b'\n_START_ARTICLE_\nOsciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nElektronski osciloskop je elektronska merilna naprava, ki omogo\xc4\x8da opazovanje nenehnega spreminjanja signala napetosti , po navadi kot dvodimenzionalni graf enega ali ve\xc4\x8d elektri\xc4\x8dnih potencialnih razlik z uporabo navpi\xc4\x8dne osi ali osi "Y", ter izpis  kot funkcija \xc4\x8dasa, (vodoravna ali "x" os). V primerni izvedbi omogo\xc4\x8da opazovanje napetosti, malih po velikosti in velikih po frekvenci, pri tem pa zelo malo obremenjuje vir merjenega signala, kar posledi\xc4\x8dno omogo\xc4\x8da realen in natan\xc4\x8den prikaz merjenega signala._NEWLINE_\xc4\x8ceprav osciloskop prikazuje napetost na svoji navpi\xc4\x8dni osi, lahko prika\xc5\xbee katero koli drugo koli\xc4\x8dino, katera se lahko pretvori v napetost . V ve\xc4\x8dini primerov osciloskopi ka\xc5\xbeejo dogodke, ki se ponavljajo bodisi brez sprememb, ali pa z zelo po\xc4\x8dasnimi spremembami ._NEWLINE_\xc4\x8ceprav osciloskop prikazuje napetost na svoji navpi\xc4\x8dni osi, lahko prika\xc5\xbee katero koli drugo koli\xc4\x8dino, ki se lahko pretvori v napetost . V ve\xc4\x8dini primerov osciloskop ka\xc5\xbee dogodke, ki se ponavljajo bodisi brez sprememb, ali pa z zelo po\xc4\x8dasnimi spremembami._NEWLINE_Osciloskopi se obi\xc4\x8dajno uporabljajo za opazovanje natan\xc4\x8dne oblike vala elektri\xc4\x8dnega signala. Poleg prikaza amplitude signala, osciloskop lahko poka\xc5\xbee izkrivljanje, \xc4\x8das med dvema dogodkoma (kot so \xc5\xa1irina pulza, \xc4\x8das, ali \xc4\x8das vzpona) in relativen \xc4\x8das dveh povezanih signalov._NEWLINE_Navedene lastnosti naredijo osciloskop v enega od najuporabnej\xc5\xa1ih instrumentov na podro\xc4\x8dju tehnike in naravoslovnih znanosti. Osciloskopi se uporabljajo v znanosti, medicini, tehniki, in telekomunikacijski industriji. Najpogostej\xc5\xa1a uporaba osciloskopov je za vzdr\xc5\xbeevanje, popravila in diagnostiko elektronske opreme in za raznorazne meritve pri raziskovalno/laboratorijskem delu . Za posebne namene pa se osciloskopi se lahko uporabljajo kot merilni in\xc5\xa1trument pri analizi avtomobilskega sistema ali za prikaz vala pri sr\xc4\x8dnem utripu ( elektrokardiogram ).\n_START_SECTION_\nZaslon in osnovne zunanje lastnosti\n_START_PARAGRAPH_\nSprednja stran klasi\xc4\x8dnega osciloskopa, je obi\xc4\x8dajno razdeljena v \xc5\xa1tiri dele: na zaslon, vertikalni nadzor, horizontalni nadzor in kontrol pro\xc5\xbeenja. Prikaz je na zaslonu (CRT ali LCD ), na katerem se nahajajo horizontalne in vertikalne \xc4\x8drte skupaj z merilno skalo. Poleg zaslona pa je ve\xc4\x8dina osciloskopov opremljena \xc5\xa1e s tremi osnovnimi kontrolami, to so\xc2\xa0: gumb za nastavitev ostrine \xc5\xbearka, gumb za nastavitev svetlosti \xc5\xbearka, ter gumbom za iskanje \xc5\xbearka. _NEWLINE_Vertikalni del nadzira velikost prikazane