Yoğunluk Sensörü: L-Dens 3300
Düşük akış hızlı yoğunluk sensörleri
Yeni L-Dens 3300 yoğunluk sensörü online yoğunluk ölçümü ve 3 basamaklı doğrulukta konsantrasyon belirlemesi için güçlü ve esnek bir ölçüm cihazıdır. Sıvıların yoğunluk ve konsantrasyonunu sürekli belirler. Geniş kapsamlı uygulama program yelpazesi, küçük laboratuvar üretim kurulumlar için bile cihazı son derece çok yönlü bir hale getirir. Camdan yapılmış W şekilli salınımlı tüpler, sülfürik asit gibi agresif ortamların ölçülmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, paslanmaz çelikten yapılmış U şekilli tüpler de mevcuttur. Yeni Pico 3000 proses cihazları kontrolörünün ürüne özgü modeli, geleceğe yönelik veri yönetimi için tasarlanmıştır.
Komple çözüm – başlamak için başka seçenekler gerekli değildir
L-Dens 3300 bir entegre kontrolör, kullanıcı arayüzlü ve kapasitif düğmeli yüksek kaliteli bir ekran ve petrol, kimya ve içecek endüstrileri gibi birçok uygulama ve kamu araştırma enstitüleri için çok yönlü hale getiren, çok çeşitli dahili uygulama programlarından oluşmaktadır. Ürünlerinizi sürekli izlemenizi sağlayan, prosese basitçe takılmasının avantajından yararlanırsınız.
Kapasitif tuşlu TFT ekran
Dahili uygulama programları
Ekonomik açıdan verimli yoğunluk ölçümü
Sensörler, uygun fiyatla sunulmaktadır ve sıvıların yoğunluğunun ve konsantrasyonunun 3 basamaklı doğrulukta sürekli ölçülmesi için uygun maliyetli bir yöntem sağlamaktadır. Bağımsız bir sensör olarak tasarlandığından entegrasyon için başka hiçbir harcama gerektirmez. Sensör en çok laboratuvar reaktörleri, pilot ya da üretim tesisleri için uygundur.
Sürekli yoğunluk ölçümü için uygun maliyetli bir yöntem
Sıcaklık kompanzasyonu yapılmış yoğunluk, °Brix, °Plato, % alkol
API indeksi veya diğer konsantrasyon değerleri
Entegrasyon için harcama gerektirmez
Doğru ölçüm için düşük akış hızları
Salınımlı U-tüpü prensibi ile yoğunluk ölçümü yapan U-tüp, 80 l/saat gibi düşük akış hızlarında bile hassas ölçüm değerleri verir.
Akış hızı ≤80 L/s
Kontaminasyonları önlemek ve aşınma ve yıpranmaları en aza indirmek için örnekle temas eden parçalarda doğru malzeme
Paslanmaz çelik ya da cam malzemeden üretilen örnekle temas eden parçalar, algılama elemanında korozyona karşı koruma sağlamak amacıyla petrol, kimyasal ve içecek endüstrilerinde kullanım için hazırlanmıştır. Zorlu maddelerde bile doğru ve sapmasız ölçümler elde edebilirsiniz.
L-Dens 3300 sensörleri için herhangi bir servis etkinliği yapılması gerekmez. Hareketsiz parçalar kullanılmadan tasarlanmıştır ve herhangi bir sarf malzemesi gerektirmez.
Model GLS SST
Proses yoğunluğu aralığı 500 kg/m3ila 2000 kg/m3
Ayarlanan aralıkta doğruluk: Yoğunluk ölçümü 1 kg/m3 (1x10-3g/cm3)
Proses sıcaklığı -10 °C ila 60 °C 10 °C ila 80 °C
Ortam sıcaklığı -10 °C ila 40 °C
Önerilen akış hızı 10 L/s ila 70 L/s 10 L/s ila 80 L/s
İletişim 2 x analog
Tüm modeller için hata ve limit rölesi
Proses bağlantısı G 1/8“ ve ilgili adaptörler
Boyutlar: (U x G x Y): 166 mm x 155 mm x 91 mm