Kademeli iyileştirmelerin yapıldığı
50 yılı aşkın bir süreden sonra Anton Paar,
dijital yoğunluk ölçümünü yeniden tanımladı ve
bir kez daha geleceğin tekniğini şekillendirdi.
Prof. Otto Kratky tarafından dijital yoğunluk
ölçümü icat edildi
Anton Paar tarafından ilk dijital yoğunluk ölçüm cihazı üretildi ve piyasaya sunuldu
Yoğunluk sonuçları için viskozite düzeltmesi
DMA 4500 Classic’e "Referans osilatör" özelliği eklendi
DMA M serisinde ilk otomatik hava kabarcığı algılama sistemi, FillingCheck™&apos;in tanıtılması
“Task Force Density"
2015 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde Anton Paar’ın gelişmiş Center for Analytical Instrumentation tesisinde Gelişmiş Teknolojiler Araştırma Grubu kuruldu. Anton Paar, üç yıldan kısa bir süre içinde bir kez daha, yeni ölçüm ilkesi Pulsed Excitation Method&apos;u (PEM) geliştirerek yoğunluk ölçümünü yeniden tanımladı.
2 x daha iyi
Viskozite ölçümü dahil
Şimdiye kadarki en iyi Filling Check™
Yeni bir kalp,
Modern bir dijital yoğunluk ölçüm cihazının kalbi, borosilikat camdan ya da metalden üretilmiş U şeklinde bir tüp olan ölçüm sensörüdür. Doğrudan örneğin yoğunluğu ile bağlantılı olan karakteristik frekansı osilasyon yapması için uyarılır. Anton Paar’ın dijital yoğunluk ölçümünü yeniden icat etmesi ile piyasada artık iki uyarım yöntemi bulunuyor.
7. basamağa kadaren yüksekhassasiyet
Geleneksel yoğunluk ölçerlerde kullanılır
Bu yöntemin 1960&apos;lı yıllarda Anton Paar tarafından tanıtılmasından bu yana U-tüpünün sürekli osilasyonu, teknolojinin zirvesi olarak kabul edildi. Bu yöntemde U-tüpü, karakteristik frekansında sürekli olarak osilasyon yapmaya zorlanmaktadır. Yıllar içinde ölçüm sonuçlarında viskozite düzeltmesi ve doldurma hata algılaması gibi sürekli geliştirmeler yapıldı. Ancak bu teknoloji sınırlarına ulaştı. Anton Paar’ın özel geliştirme ekibi bunu geliştirmek için bu teknolojiyi en baştan yeniden tasarladı.
7. basamağa kadar en yüksek hassasiyet
2x daha iyi viskozite düzeltmesi
Sadece Anton Paar’a ait patentli teknoloji (Patent AT 516420 B1)
Yeni patentli Pulsed Excitation Method (PEM) dijital yoğunluk ölçümünü yeniden tanımlıyor. Uyarım, kararlı osilasyon durumuna ulaştıktan sonra kapanır ve osilasyon kademeli olarak durur. Bu uyarım ve kademeli durma işlem dizisi sürekli olarak tekrarlanarak alçalıp yükselen bir osilasyon düzeni oluşturur. Cihaz, U-tüpünün doğal osilasyonuna izin vererek ve bu osilasyon düzenini değerlendirerek, geleneksel Forced Oscillation Method’dan üç kat daha fazla bilgi edinmektedir.
PEM, yüksek viskoziteli örneklerde iki kat daha iyi sonuçlarda viskozite düzeltmesine olanak tanımakta ve dolayısıyla benzersiz tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik sağlamaktadır.
Newtonian sıvılarda, PEM, yoğunluk değerinin yanı sıra viskoziteyi de sağlamaktadır.
Doğruluk: 10 mPa·s ile 3000 mPa·s aralığında %5
PEM, doldurulmuş örneklerde daha güvenilir kabarcık ve partikül algılama özelliğine sahiptir ve ölçüm hücresinin durumunu izler.
Metal osilastörler için FillingCheck™
PEM sayesinde, metal osilatörlü cihazlarda, 200 °C’ye ve 500 bar’a kadar ölçümlerde doldurma hatası algılaması da kullanılabilmektedir.
Bu yöntemin 1960&apos;lı yıllarda Anton Paar tarafından tanıtılmasından bu yana U-tüpünün sürekli osilasyonu, teknolojinin zirvesi olarak kabul edildi. Bu yöntemde U-tüpü, karakteristik frekansında sürekli olarak osilasyon yapmaya zorlanmaktadır. Yıllar içinde ölçüm sonuçlarında viskozite düzeltmesi ve doldurma hata algılaması gibi sürekli geliştirmeler yapıldı. Ancak bu teknoloji sınırlarına ulaştı. Anton Paar’ın özel geliştirme ekibi bunu geliştirmek için bu teknolojiyi en baştan yeniden tasarladı. Sonuç: Yeni patentli Pulsed Excitation Method.
