ZHV10 sertlik test cihazı
ZHV10 Vickers sertlik cihazları
Zwick/ZHV 10 sertlik test cihazı özellikle Vickers sertliğini belirlemede kendini kanıtlamıştır: İki çeşit varyant mevcuttur: Analog cihaz için, sertlik değeri sertlik tabloları ile değerlendirilirken, bilgisayar versiyonu testXpert test yazılımı ile çalışır.
Alternatif ürün ve yazılım
Product information: Zwick/ZHV10 Vickers hardness tester
Vickers'a göre ZwickRoell ZHV10 sertlik test cihazı, özellikle aşağıdaki değerlerin belirlenmesinde kendini kanıtlamıştır:
Kullanım, sertleştirme ve nitrasyon derinliği
Çizilme sertliği (analog varyant)
Teknik Genel Bakış
ZHV10'un çeşitli yük seviyeleri (HV0,2; HV0,3; HV0,5; HV1; HV2; HV3; HV5 ve HV10), çeşitli yük ağırlıkları (200 g temel ağırlık, aşağıdakilerle yükseltilebilir) ile elde edilir: 100 g, 200 g, 500 g, 2 x 1 kg, 2 kg, 5 kg). Farklı büyütmeler ve görüntü alanları için 5 adede kadar değiştirilebilir lense sahip optik ünite, iki model için mevcuttur:
Analog varyantta (Madde No. 311814), sertlik değeri sertlik tabloları ile değerlendirilir.
Bilgisayar versiyonu (Ürün No. 353439) testXpert sertlik baskı test yazılımını kullanır. Bu, basit bir işlem ve değişen test koşullarının esnek adaptasyonu ile karakterizedir. Ölçüm çizgilerinin manuel veya otomatik olarak oluşturulmasıyla ekranda ölçülür ve otomatik olarak değerlendirilir. Seri ölçümler için Vickers, Knoop ve Brinell sertlik testi için bir ana test özelliği mevcuttur. Sertlik testleri ve otomatik ölçümü ile genişletilebilir. Manuel ve dijital çapraz masalara ek olarak, geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Temel cihazların teknik verileri
Manuel değerlendirme için Vickers, analog versiyona göre sertlik test cihazı
Vickers, bilgisayar versiyonuna göre sertlik test cihazı
HV 0,2 ... HV 10
GigE kamera, yüksek çözünürlüklü, 1.4 megapiksel
Bu amaç için gerekli:
Batıcı uç (aşağıya bakınız)
Mercek (aşağıya bakınız)
LED Aydınlatma için Güç Kaynağı (375922)
Optik sertlik testi için grafik kartı (075270)
Test Yazılımı testXpert
Bilgisayar ve monitör
Bilgisayar kartının uyumluluğu sadece ZwickRoell ürün yelpazesi ve Windows 10 bilgisayarları ile bağlantılı olarak garanti edilir. Müşterinin kendi bilgisayarını kullanırken, sipariş üzerine ZwickRoell'a gönderilmesi gerekir.
Old ZwickRoell 3212 becomes modern ZHV10 Vickers testing system
Learn more about switching from an old ZwickRoell 3212 Vickers hardness tester to the new ZHV10 with testXpert!
ZHV10 Vickers sertlik test cihazı aksesuarları
Farklı büyütmeler ve görüntü alanları için değiştirilebilir mercekler her iki değişken için de mevcuttur.
Uygulamaya bağlı olarak 5-, 10-, 20-, 40- ve 60x büyütme arasında seçim yapın!
Çapraz tablolar ve yastıklar
Mevcut çeşitli çapraz masa varyantları şunlardır:
manuel mikrometre vidaları ile veya
ölçüm pozisyonlarını testXpert'e aktarmak için dijital mikrometre vidaları ile
Numunelerin sabitlenmesi için çeşitli prizmalar ve kenetleme araçları ve ayrıca paralel bir mengene opsiyonel olarak temin edilebilir.
Mikro aralıktaki testler için cihaz (test gücü seviyeleri: 0,294/0,49/0,98/1,47 N)
sadece ZwickRoell ZHV10 analog versiyonu için (311814)
ZHV10 bilgisayar sürümü ile kullanırken, aşağıdakilere dikkat edin:
Bir bilgisayar ekranındaki standart uyumlu gösterim ölçümü, gerekli doğruluk elde etmek için toplam ekran boyutunun en az 1/3'lük bir gösterim boyutu gerektirir. Vickers ölçümleriyle bu her zaman mümkün değildir.
Mikro aralıktaki testler için cihaz (test gücü seviyeleri: 196/294 N)
Sertlik test cihazı ZHVµ
ZHVμ Micro-Vickers sertlik test cihazı, ISO 6507, ISO 4545 ve ASTM E 384'e göre Vickers ve Knoop sertlik testlerini kapsamaktadır.
ZHV30 düşük yük Vickers sertlik test cihazı
ZHV30 Vickers sertlik test cihazı, HV0.2'den HV30'a kadar olan test yükleri aralığında ISO 6507 ASTM E 384'e göre Vickers sertlik testlerini kapsamaktadır.
Sertlik test cihazı ZHV30/zwickiLine
ZHV30/zwicki sertlik test cihazı, otomatik seri ve sertlik ilerlemesi testleri için ekonomik bir çözümdür.