TS 5833 EN ISO 3219 (Belirli bir kayma hızında döner vizkozimetre kullanılarak vizkozite tayini), TS 6126 EN ISO 2555 (Görünür viskozite tayini brookfield metodu) ve TS 5809 - ASTM D 562 Krebs-Stormer (KU) metodu için rotasyonel viskozimetre
Pdf Broşür Video
First Touch ASTM / ISO 2555 (RV)normuna göre viskozite ölçümü için dizayn edilmiştir. Opsiyonel olarak cihaz ASTM D 562 / TS 5809 (Krebs-Stormer), ISO 3219 (DIN11-22-33) ya da MS-BV 1-1000 ölçüm sistemleri ile de çalıştırılabilir.
Modern, yaysız ölçüm teknolojisi ve sağlam tasarımı, yadsınamaz derecede hassas ve güvenilir bir ölçüm aygıtını ortaya çıkarır. 7" dokunmatik ekranı ile kullanımı kolaydır ve tüm paramatreleri aynı anda ekranda görmenize izin verir.
Entegre bir sıcaklık sensörüne sahip olan First RM Touch, standard laboratuvar standı ve ASTM RV 2-7 ya da LV1-4 spindle seti ile birlikte teslim edilir.
First Touch, düşük torklu yeni LR versiyonu ile çok düşük viskoziteli ürünlerin görünür viskozite ölçümünde gelişmiş hassasiyet sunar. Tüm modeller bir kalibrasyon sertifikasıyla birlikte gelir.
Çoklu Ölçüm Sistemi
Lamy Viskozimetrelerinin birden fazla ölçüm sistemi ile donatılmıştır. İlave ölçüm uçları ile aynı cihazda hem Krebs-Stormer Metoduna göre KU hem de brookfield metodu ile görünür viskozitenin tayini için ölçümler yapmak mümkündür. First Touch ile ISO 3219 (MS-DIN-11-22-33) ve MS-BV1-1000 Sistemleri ile de ölçüm yapılabilir.
Lamy Viskozimetreleri, yaysız bir tasarıma sahiptir. Bu yenilikçi tasarım ortam sıcaklığındaki değişikliklerden etkilenmez ve cihazın su terazisi ile hassas biçimde dengelenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Hassas analitik laboratuvar koşullarının yanısıra endüstrinin zor koşullarında da çalışmaya da uygundur.
Kinematik Viskozite Ölçümü
Lamy Viskozimetreleri ile ürün yoğunluğu girilerek kinematik viskozite ölçümü de mümkündür. Cihazlar tiksotropik ürünlerde tekrarlanabilir vizkozite ölçümleri için ölçüm zamanının set edilmesine izin verir.
First Touch Özellikler
ISO3219, ASTM, BV1-1000 ya da KU sistemli rotasyonal viskometre
0,3 ila 250 d/dk arasında sınırsız sayıda hız seçimi
Standard Versiyon : 0,05 ila 13 mNm
LR Versiyonu : 0,005 to 0.8 mNm
tüm skalanın ± %1'i
Viskozite Ölçüm Aralığı:
L1 - L4 Sistemi: 15 - 6.000.000 mPa·s
R2 - R7 Sistemi: 100 - 180.000.000 mPa·s
KU Sistemi: 40-141KU
PT100 sensorüyle, -20'den 120°C'ye kadar
Viskozite | Sıcaklık | Hız | Tork | Ölçüm Süresi | Ölçüm Geometrisi | Hassasiyet Seviyesi | Tarih ve Saat | Viskozite birimi seçimi: cP ya da mPa·s | Dil: İngilizce / Fransızca
Güvenlik ve Gizlilik Seçenekleri :
Kullanıcı adını cihaza girmek için "operatör" fonksiyonu. Kullanıcı ancak kendi şifresiyle kullanabilir. Aynı zamanda ölçüm parametrelerini de kilitleyen bir koruma modu mevcuttur.
4 – 20 mA | Tork Aralığı kullanıcı tarafından belirlenir
RS232 Port and USB
USB Printer Bağlanabilir. VISCO RM yazılımı sayesinde bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir.
