USB Analog 8 Kanal Analizör - Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği
Önceki projede kullanılan analog dijital çevirici bölümün grafik çizer olarak 8 kanallı değiştirilmiş hali
Antrak Gazetesi'nin kasım 2010 sayısında yayınlanan USB Analog Dijital Adaptör projesiyle elektronik çalışmalarınızda biraz yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Bu ayki projeyi, önceki projede kullanılan analog dijital çevirici bölümün grafik çizer olarak değiştirilmiş şekli biçiminde düşündüm. Önceki devre ve program çalışmalarınızda büyük kolaylık sağlarken eksik kalan bir yönü vardı. Ölçülen analog değerler ekranda 0 ile 255 arasındaki değerlerle ifade ediliyor ve hızlı değişimler takip edilemiyordu. Ben de bu problemin çözümü için 8 adet kanallı yine usb den bilgisayara bağlanarak çalışan devreyi yaptım. Aslında yaptığım bu tür devreleri bilgisayara bağımlı halden çıkarıp grafik lcd'lerle yapmayı düşündüm. 128*64 grafik lcd'ler 30 lira civarında. Ekranları grafik çizim için uygun olsa da çok küçük kalıyor. 240*120 ya da 320*240 grafik lcd'lerin boyutları uygun fakat fiyatları ikinci el bir taşınabilir bilgisayar değerinde. Bu yüzden yaptığım devrelerin bilgisayar ile çalışır olmasının daha uygun olacağını düşündüm. Bilgisayarda hesaplar çok hızlı bir şekilde yapılıyor oysa benim şu an programlayabildiğim en üst seviye mikro-denetleyici olan 18f8722'de bile 40 mhz'lik pll'i olmasına rağmen yaptığı işlemleri ¼ oranında olan 10 mips hızında yapabiliyor.
Bilgisayarla çalışmanın bir çok avantajı var. Örneğin ekranlarının yapacağımız iş için yeterli büyüklükte olması, hızının yüksek olması, yaptığımız ölçümleri harddisk'ine kaydedebilir olması gibi. En son yazdığım yapılan ölçümlerin kaydedilme özelliğini henüz programa dahil etmedim. Daha sonraki projelerde dahil edeceğim.
Bu ayki projenin bilgisayar programının özellikleri; alttaki resimde görüleceği gibi bir adet örnekleme zaman ayarı vardır.
Örnekleme zaman süresi en az 1 milisaniye, en fazla 1000 milisaniyedir. Program bir tam ekranda 500 örnek alabilir. Eğer örnekleme zamanını 1 milisaniye yaparsanız, bir tam ekranda 500 milisaniyelik zamanda oluşan voltaj değişimlerini görürsünüz. Bununla ilgili ayar, programın alt kısmındadır. 8 adet kanal aynı zamanda ölçmeye başlar ve bitirir. Kanal isimlerinin yanında birer adet smetre vardır, yapılan ölçüme göre azalır veya çoğalır.
Programın çalışır haldeki ekran görüntüsünü alttaki hareketli resimden takip edebilirsiniz.
Devre kısmında açıklamam gereken yerler: Plaketin alt kısmına portlara girişlerdeki volt'un ayarlanması için 8 adet 10 kiloohm potansiyometre vardır. Siz yuksek volt'larda ölçüm yapacaksanız, isterseniz bunları volt bölücü olarak kullanın ya da 5 volt'luk ölçümler için çözünürlük ayarı olarak kullanın. Port'lara uygulanacak en fazla volt yine 5 volt'tur. Her potansiyometrenin kanal ismini resimde belirttim. Kartın üst kısmında kanal girişleri için kart montajlı küçük klemensler kullandım ve yaptığım bütün devrelerde kullanıyorum. Kablo takıp sökmek kolay oluyor.
Devrenin ekran görüntüsü alttaki resimdedir:
Usb fiş bağlantı kablosu açıklaması: