ZwickRoell'den zwickiLine test cihazı
Test cihazı zwickiLine, devam eden kalite güvencesi için olduğu gibi araştırma ve geliştirme için de uygundur. Tüm mekanik, elektronik ve yazılım bileşenleri içeren zwickiLine ve kapsamlı aksesuar yelpazesi ZwickRoell Alman üretim yerinde tasarlanır, üretilir ve birbirleri için ideal uyum sağlar.
En düşük (minimum) hızlarda dahi yüksek düzeyde hız kontrolü sağlanabilmektedir. Ayrıca buna ek olarak travers çözünürlüğünü sürücü sağlar. Bu örneğin işlem yolunda yapı test parçalarında hassasiyet üzerine yüksek taleplerin ve numune testlerinde yüksek direnç ve düşük test yolunda önemlidir.
Cihaz gövde profili ve ağırlık altında traversin eğim acısının geniş alan bağlantılarını azaltmakta, bu sayede numune içine çok hassas düzenleme ve kuvvet girişi mümkündür. Bu bir avantajdır örneğin eğme testi, basma testi, yapı parçalarında hassas testi, ...
Modern, yüksek kaliteli cihaz gövde tasarımı
ZwickiLine'in yeni profili, bağımsız olarak birleştirme için 6 adet sürekli ve serbest erişilebilir standart profil oluğu sunmaktadır; örnek malzemeler, aletler, koruyucu ekipmanlar, aksesuarlar, ...
Geniş test alan derinliği, daha büyük aletleri kullanmayı ve geniş taban traversi ile optimum şekilde sabitlenebilen daha büyük parçaları test etmeyi mümkün kılar.
Yüksek kaliteli cihaz tasarımı, örn. elektronikte dayanıklı seramikten yapılmış kontrol düğmeleri ile uzun hizmet ömrü sağlar.
Ergonomik ve hızlı test
ZwickiLine ayakta veya yatarak çalıştırılabilir ve 180° yatay konumda döndürülebilir.
Modern güvenlik cihazı
Geniş bir çalışma alanı, şeffaf yapı ve mükemmel erişilebilirlik özelliklerine sahip CE uyumlu güvenlik koruyucusu, operatörü sızıntı yapan örneklere veya diğer tehlikelere karşı korur.
Esnek ekipman seçenekleri
Çok yönlü ekipman seçenekleriyle zwickiLine plastiklerin, elastomerlerin, metallerin, kompozit malzemelerin, kağıtların, kartonların, tekstilin, köpüklerin, gıda maddelerinin veya bileşenlerin testini sağlar. Geniş test alan derinliği, daha büyük aletleri kullanmayı ve geniş taban traversi ile optimum şekilde sabitlenebilen daha büyük parçaları test etmeyi mümkün kılar.
Bir zwickiLine'in değişken test eksen hizalaması için cihaz
Ergonomik ve hızlı test; Test cihazın dikey veya yatay olarak çalıştırılabilir, malzeme test cihazı yatay bir konumda 180° döndürülebilir, buna ayarlanabilir ayak da cihazın elektroniğinin ayrı bir kurulumu için kullanılabilir.
ZwickiLine serisi, üç yükseklikte on iki çeşit ve dört farklı performans.
ZwickiLine, türüne bağlı olarak 0,0005 - 3000 mm/dk test hızı aralığında kullanılabilmektedir. Test cihazının hızı, test gücünden bağımsızdır. Kontrol tipi, isteğe bağlı olarak konum, güç ve uzamaya göre ayarlanabilmektedir.
ZwickiLine, 500N'den 5kN'ye kadar test yükleri için ve 565 mm'den 1365 mm'ye kadar olan test alan yükseklikleri için mevcuttur.
ZwickiLine tüm standart masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabilir, kullanımı için özel bir ek karta ihtiyacınız olmayacaktır.
Küçük ayak izi, düşük ağırlık ve yerden kazandıran tasarım sayesinde bu modüler sistem, herhangi bir laboratuar tezgahına kolayca sığar.
Test alan yüksekliği Pmin ... Pmax (montaj cıvatasız)
Test alan yüksekliği Pmin ... Pmax (bağlantı cıvata olmadan)
Hareketli travers yukarı doğru bir açı ile monte edilmiştir
Hareketli travers aşağı doğru bir açı ile monte edilmiştir
Test alan derinliği
Hareketli traversin yolu (s), maks.
E= Test yapılarının montaj boyutları toplamı (yük hücresi, çene/test ünitesi/test aparatı, bağlantı cıvataları)
eğer E < Pmin
Pmaks - Pmin
eğer E > Pmin
Pmaks - E
Baş travers hariç yükseklik, yaklaşık
Cihaz elektroniği ile genişlik
Cihaz elektroniği ile derinlik
ekipmansız cihaz elektroniği ile, yaklaşık
Cihazın önünden 1 m mesafede ölçülen vmax ortalama ses basınç seviyesi
Ayarlanmış sürüş hızının doğruluğu
Opsiyon ''Ek travers''de (baş travers) boyut 9 mm artar.
''Uzun adaptör'' opsiyonuyla: Genişlik 583 mm, cihaz elektroniği ile genişlik 585 mm, derinlik 565 mm, cihaz elektriği ile derinlik 707 mm.
Test alan yüksekliği Pmin ... Pmaks (bağlantı civatası olmadan)
Test alan yüksekliği Pmin ... Pmaks (bağlantı cıvatası olmadan)
Opsiyonlu ''Ek travers'' (baş travers) boyut 9 mm artar.
ZwickiLine'in çok yönlülüğünü keşfedin(4)
Köpük üzerinde çekme testi
pnömatik çeneler ile 2.5 kN zwickiLine Fmax. Çekme özelliklerinin belirlenmesi bir köpük papyon çubuğu üzerinde gerçekleştirilir.
Plastik filmlerin sürtünme davranışlarını test etme
ISO 8295, ASTM D 1894, ASTM D 2534, TAPPI T549, TAPPI T664 su64 (ve DIN 53375) 'e göre plastik filmlerin sürtünme davranışını test etme cihazı.
Gıda delme iğnesi testi
Operatöre test cihazıyla istenmeyen müdahalelerden korumak için yerel koruma sağlayan zwickiLine. DIN EN 14477, kanül test cihazı, ters ekstrüzyon hücresi, gıda delme iğnesi, Warner-Bratzler kesici, Kramer kesme hücresi ve Ottawa hücresine göre delinme direncinin belirlenmesi için cihaz için özellikle gıda endüstrisinde yapılan testler için geliştirildi.
ZwickiLine'in koruyucu aygıtı
Operatörü sızdıran numunelere veya diğer tehlikelere karşı korumak için; Koruyucu cihaz 6 mm kalınlığında polikarbonat.