amplitude signala (  izbiramo merilno obmo\xc4\x8dje na vertikalni Y osi  , \xc5\xa1tevilo voltov na razdelek ),  vertikalni del vsebuje tudi preklopnik, nekaterem izberemo kak\xc5\xa1no vrsto napetost bomo merili (AC/DC), ter ni\xc4\x8dlenje ( GND ) , za nastavitev izhodi\xc5\xa1\xc4\x8dne pozicije \xc5\xbearka  ._NEWLINE_Horizontalni del pa nadzira merilno obmo\xc4\x8dje \xc4\x8dasa ( izbiramo merilno obmo\xc4\x8dje \xc4\x8dasa potovanja \xc5\xbearka skozi en kvadratek na zaslon ) ._NEWLINE_Poleg osnovnega merilnika pa potrebujemo tudi merilno sondo, s pomo\xc4\x8djo katere merimo signal. Sonde imajo vgrajeno stikalo, katero slu\xc5\xbei kot delilnik napetosti, s \xc4\x8dimer si \xc5\xa1e dodatno raz\xc5\xa1irimo merilno obmo\xc4\x8dje.\n_START_SECTION_\nVelikost in prenosnost\n_START_PARAGRAPH_\nVe\xc4\x8dina sodobnih osciloskopov so lahki, prenosni instrumenti, ki so dovolj kompaktni, da z njimi lahko ena oseba. Poznamo tudi posebne prenosne enote, recimo \xc5\xa1tevilne miniature na baterijski pogon, za merilne aplikacije kater potrebujemo na terenu. Laboratorijski osciloskopi, zlasti starej\xc5\xa1e enote, ki uporabljajo vakuumske cevi, pa se uporabljajo kot stacionarne naprave ali pa se lahko pritrdijo na posebne namenske vozi\xc4\x8dke. Poznamo pa tudi posebne osciloskope, katere se zaradi njihovega namena in potrebe po stalni prisotnosti, vgradijo kar v samo ohi\xc5\xa1je naprave, katero merimo.\n_START_SECTION_\nVhodi osciloskopa\n_START_PARAGRAPH_\nSignal, katerega merimo priklju\xc4\x8dimo na enega izmed vhodov osciloskopa, kar je obi\xc4\x8dajno koaksialni priklju\xc4\x8dek, kot je  BNC in UHF. Banana vti\xc4\x8di se lahko uporabljajo za ni\xc5\xbeje frekvence. \xc4\x8ce ima vir signala svoj koaksialen priklju\xc4\x8dek, uporabimo kar tega, druga\xc4\x8de pa uporabimo kabel osciloskopa s posebno kerilno sondo. Za splo\xc5\xa1ne namene imajo osciloskopi obi\xc4\x8dajno prisotno vhodno impedanca 1 Megohm vzporedno z majhno kapacitivnost 20 picofaradov. To omogo\xc4\x8da uporabo standardnih sond osciloskopa. Osciloskopi za uporabo zelo visokih frekvencah,  imajo 50-ohm vlo\xc5\xbeke, ki jih je treba bodisi neposredno povezati z 50-ohmski signali ali uporabljati sonde Z0 oziroma aktivne sonde.\n_START_SECTION_\nSonde osciloskopa\n_START_PARAGRAPH_\nPoleg osnovnega merilnika pa potrebujemo tudi merilno sondo, s pomo\xc4\x8djo katere merimo signal. Sonde imajo vgrajeno stikalo, katero slu\xc5\xbei kot delilnik napetosti, s \xc4\x8dimer si \xc5\xa1e dodatno raz\xc5\xa1irimo merilno obmo\xc4\x8dje.\n_START_SECTION_\nFokus nadzor\n_START_PARAGRAPH_\nTa nadzor prilagodi zaslonsko ostrino signala na najbolj podrobno sled signala. V praksi je poudarek na prilagajanju opazovanja razli\xc4\x8dnih signalov, zato s tem gumbom ostrimo opazovane signale.  Pri ploskih zaslonih pa ne potrebujemo fokus nadzora, ker je njegova ostrina vedno optimalna in je po navadi pogojena z ostrino samega LCD panela.