Can Onart 30.04.2020
Covid-19 vakalarının dünyanın birçok ülkesinde Türkiye’den önce görünmesinin bizim için kritik bir anlamı vardı. Hastanelerde oluşan aşırı yoğunluk ve tedarik sıkıntıları şeklinde baş gösteren ihtiyaçlardan önceden bilgi sahibi olabildik. Açık kaynak paylaşım kültürü sayesinde bu ihtiyaçlara yönelik birçok tasarım, internet ortamında hazır bulunuyordu. Destekbizden.org üzerinden topladığımız siperlik taleplerini hastanelere gönderirken, operasyon ekibimiz de yeni ihtiyaçlarla ilgili geri bildirimler alıyordu. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de entübasyon kabini idi.
Açık kaynak entübasyon kabini tasarımını ilk bulduğumuzda tasarımın CNC Router için yapıldığını ve kullanılan malzemenin 3 mm’lik malzemeler için tasarlandığını gördük. İlk denememizi 3 mm şeffaf pleksiden yapmak için, tasarımı lazer kesime uygun hale getirdik. Üretip montajını yaptığımızda ise, kabinin sürekli kullanımında sık sık ani yer değişikliklerine maruz kalacağından dolayı, yeterince sağlam olmadığını gördük. Bu sebeple bir sonraki prototip üretimi için 5 mm malzeme kullanılması için revizyonlarımıza başladık. Bu tasarımı da hem CNC Router hem de CNC Lazerde üretime uygun olabilmesi için tasarladık.
Tasarım bittikten sonra deneme için 2 farklı malzeme sipariş ettik. Biri 5 mm dökme pleksi, biri ise 5 mm çekme pleksi oldu. Ancak gördük ki çekme pleksiler plaka boyunca ebat farklılıkları gösteriyordu. Bir yerinde malzeme kalınlığı 4.8 mm iken plakanın başka bir yerinde bu değer 5.4 mm ye kadar çıkabiliyordu. Bu sebeple üretimi sadece dökme pleksiden yapmaya karar verdik, çünkü ölçü hassasiyeti yüksek malzeme kullanmak, üretilebilirlik ve montajlama için daha iyiydi. İlk 3 kabinimizi üretip, montajlı olarak (yapıştırarak) farklı hastanelere teslim ettik.
Teslim edilen ilk kutuların kullanılmaya başlanmasıyla geri bildirimler almaya başladık. İlk aldığımız geri bildirim, tasarımdan kaynaklı görüş açısının kısıtlanmasıydı. Kabin içerisindeki hastanın, doktor tarafından rahat görünmesi için eğimi az bulunan üst kısmı daha eğimli bir forma getirdik.
Aldığımız 2. geri bildirim ise hastaya müdahale anında doktorların ellerinin geçtiği deliklerin, bileklerine zarar verdiği yönündeydi. Bu nedenle de TPU malzemeden delikleri çevreleyecek bir koruma aparatı üretip o bölgelere geçirerek montajladık. Bu doğrultuda üretilen 3 adet entübasyon kabinini daha hastanelere teslim ettik ve yeni gelen geri bildirimlere göre tasarımımızı güncelledik. Bu sefer, acil vakalarda bazı hastalara 3 sağlık çalışanının birden müdahale etmesinin gerekebildiği yönünde bir geri bildirim aldık. Bu sebeple kabinin sağında ve solunda bulunan plakalara da açılıp kapanabilen birer delik daha tasarladık.
Bir sonraki geri bildirim, kabinin geniş omuzlu hastaların üzerine tam oturmadığı ve işlem sırasında zorluk yarattığı yönündeydi. Bu sebeple kabinin açık olan kısmındaki alt köşelere omuzların girebileceği yarı daireler açıp tasarımımızı tamamlamış olduk.
Entübasyon kabinlerinin gönderimi başladığında, lojistik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Montajlanan 1 adet entübasyon kabininin paket boyutu 60 x 50 x 45 cm di. Bu boyutlar kurye ile göndermeye uygun değildi. Ürünün kargo ile gönderimini yapmak ise çok riskliydi. Bu kabinleri şehir dışına göndermemiz neredeyse imkansızdı. Bu sebeple montajın gönderilen hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yapabileceği kilit sistemine sahip bir kit tasarladık. Şeffaf plakalardaki koruyucu naylonları söktükten sonra parçaları birbirine takıp, sonrasında da ürünün 6 köşesinden sabitlenebilmesi için 3D printerlarda ürettiğimiz kilit mekanizmalarını kolaylıkla yerleştirebileceklerdi.
Bu ürünün paketlenmiş hali bu değişiklikle 60 x 45 x 8 cm olmuş oldu. Paketlenen ürünlerin montajlarının kolaylıkla sağlanabilmesi için her kargo paketinin içine bir de kurulum kılavuzu ekleyip ürünümüzü tamamlamış olduk.
Sizler de entübasyon kabini üretebilecek kabiliyete sahip bir atölye sahibi iseniz, Github üzerinden dosyaları indirirerek üretimleri gerçekleştirebilirsiniz. Yine Github üzerinden kurulum kılavuzuna erişebilir, kurulum videosunu Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.
GitHub Linki: https://github.com/triditeknoloji/EntubasyonKutusu
Üretim İçin Gerekli Ekipmanlar:
TPU ve ABS malzeme ile üretim yapabilen 3D yazıcı(elinizde olmaması durumunda bu parçaları üretip size gönderebiliriz. Talep için [email protected]’ya mail atabilirsiniz.)
Üretim İçin Gerekli Malzemeler:
5 mm kalınlıkta pleksi malzeme
ABS ve TPU filament. (TPU malzemenin baskı parametreleri: Vazo modunda basılmalı ve ekstrüzyon ayarı 0.6 veya 0.7 mm olmalıdır)
15 mm uzunluğunda metrik 4 civata, bu civataya uygun pul ve fiberli somun