
_START_ARTICLE_
容量瓶
_START_PARAGRAPH_
容量瓶（Volumetric flask）是实验室中用于精确配制一定物质的量浓度的溶液的玻璃或塑胶仪器。_NEWLINE_容量瓶通常是透明的，但有些用于处理光敏化合物（如硝酸银和维生素A）的容量瓶可能是棕色的。容量瓶又称量瓶、当量瓶、定量瓶。
_START_SECTION_
外观
_START_PARAGRAPH_
容量瓶是细颈、梨形的平底玻璃瓶，瓶口配有磨口玻璃塞或塑料塞。磨口玻璃塞与瓶身配套，用细线拴在一起。不同容量瓶(即使是相同规格的)的瓶塞不能混用。混用可能导致使用时漏液。瓶身标有体积和温度。颈部有刻度线，表示在标注的温度下，当液体的凹液面与该刻度线相切时，溶液的体积与瓶上标注的体积相等（特指量入式容量瓶）。常用的容量瓶规格有25毫升、50毫升、100毫升、250毫升、500毫升和1000毫升。
_START_SECTION_
注意
_START_PARAGRAPH_
绝不允许将固体加进容量瓶内，容量瓶不能用火焰加热。加蒸馏水时不慎超过刻线者，只可重新配制。不可用滴管将多余液体吸出（吸出之液含溶质，使浓度偏低）；亦不可用滴管测量多出液体体积，再按比例添加溶质（超出之量不多，称量误差较大）；加热使多余液体蒸发亦不可，若加热，容量瓶膨胀，造成体积不准。_NEWLINE_容量器皿最有效率的干燥温度为110 - 150 °C，这个温度并不会对于器皿的容量准确度有影响。