Yüksek Hassasiyetli Taşınabilir Metre Test Cihazları Tek Fazlı 40 - 70hz Frekans
Ana sayfa	/ Ürünler / Taşınabilir Sayaç Test Cihazları
GF102 Yüksek Hassasiyetli Sınıf Taşınabilir Enerji Ölçer Test Cihazları Hem Eletricity Metre ve Mekanik Metre Kalibrasyonu için
GF102, laboratuvar ve yerel kullanım için uygun taşınabilir tek fazlı bir kalibratördür. Test edilen ölçüm cihazı: 1P2W Test modu: aktif güç, reaktif güç 3pcs metreyi eşzamanlı olarak test edin Test ve sürünen testi Test verileri bilgisayar tarafından Rs232 arayüzü üzerinden yönetilebilir.
taşınabilir test cihazları Yerinde test veya laboratuvarlarda kullanılan tüm doğruluk sınıfları yelpazesinde tek ve üç fazlı portatif test cihazları. Hafiftir ve kullanıcı dostu klavye düzenleri ve menüyle çalışan yazılımlarla, cihazların kullanımı kolaydır ve farklı türdeki sayaçların yerinde test edilmesi için sağlam ortağınızdır.
GFUVE Çin'de elektrik sayaçları test ve kalibrasyon için tek fazlı taşınabilir referans standart metre lider üreticisi, biz sabit veya taşınabilir test ekipmanları, güç kaynakları, referans standartları, kalibratörler kaynağı.
Lab taşınabilir tek fazlı kalibratör, laboratuvar ve yerel kullanım için uygundur.
Testing Test edilen sayaç: 1P2W
3 3 adet ölçüm cihazını senkron olarak test edin
Test Başlangıç ​​testi ve sürünme testi
2005 yılında kurulan GFUVE, Çin'de eletricity metre ve mekanik sayaçların kalibrasyonu için GF102 yüksek hassasiyetli taşınabilir enerji ölçer test ekipmanlarının önde gelen ve profesyonel üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak bilinir. Lütfen bizden Çin'de yapılan kaliteli ekipmanı satın aldığınızdan ve iyi satış sonrası servisimizi deneyimlediğinizden emin olun.
Test voltajı çıkışı (Faz-Nötr) 0V - 500V
Voltaj çıkış gücü Maks. 30VA
doğruluk % 0.01
istikrar % 0.01 / 120s
Akım çıkışını test edin 1mA - 120A
Akım çıkış gücü Maks. 100VA
Bozulma faktörü Doğrusal direnç yükü için <% 0,1
Yüksek frekans çıkışı (CH) 1.666 × 105 Hz
Düşük frekans çıkışı (CL) 5 x 10-5 x CH
Giriş frekansı Maks. 20Hz
Gerilim Beslemesi 220V ±% 10 50 / 60Hz ± 2Hz
Ortam sıcaklığı -10 ° C - + 40 ° C
Bağıl nem % 35 -% 85
Boyutlar (G × Y × D) (mm) 400 x 180 x 300
taşınabilir test cihazları,
elektrik sayacı test cihazları
Tek Fazlı Taşınabilir Sayaç Test Cihazları
LABORATUARDA TEST ENERJİ SAYAÇ HATASI
7 İNÇ DOKUNMATİK RENKLİ LCD
600v Taşınabilir Taşınabilir Metre Test Cihazları Üç Fazlı Enerji Ölçer Kalibratörü
Yüksek Doğruluklu Laboratuvar 120a 600v Elektrik Sayacı Test Cihazları
240a 600 v Üç Fazlı Taşınabilir Metre Test Cihazları Harmonik Analiz Fonksiyonu
Harmonik ve Tarama Kafası ile Lab Enerji Ölçer Test Cihazları Tezgahı