\n_START_SECTION_\nNadzor intenzivnosti\n_START_PARAGRAPH_\nTa nadzor prilagaja svetilnost signala. Po\xc4\x8dasni signali na osciloskopu potrebujejo manj\xc5\xa1o svetilnost, hitri, \xc5\xa1e posebej \xc4\x8de se ne pojavljajo pogosto pa potrebujejo mo\xc4\x8dnej\xc5\xa1o intenzivnost signala. Pri ploskih zaslonih, pa je svetilnost signala v bistvu neodvisna od hitrosti signalov ki jih merimo, ker nam \xc5\xbee notranja obdelava signalov u\xc4\x8dinkovito sintetizira izpis iz digitalnih podatkov.\n_START_SECTION_\nSvetlobni iskalnik\n_START_PARAGRAPH_\nSodobni osciloskopi imajo direktno spojeni deformacijski oja\xc4\x8devalnik, kar pomeni , da nam lahko sled signala osciloskop odkloni izven prikazovalnika. Prav tako imajo lahko katodne cevi pramen nevidnega signala, ne da bi uporabnik za to sploh vedel. V takih primerih na zaslonu nimamo nobenega signala.  Za pomo\xc4\x8d pri ponovni in hitri obnovi zaslona brez nekega eksperimentiranja, nam vezje svetlobnega iskalnika zagotavlja da nam signal ne gre preko zaslona, nam ga omeji. ( Ko je vezje aktivno, nam lahko za\xc4\x8dasno izkrivi sled signala, vendar je to sprejemljivo)\n_START_SECTION_\nMerilni zaslon\n_START_PARAGRAPH_\nMerilni zaslon je mre\xc5\xbea kvadratkov, ki nam slu\xc5\xbeijo kot referen\xc4\x8dne to\xc4\x8dke za merjenje prikazane sledi. Te oznake,  po navadi se nahajajo neposredno na zaslonu ali pa so na odstranljivem plasti\xc4\x8dnem filtru, so navadno sestavljene iz  1\xc2\xa0cm mre\xc5\xbee vmes pa so \xc5\xa1e zaznamki ( najpogosteje so razdeljeni na 2\xc2\xa0mm), na sredini zaslona pa imamo \xc5\xa1e poudarjeno navpi\xc4\x8dno in vodoravno os. V ve\xc4\x8dini je merilna plo\xc5\xa1\xc4\x8da razdeljena 10x10 kvadratkov ni pa nujno. To nam omogo\xc4\x8da da lahko hkrati merimo napetost (vertikalna os) in \xc4\x8das (vodoravna os).  S tem lahko izra\xc4\x8dunamo tudi frekvenco valovanja._NEWLINE_V starih  in ni\xc5\xbeje cenovnih CRO osciloskopih je merilna plo\xc5\xa1\xc4\x8da listi\xc4\x8d iz plastike, pogosto imajo ob straneh tudi lu\xc4\x8di za osvetlitev le tega. Njihovo osvetlitev reguliramo z gumbom za nadzor osvetlitve. Dra\xc5\xbeji in\xc5\xa1trumenti imajo merilno plo\xc5\xa1\xc4\x8do ozna\xc4\x8deno na notranji povr\xc5\xa1ini CRO, zaradi odprave napak paralaksa, tisti najbolj\xc5\xa1i pa imajo tudi nastavljiv rob z difuzijskimi oznakami ( oznake lahko bolj osvetlimo ali pa zatemnimo odvisno od potreb).  Digitalni osciloskopi, pa ustvarjajo merilno plo\xc5\xa1\xc4\x8do na zaslonu na enak na\xc4\x8din kot ustvarijo tudi sled signala.   _NEWLINE_Zunanja plo\xc5\xa1\xc4\x8da nam slu\xc5\xbei tudi kot za\xc5\xa1\xc4\x8dita CRO-ja pred zunanjimi po\xc5\xa1kodbami. Nekateri osciloskopi s CRO imajo zunanjo plo\xc5\xa1\xc4\x8do neozna\xc4\x8deno in nam samo izbolj\xc5\xa1ajo kontrast svetlobne sledi,  ter hkrati slu\xc5\xbeijo kot za\xc5\xa1\xc4\x8dita stekla CRO-ja._NEWLINE_To\xc4\x8dnost in lo\xc4\x8dljivost meritev z uporabo merilne mre\xc5\xbeice je relativno omejena, bolj\xc5\xa1i instrumenti imajo v\xc4\x8dasih premi\xc4\x8dni svetlobni  marker na \xc4\x8drti, ki omogo\xc4\x8di notranjemu  krogu, da man bolj modulira meritve.\n_START_SECTION_\nKontrola \xc4\x8dasovne baze\n_START_PARAGRAPH_\nKontrola \xc4\x8dasovne baze nadzira merilno obmo\xc4\x8dje \xc4\x8dasa ( izbiramo merilno obmo\xc4\x8dje \xc4\x8dasa potovanja \xc5\xbearka skozi en kvadratek na zaslon ) .\n_START_SECTION_\nHoldoff kontrola\n_START_PARAGRAPH_\nkontrola s kateri zadr\xc5\xbeimo neza\xc5\xbeeljeno premikanje \xc5\xbearka-grafa signala v horizontalni smeri.\n_START_SECTION_\nDvo-sledne kontrole\n_START_PARAGRAPH_\nVsak vhodni kanal ima obi\xc4\x8dajno svoj sklop ob\xc4\x8dutljivosti in polo\xc5\xbeaj kontrole, \xc4\x8deprav pa imajo \xc5\xa1tiri sledni osciloskopi le minimalne kontrole za tretji in \xc4\x8detrti kanal._NEWLINE_Dvosledni osciloskop ima stikalo za izbiro na\xc4\x8dina prikaza, s pomo\xc4\x8djo katerega izberemo prikaz enega, dveh kanalovkanala, ali prikaz veli\xc4\x8din po x in y osi.\n_START_SECTION_\nKontrole zakasnitve preleta\n_START_PARAGRAPH_\nTe kontrole nastavljajo zakasnitev preleta \xc5\xbearka \xc4\x8dez zaslon. Vrednosti so kalibrirane.\n_START_SECTION_\nKontrole pro\xc5\xbeenja preleta\n_START_PARAGRAPH_\nStikalo izbere na\xc4\x8din pro\xc5\xbeenja . To je lahko zunanji vhod, eden od vertikalnih kanalov, ali AC linija s frekvenco omre\xc5\xbeja .\n_START_SECTION_\nUporaba\n_START_PARAGRAPH_\nNajpogostej\xc5\xa1a uporaba osciloskopov je re\xc5\xa1evanje motenj v delovanju elektronske opreme. Poglavitna prednost pri uporabi osciloskopa je grafi\xc4\x8dni prikaz signala: \xc4\x8de voltmeter lahko poka\xc5\xbee popolnoma nepri\xc4\x8dakovano napetost, lahko osciloskop razkrije nihajo\xc4\x8do napetost. Prika\xc5\xbee natan\xc4\x8dno obliko, \xc4\x8das in velikost impulza._NEWLINE__NEWLINE_V nekem kosu elektronske opreme, vzemimo za  primer, povezave med stopnjami (npr. elektronski me\xc5\xa1alniki , elektronski oscilatorji , oja\xc4\x8devalniki ), lahko izmerimo pri\xc4\x8dakovani signal, pri \xc4\x8demer uporabimo osciloskop kot  preprost sledilec signala. \xc4\x8ce ne dobimo pri\xc4\x8dakovanega signala, naj si bo signal popa\xc4\x8den ali odsoten, vemo, da je velika mo\xc5\xbenost za napako v predhodni stopnji ( elektronika ne deluje pravilno) ._NEWLINE_Primeri slike signalov, katere dobimo na osciloskopu:\n_START_SECTION_\nTipi in modeli osciloskopov\n_START_PARAGRAPH_\nNaslednji sekcija je kratek povzetek razli\xc4\x8dnih tipov in modelov, kateri so na voljo.