Boyutlar (E x B x Y) ve ağırlık:
Kafa: L180 x W135 x H250 mm
Sertleştirilmiş Çelik Stand: L280 x W200 x H30 mm
Paslanmaz çelik direk: 500 mm | Ağırlık: 6.7 kg
First Touch Viskozimetre
Ölçüm sistemi olmaksızın
R-2 ila R-7 6'lı ölçüm ayağı setiyle
L-1 ila L-4 4'lü ölçüm ayağı setiyle
ASTM / ISO 2555 Ölçüm Sistemi
600ml'lik beherde yapılan Plastikler-Sıvı veya emülsiyon veya dispers halde reçineler-Görünür viskozite tayini brookfield metodu için paslanmaz çelik disklerden oluşan ölçüm sistemi.
Bu sistem ASTM - ISO 2555 standardına göre ölçümler için kullanılır. B-One Touch, First RM Touch, RM100 Touch viskozimetreleri ve RM200 reometresinde kullanılabilir.
Axis R 1-6
R1-6 diskleri için dişli şaft
Ø18,80 x 65,1
15 - 20.000 mPa.s
Ø18,72 x 6,86
50 - 100.000 mPa.s
Ø12,60 x 1,78
200 - 400.000 mPa.s
Krebs Stormer - KU ASTM D 562 / TS 5809 Ölçüm Sistemi
Boyaların ve diğer kaplamaların vizkozitesini ölçmek için kullanılan Krebs-Stormer Sistemi vizkoziteyi gram ya da Krebs Unit(KU) cinsinden belirlemeye yarar.
B-One Touch ve First RM Touch Vizkometreleriyle ilgili standarda uygun olarak 40-141KU arasında ölçüm yapılabilirken yüksek torklu RM100 ile 250KU'ya varan daha yüksek vizkoziteli ürünler de ölçülebilir. Yanısıra macun ve pasta benzeri ürünlerin vizkozite ölçümü için "Paste Spindle" da kullanılabilir.
KU 1-10 Spindle
40 - 141(250)KU
MK-75 Y Paste Spindle
100 - 50.000 mPa.s
MS-DIN ISO 3219
DIN / ISO 3219 standardına göre eş eksenli ölçüm sistemi. Her komponent: ölçüm ucu, tip ve kapak, ölçüm ya da ürün gereksinimlerine bağlı olarak ayrı ayrı satın alınabilir ve kullanılabilir.
MS-DIN /ISO 3219 ölçüm sistemi, bu sisteme uygun sabit sıcaklık hücresi ya da EVA MS-DIN ile sabit sıcaklığa getirilebilir. Bu ölçüm sistemi First Touch, Rheomat RM100 Touch ve RM200 Touch ile kullanılabilir.
MK - DIN 1
3 - 1.000.000 mPa.s
MK - DIN 2
10 - 5.400.000 mPa.s
MK - DIN 3
50 - 42.000.000 mPa.s
MK - DIN 9
1 - 350.000 mPa.s
DIN 1 Tube
DIN 2 Tube
DIN 3 Tube
DIN 1 S Tube
DIN 2 S Tube
DIN 3 S Tube
DIN 1 Cap
DIN 2 Cap
DIN 3 Cap
150ml beher içinde yapılan viskozite ölçümleri için paslanmaz çelik disklerden oluşan bir ölçüm sistemi. bu ölçüm sistemi hızlı ve ekonomik ölçümlere izin verir.
Bu ölçüm sistemi First RM'in yanısıra Rheomat RM100 ve RM200 ile de kullanılabilir.
Çantasıyla birlikte komple set
BV 1-100 Axis
BV 1-100 diskleri için dişli şaft
BV centring device
BV merkezleme aygıtı
BV Disc n°1
2 - 500.000 mPas
BV Disc n°10
BV Disc n°100
BV 1000 Axis
MS TI Tube
MS-Vane - Paddle
Gıda, yalıtkan mastik, ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan bu sistem, katı süspansiyonlarının düşük dönüş hızlarında akış özellikleri bilgileri elde etmek için kullanılır.
50 - 500.000mPa.s
250 - 25.000.000 mPa.s
2.500 - 250.000.000 mPa.s
MK 6 Blades
100 - 20.000.000 mPa.s
Sabit Sıcaklık Standları
EVA MS-DIN Stand
ISO 3219 normuna uygun eşeksenli ölçüm sistemleri için Peltier hücreleriyle çalışan sıvı sirkülasyonsuz, sabit sıcaklık ünitesi.
Hızlı sıcaklık değişimleri gerektiren reolojik ölçümler için ideal.
EVA-DIN Sabit sıcaklık standı, First Touch, RM100 Touch ve RM200 Touch ile kullanılabilir.
