AC termometri direnç köprüsü
Veri sayfası CT 60.40
-200 ... +962 °C aralığında oldukça hassas sıcaklık ölçümleri için yüksek performanslı AC termometri direnç köprüsü
Laboratuvar, ticari ve endüstriyel sıcaklık ölçümleri ve kalibrasyon uygulamaları için tasarlanmış yüksek hassaslıkta alet
Çözünürlük 0.1 ppm / 0.001 mΩ / 0.01 mK
25 Ω ve 100 Ω iç referans dirençleri
Kanallar çoklayıcılar ile 1’den 60’a kadar çoğaltılabilir.
Nümerik, istatistiksel ve grafiksel bilgili çok fonksiyonlu VFD
CTR6500 modeli termometri direnç köprüsünün performansı kanıtlanmış AC köprü teknolojisi kullanılarak büyük ölçüde geliştirilmiştir. CTR6500, termal EMF hatalarının ortadan kaldırılması, probun ve kablo reaktans etkilerinin otomatik olarak iptal edilmesi vasıtasıyla zaman ve ortam sıcaklığı ile çok iyi kararlılık sağlamakta ve doğası gereği düşük gürültü düzeyi sayesinde mükemmel çözünürlük sağlamaktadır.
Bunlar CTR6500 modelini yüksek doğrulukta sıcaklık ölçümleri ve kalibrasyonlar için kusursuz şekilde uygun yapmaktadır.
CTR6500 25 Ω ve 100 Ω iç standart dirençlere sahiptir ve ayrıca harici standart dirençlerle de kullanılabilir. 0 ... 4.9999999 Ω veya 0 ... 500 Ω direnç oranı aralığına sahiptir ve ITS 90, CVD ve EN 60751 standartlarını karşılamak için sıcaklık aralıklarını ölçebilecek kapasitededir.
Sonuçlar geniş ölçekli çok fonksiyonlu VFD ekranda gösterilir. Ayrıca orta, minimum ve maksimum değerler, standart sapma ve örnekleme oranı ayrı bir grafik ekran ile görüntülenebilir. CTR6500, uzun dönemli güvenilirlik sağlamak için mekanik rölesiz yüzey montaj teknolojisi kullanmaktadır.
Birincil standart direnç termometresi köprüsü