0-50V 0-4A Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı TL081 BD249
07.02.2018 tarihinde yayımlanan 0-50V 0-4A Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı TL081 BD249 ile 2519 yazısı var. Sayfası; gevv
Laboratuvar Tipi 0-50V 0-4A Ayarlanabilir güç kaynağı devresi TL081 opamp üzerine kurulu klasik bir tasarım.. yanlış hatırlıyor olabilirim şemasını elektor veya elektronik devre kitaplarında gördüm sanırım..
Laboratuvar Güç Kaynağı Çıkış katında 4 adet BD249 transistör kullanılmış güç kaynağı devresinde kullanılan trafo 50V AC çıkışlı gücü 4 amper olarak belirtilmiş biraz daha güçlüsü kullanılabilir. Tek çıkış 50VAC Trafo yerine 2X25VAC kullanılabilir aslında böylesi daha iyi olur bakınız; Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi
Ayarlı güç kaynağı devresinde ICL7107 entegresi ile yapılan volt metre ve amper metre kullanmak için direnc eklemesi yapılmış piyasada çok daha ucuza alternatif hazır modüller var ve bu malzemeler dahili olduğu için kullanmayabilirsiniz. Aynı devrenin farklı PCB çiziminde bu elemanlar kullanılmamış şemasında bulunan ek 3.3k potans hassas ayar yapmak için eklenmiş.
Laboratuvar tipi güç kaynağı devresini uygulayanlar güç kontrol transistörleri için izolatör kullanmamış volt-amp metre elemanları olamayan tasarımda T4 BD140 transistörüde soğutucuya bağlı ama gerekli değil zaten diğer tasarımda bağlanmamış. BD239 ve BD249 transistörlerinin kollektörleri birleştiği için soğutucu bağlantısında izolatör kullanılmamış bu sebeple tüm soğutucu voltaj barındırıyor güç kaynağı için metal kutu kullanırsanız şaseye temas ederse arıza yapabilir bence tüm transistörler için izolatör kullanın bakınız; Isı iletimi ve izolatörler
0.50 Volt 0.4 Amper Güç Kaynağı Devre Şemaları
Alternatif Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-250711a.zip
Etiketler: ayarlı güç kaynağı güç kaynağı devresi laboratuvar tipi güç kaynağı
Önce Basit Elektronik Pil Puntalama Devresi
Sonra Attiny13 CD-ROM Mekaniği Otomatik Yemleme Makinası