MS-DIN / ISO 3219 sistemi için Peltier soğutma hücreli sıcaklık kontrol ünitesi
12 ila 65 °C +/- 0.2 °C
Cihazın set edilmiş ve ölçülen sıcaklık değeri
EVA MS-DIN, FIRST TOUCH, RM 100 TOUCH ve RM 200 TOUCH'a bağlanabilir.
EVA MS-DIN ISO 3219 NEW DESIGN + 12° to +65° C
EVA MS-LR Stand
TS 6126 EN ISO 2555 (Plastikler-Sıvı veya emülsiyon veya dispers halde reçineler-Görünür viskozite tayini brookfield metodu) standardında kullanılan 600ml beher için Peltier hücreleriyle çalışan sıvı sirkülasyonsuz, sabit sıcaklık ünitesi.
600 ml beher içine konan numunelerin ISO 2555'te belirtilen sıcaklığa ayarlaması ve bu ölçüm boyunca sıcaklıkta tutulması için ideal.
EVA-MS-LR Sabit sıcaklık standı,First Touch, RM100 Touch ve RM200 Touch ile kullanılabilir.
EVA MS-LR Özellikler
ASTM/ISO2555'de kullanılan 600ml beher için Peltier soğutma hücreli sıcaklık kontrol ünitesi
15 ila 45 °C +/- 0.2 °C
L300 x W490 x H570 mm | Weight: 16 kg
EVA MS-LR New Design +15° to +45° C
RT-1 Yüksek Sıcaklık Fırını
Yüksek sıcaklıkta viskozite ölçümleri için ekonomik elektrikli fırın. RT-1'in sıcaklık aralığı oda sıcaklığı ila 300°C'dir. DIN/ISO 3219 normuna göre eş-eksenli ölçüm geometreleri ile aluminyum kullan-at kaplarla MS-C geometrilerini kullanarak ölçüm yapmaya uygundur.
RT-1 Yüksek Sıcaklık Standı, First Touch, RM100 Touch ve RM200 Touch ile kullanılabilir.
Elektrikli termal şartlandırma fırını
Oda Sıcaklığı ila 300 °C +/- 0.2°C
Kutu L140 x W260 x H120 mm | Fırın Çap 180 mm x Height 220 mm | Ağırlık: 16 kg
RT-1 Oven 300°C
CP1 Cone & Plate Standı
CP1 koni ve levha standı soğutma sıvısı sirkülasyonsuz olarak 5 ila 80°C; bir soğutucu sirkülatöre bağlı olarak ise (CP1Fluid) -20 ila 120°C arasında çalışan cone/plate sistemi için bir sıcaklık kontrol standıdır.
Küçük hacimde numunelerin hızlı sıcaklık ayarlamasıyla yapılacak reolojik kontrolleri için tasarlanmıştır. Standın stabil aşağı-yukarı hareketi koninin plaka üzerindeki numuneye mükemmel biçimde oturmasını sağlar.
CP1 standı FIRST Touch, RM100 Touch ya da RM200 Touch viskometreleri ve reometreleriyle kullanılabilir.
Aluminyum (ya da isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik) Peltier hücreleriyle sıcaklık kontrolü sağlanan, manuel aşağı yukarı hareketli cone/plate standı
CP1 : 5 ila 80°C +/- 0.2°C CP1 Fluid Peltier:-20 ila 120°C soğutucu sirkülatör banyoya bağlı olarak
CP-1 Cone & Plate Peltier Stand / +5 to +80°C
CP-1A Cone & Plate Peltier Stand with Fluid Circulation / -20 to +120°C
RT-3 Yüksek Sıcaklık Standı
Yüksek sıcaklıkta vizkozite ölçümleri için ısıtmalı stand. Aluminyum kullan-at kaplarla MB-B, C ya da D ile cone-plate geometrilerini kullanarak ölçüm yapar. RT-3 oda sıcaklığından 300°C sıcaklık aralığında termal şartlandırma sağlar.
RT-3 Yüksek Sıcaklık Standı, First Touch, RM100 Touch ve RM200 Touch ile kullanılabilir.
Elektrikli yüksek sıcaklık termal şartlandırma standı
Oda Sıcaklığı - 300 °C
Box L140 x W260 x H120 mm | Stand: L240 x W284 x H655 mm | Weight: 20 kg
RT-3 High Temperature Oven Stand 300° C