\n_START_SECTION_\nOsciloskop s katodno cevjo ( CRO )\n_START_PARAGRAPH_\nTo je najstarej\xc5\xa1i in najpreprostej\xc5\xa1i tip osciloskopa, kateri je sestavljen iz katodne cevi , vertikalnega  oja\xc4\x8devalnika , \xc4\x8dasovno bazo, horizontalnega oja\xc4\x8devalnika in napajalnik ._NEWLINE_Ti osciloskopi se imenujejo analogni osciloskopi in so bili v mno\xc5\xbei\xc4\x8dni rabi do sredine devetdesetih let.\n_START_SECTION_\nAnalogni osciloskop z dvema \xc5\xbearkoma\n_START_PARAGRAPH_\nAnalogni osciloskop dvema \xc5\xbearkoma lahko prika\xc5\xbee dva signala hkrati. Poseben dvo-\xc5\xbearkovni CRT ustvarja in ukrivlja dva lo\xc4\x8dena \xc5\xbearka .\n_START_SECTION_\nAnalogni spominski osciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nShranjevanje je dodatna funkcija na nekaterih analognih podro\xc4\x8djih, ki uporabljajo neposreden ogled shranjenega signala . Shranjevanje omogo\xc4\x8da sledenje signalu , ki se obi\xc4\x8dajno zgodi v del\xc4\x8dku sekunde, da ostanejo na zaslonu za nekaj minut ali dlje.\n_START_SECTION_\nDigitalni osciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nMedtem ko analogne naprave uporabljajo stalno razli\xc4\x8dne napetosti, digitalne naprave uporabljajo binarna \xc5\xa1tevila, ki ustrezajo vzorcem napetosti. Digitalni osciloskopi vsebujejo analogno-digitalni pretvornik (ADC), kateri se uporablja za spreminjanje izmerjene napetosti v digitalne informacije.\n_START_SECTION_\nDigitalni spominski osciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nDigitalni spominski osciloskop, je najpogostej\xc5\xa1i tip osciloskopa za ve\xc4\x8dino industrijske uporabe. Nadome\xc5\xa1\xc4\x8da nezanesljivo shranjevalno metodo, uporabljeno v analognih osciloskopi, za metodo shranjevanja v digitalni pomnilnik , ki lahko shranjuje podatke tako dolgo, kot je potrebno, brez degradacije.\n_START_SECTION_\nDigitalni vzor\xc4\x8dni osciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nDigitalni vzor\xc4\x8dni osciloskopi delujejo na istem principu kot analogni vzor\xc4\x8dni osciloskopi in tako kot njihovi analogni partnerji, so zelo pomembni pri analizi visokofrekven\xc4\x8dnih signalov. To so signali, katerih frekvence so vi\xc5\xa1je od stopnje vzor\xc4\x8denja osciloskopa.\n_START_SECTION_\nMe\xc5\xa1ano signalni osciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nMe\xc5\xa1ano signalni osciloskop ima ve\xc4\x8d razli\xc4\x8dna vhode, nekaj analognih kanalov ( po navadi dva ali \xc5\xa1tiri ) in ve\xc4\x8dje \xc5\xa1tevilo digitalnih kanalov ( po navadi \xc5\xa1estnajst ).\n_START_SECTION_\nRo\xc4\x8dni osciloskop\n_START_PARAGRAPH_\nRo\xc4\x8dni osciloskopi so koristni za mnoge teste in aplikacije na terenu. Danes je  ro\xc4\x8dni osciloskop po navadi pomanj\xc5\xa1ana verzija digitalnega vzor\xc4\x8dnega osciloskopa , z LED  zaslonom.\n_START_SECTION_\nPc-baziran osciloskop (PCO)\n_START_PARAGRAPH_\nTo je nova vrsta osciloskopov , pri katerih signal pripeljemo na modul , ki je povezan z PC ra\xc4\x8dunalnik. Za nastavitve in prikaz uporabljamo ra\xc4\x8dunalnik in njegov monitor.'