesi, takı Tartı Altın Test Saflık Dedektörü
Yoğunluk çözünürlüğü: 0.001 g / cm3