Ürünlerin arkasındaki bireysel başarı hikayelerini okuyun.
daha iyi bir yöntem
0 °C ila 150 °C
En iyi sonuçlar – her durumda
Pulsed Excitation Method, sık sık değişen, farklı doldurma stillerine sahip kullanıcılar gibi dış etkenlerden etkilenmeyen, kararlı sonuçları garanti eden, benzersiz hassasiyete ve ölçüm hücresi tasarımına sahiptir. Cihaz ölçüm hücresinin durumunu kendisi izler ve potansiyel ölçüm hataları tespit etmesi durumunda uyarı verir. Hatta en yeni nesil cihazlar, nem ve ortam sıcaklığı ideal olmadığında da kullanıcıyı uyarır ve cihazın kullanım ömrünün uzun olmasını sağlayacak öneriler verir.
İlgili spesifikasyonları ciddiye alıyoruz
İlgili metroloji spesifikasyonlarının terimlerini ve tanımlarını ISO 5725 standardından alıyoruz. Bu durum, yoğunluk ölçüm cihazı alanında yaygın bir uygulama değildir. Anton Paar spesifikasyonları kuşkuya yer bırakmayan tek yoğunluk ölçüm cihazı sağlayıcısıdır. Cihaz spesifikasyonlarının doğruluğu, hidrostatik tartı ile yapılan ölçümlerle izlenen ulusal standartlarla doğrulanır.
Akıllı cam kayması kompanzasyonu
Rakipsiz bir fiyatla 4 basamaklı bir yoğunluk ölçüm cihazı sağlamak için yüksek maliyetli bir referans osilatörü kullanmadan kayma kompanzasyonu yöntemi gerekliydi. Bu da yoğunluk ölçüm cihazı pazarında benzersiz bir özellik olan tek noktadan su ayarını gerektirmektedir. Suyun ölçülen osilasyon periyodu, son ayarlamanın osilasyon periyodu ile karşılaştırılmaktadır ve potansiyel kayma otomatik olarak düzeltilmektedir. Diğer tezgah üstü yoğunluk ölçüm cihazlarına kıyasla yarı sürede ölçüm yapmaya hazırsınız.
Tam aralıkta fabrika ayarlaması– artık metal osilatörlerde
Pulsed Excitation Method’u temel alan metal osilatörlü yoğunluk ölçüm cihazları, teslim edilmeden önce geniş aralıkta yoğunluk ayarlamasına tabi tutulurlar. Bu Temperfect™ ayarlaması, yoğunluk sıcaklık katsayılarıyla birlikte 0 °C ile 150 °C arasında herhangi bir ölçüm sıcaklığı seçebilmeniz için kalıcı olarak cihaz üzerinde saklanmaktadır. Herhangi bir manuel ayarlama yapmanız gerekmez: yoğunluğu doğrudan ölçebilirsiniz.
Tezgah üstü yoğunluk ölçüm cihazlarında, fiziksel hareketlerinden dolayı adlandırılan, X ve Y olmak üzere iki farklı osilasyon yönüne sahip U-tüpü teknolojisi kullanılmaktadır. Zamanla X osilatörünün teknolojik açıdan sınırları olduğu belirlendi.
Birbirine doğru hareket eden düz parçalar Osilasyon yönü U-tüpünün yukarı ve aşağı hareket ederken eğilmesi
Viskoz örnekler için sınırlı doğruluk Viskozite etkisi Tam aralıkta sınırlaması yok
Homojen olmayan örneklerde ya da partikül ve kabarcık olması durumunda yüksek hata oranı Örneğin durumu Partiküller ve kabarcıklar güvenilir biçimde algılanır
Doğruluk, 0,001 g/cm³ ile sınırlıdır Ölçüm performansı 0,000007 g/cm³’e varan doğruluk
Teknoloji alanında bir lider olarak her zaman daha iyiye ulaşmak için çalışırız. Bu nedenle karar aslında çok barizdir: Anton Paar yoğunluk ölçer cihazlarında, en yüksek hassasiyet için sadece Y-osilatörler kullanılır.
Bir saniyede hazır
Kendinden güvenlikli tek cihaz
3x daha geniş viskozite aralığı
En yüksek sağlamlık ve doğruluk düzeyi
Portatif yoğunluk ölçer serimizin yeni ölçüm hücresi, daha sağlamdır ve aynı zamanda daha doğru sonuçlar vermektedir. Bunlar nasıl sağlanmaktadır? Viskozitenin yoğunluk sonuçlarındaki etkisi, osilatörün uyarımında akıllı bir faz geçişi ile kompanse edilmektedir. Bu durum, 300 mPa·s’ye kadar olmak üzere eski modellere göre üç kat daha geniş örnek viskozite aralığında doğru ölçümler yapılmasını sağlamaktadır.
