b"\n_START_ARTICLE_\nMan\xc3\xb4metro\n_START_SECTION_\nCaracter\xc3\xadsticas e tipos de man\xc3\xb4metros\n_START_PARAGRAPH_\nMuitos dos aparatos empregados para a medida de press\xc3\xb5es utilizam a press\xc3\xa3o atmosf\xc3\xa9rica como n\xc3\xadvel de refer\xc3\xaancia e medem a diferen\xc3\xa7a entre a press\xc3\xa3o real ou absoluta e a press\xc3\xa3o atmosf\xc3\xa9rica, chamando-se a este valor press\xc3\xa3o manom\xc3\xa9trica; tais aparatos recebem o nome de man\xc3\xb4metros e funcionam segundo os mesmos princ\xc3\xadpios em que se fundamentam os bar\xc3\xb4metros de merc\xc3\xbario e os aneroides. A press\xc3\xa3o manom\xc3\xa9trica se expressa bem seja acima ou abaixo da press\xc3\xa3o atmosf\xc3\xa9rica. Os man\xc3\xb4metros que servem para medir press\xc3\xb5es inferiores \xc3\xa0 atmosf\xc3\xa9rica se chamam man\xc3\xb4metros de v\xc3\xa1cuo ou vacu\xc3\xb4metros._NEWLINE_Um tipo de man\xc3\xb4metro j\xc3\xa1 com s\xc3\xa9culos de exist\xc3\xaancia \xc3\xa9 o de coluna l\xc3\xadquida. Este man\xc3\xb4metro cont\xc3\xa9m um tubo, no qual se coloca uma dada quantidade de l\xc3\xadquido, ar ou outro g\xc3\xa1s. Neste m\xc3\xa9todo a press\xc3\xa3o a medir \xc3\xa9 aplicada a uma das aberturas do tubo, enquanto uma press\xc3\xa3o de refer\xc3\xaancia \xc3\xa9 aplicada \xc3\xa0 outra abertura (geralmente a press\xc3\xa3o atmosf\xc3\xa9rica). A diferen\xc3\xa7a entre as press\xc3\xb5es \xc3\xa9 proporcional \xc3\xa0 diferen\xc3\xa7a do n\xc3\xadvel do l\xc3\xadquido, em que a constante de proporcionalidade \xc3\xa9 a massa vol\xc3\xbamica do fluido._NEWLINE_Os man\xc3\xb4metros de coluna l\xc3\xadquida podem ser em forma de 'U' ou ter uma \xc3\xbanica coluna. Para se for\xc3\xa7ar o l\xc3\xadquido a percorrer uma maior dist\xc3\xa2ncia utilizam-se colunas com inclina\xc3\xa7\xc3\xa3o (uma vez que a press\xc3\xa3o obriga a subir, o que exige um maior deslocamento no caso de a coluna estar inclinada), sendo necess\xc3\xa1rio conhecer o \xc3\xa2ngulo relativo \xc3\xa0 horizontal com precis\xc3\xa3o. Os man\xc3\xb4metros de coluna l\xc3\xadquida podem ser divididos em man\xc3\xb4metros de dois ramos abertos e man\xc3\xb4metros truncados.\n_START_SECTION_\nMan\xc3\xb4metros que medem deforma\xc3\xa7\xc3\xb5es\n_START_PARAGRAPH_\nAlguns man\xc3\xb4metros utilizam a deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o que as press\xc3\xb5es causam na forma de s\xc3\xb3lidos, como superf\xc3\xadcies ou espirais.\n_START_SECTION_\nMan\xc3\xb4metro de membrana\n_START_PARAGRAPH_\nOutro tipo de man\xc3\xb4metro recorre \xc3\xa0 deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o de uma membrana flex\xc3\xadvel. Estas membranas, por terem deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o proporcional \xc3\xa0 press\xc3\xa3o a que est\xc3\xa3o sujeitas, s\xc3\xa3o utilizadas com v\xc3\xa1rios outros m\xc3\xa9todos no sentido de transformar a deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o numa grandeza que possa ser processada. _NEWLINE_Utilizam-se extens\xc3\xb3metros (resist\xc3\xaancias vari\xc3\xa1veis com a deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o chamadas de strain gage ou c\xc3\xa9lulas de carga) para possibilitar a convers\xc3\xa3o para grandezas el\xc3\xa9ctricas. Contudo, um dos m\xc3\xa9todos mais utilizados corresponde a ligar electricamente a membrana de tal forma que seja uma armadura m\xc3\xb3vel de dois condensadores, assim a deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o a que a membrana se sujeita gera uma varia\xc3\xa7\xc3\xa3o da capacidade, recorrendo a alguma electr\xc3\xb4nica consegue-se obter uma tens\xc3\xa3o el\xc3\xa9ctrica directamente proporcional \xc3\xa0 press\xc3\xa3o aplicada \xc3\xa0 membrana.\n_START_SECTION_\nMan\xc3\xb4metro met\xc3\xa1lico ou aneroide\n_START_PARAGRAPH_\nNa ind\xc3\xbastria se empregam quase exclusivamente os man\xc3\xb4metros met\xc3\xa1licos ou aneroides, que s\xc3\xa3o bar\xc3\xb4metros aneroides modificados de tal forma que dentro da caixa atua a press\xc3\xa3o desconhecida que se deseja medir e fora atua a press\xc3\xa3o atmosf\xc3\xa9rica. O mais comum \xc3\xa9 o man\xc3\xb4metro de Bourdon, consistindo em um tubo met\xc3\xa1lico, laminado, herm\xc3\xa9tico, fechado em uma extremidade e enrolado em espiral (Figura 3). A extremidade aberta se comunica com o dep\xc3\xb3sito que cont\xc3\xa9m o fluido cuja press\xc3\xa3o se deseja medir; ent\xc3\xa3o, ao aumentar a press\xc3\xa3o no interior do tubo, este tende a desenrolar-se, e p\xc3\xb5e em movimento uma agulha indicadora frente a uma escala calibrada em unidades de press\xc3\xa3o. Estes man\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o para aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es de 0,6 at\xc3\xa9 7.000 bar._NEWLINE_Outros m\xc3\xa9todos podem ser utilizados para efectuar a medi\xc3\xa7\xc3\xa3o de press\xc3\xa3o, tais como: LVDT, man\xc3\xb3metro de cilindro, cristais piezoel\xc3\xa9ctricos."