Cihazın hareketi ile çalışır
Portatif yoğunluk ölçer, entegre hareket sensörü sayesinde kendi uzamsal konumunu belirleyebilmektedir. Cihazın basit bir hareketi ile sadece bir saniye içinde otomatik olarak RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama) arayüzü ile örnek adlarını belirlemenizi, ölçümü başlatmanızı ve gerekiyorsa ölçümü iptal etmenizi sağlar. Bu sayede ulaşılması zor örneklerde ölçüm yaparken tutunmak için bir eliniz serbest kalır.
Bunu göstermek için sadece bir kağıt parçası yeterli olmasına karşın gerçekten sağlanmasında tüm cihazın akıllı tasarımı ve üretimi gereklidir: patlayıcı ortamlarda yoğunluk ölçümleri için güvenlik. Kimya ve petrol endüstrisine yönelik kendinden güvenlikli elde taşınabilir yoğunluk ölçerlerimiz, tehlikeli ortamlarda kullanım için sertifikalı tek seçenektir.
Değiştirilebilir ölçüm hücresi
Sahada bazen sağlamlık yeterli olmaz. Bunu dikkate alarak, patentli bir tasarımla portatif cihazımızın ölçüm hücresinin değiştirilebilir olmasını sağladık. Her ölçüm hücresi, kendine özgü ayarlama verilerini, gerektiği anda çalıştırma paneline bağlanmak üzere küçük bir elektronik kartta saklamaktadır. Müşterilerimize, kendileri tarafından kullanılabilecek bir onarım olanağı sunarak yoğunluk ölçüm cihazımızın 24/7 kullanılabilir durumda kalmasını sağlayabilmekteyiz.
Anton Paar, tek kendinden güvenlikli elde taşınabilir cihaz dahil olmak üzere çeşitli portatif yoğunluk ölçme cihazları sağlamaktadır.
Yaklaşmakta olan canlı webinarlar
Çok doğru ve tekrarlanabilir yoğunluk sonuçları elde etmek amacıyla örnek hazırlık ve doldurma işlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi keşfedin. Yoğunluk ölçerinizi nasıl hazırlamanız gerekir? Ayarlamanın izlenebilir olması için neler gereklidir? Cihazı nasıl temizlersiniz ve temiz olduğunu nasıl anlarsınız?
Sunucu: Barbara Klug-Santner, doktorasını Graz Teknik Üniversitesi, Çevre Biyoteknolojisi Enstitüsünde tamamladı. 2006 yılından bu yana Anton Paar’da çalışmaktadır. Geçtiğimiz 13 yıl boyunca yoğunluk ölçümü konusunda uzmanlaştı ve şu anda portatif yoğunluk ölçerler, küçük tezgah üstü yoğunluk ölçerler ve Millikelvin Termometreler alanında ürün müdürü olarak çalışıyor.
Tarih: 2019-07-30, 16:00 - 17:00 (CET UTC+01)
Ücretsiz webinar kayıtları
Dijitale geçin – yeni ve daha kullanışlı bir dünyaya girin
üretim tesisleri için
en geniş portföy
Günümüzün dünyası birleşik çözümler ve bölümler, tesisler ve iştirakler arasında standardizasyon gerektirmektedir. Anton Paar bu talebi, piyasadaki kendinden güvenlikli elde taşınabilir tek yoğunluk ölçerden, en yüksek doğruluk düzeyini karşılayan tezgah üstü yoğunluk ölçere kadar piyasadaki en geniş yoğunluk ölçüm cihazı portföyü ile karşılamaktadır..
Yoğunluk ölçme cihazınızı bulun
Ancak portföy sadece bunlarla sınırlı değildir: Çok sayıda örnek değiştirici modeli arasında 96 taneye kadar örneğin sırayla otomatik olarak işlenmesini sağlayan modeller ve 90 °C’ye kadar ölçümler için ısıtmalı örnek değiştiriciler sayılabilir.
Anton Paar inline sensörleri, laboratuvar ve üretim tesisinizin en iyi uyumu yakalaması için yoğunluğu, Brix’i, konsantrasyonu, API gravitesini ve diğer parametreleri ölçmekte ve uyumlu özelliklerimiz sayesinde tezgah üstü DMA yoğunluk ölçme cihazları ile iletişim kurabilmektedir. Bu bağlantı, laboratuvarda ve üretim hattında her zaman doğru yoğunluk sonuçlarının elde edilmesini sağlamaktadır.
Proses yoğunluk sensörlerine göz atın
Anton Paar yoğunluk ölçerler, gelişmiş yoğunluk ve konsantrasyon ölçümlerinin gerekli olduğu tüm endüstrilerde ve uygulamalarda kullanıma hazırdır.