b'\n_START_ARTICLE_\nMedidor de vaz\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nMedidores de vaz\xc3\xa3o ou medidores de fluxo s\xc3\xa3o equipamentos cuja finalidade \xc3\xa9 obter a medida  de um fluxo ou de uma vaz\xc3\xa3o de mat\xc3\xa9ria. Medidas de fluxo podem ser feitas das mais diversas maneiras, utilizando os mais variados princ\xc3\xadpios f\xc3\xadsicos.\n_START_SECTION_\nUnidades de medida\n_START_PARAGRAPH_\nO fluxo de gases e l\xc3\xadquidos costuma ser expresso em unidades de fluxo volum\xc3\xa9trico ou de fluxo m\xc3\xa1ssico, tais como litros por segundo ou quilogramas por segundo. Entretanto v\xc3\xa1rias outras unidades de medida s\xc3\xa3o utilizadas, como a vaz\xc3\xa3o molar (geralmente usada para gases), a taxa de fluxo de energia (geralmente usada para combust\xc3\xadveis, baseia-se na quantidade de energia que pode ser extra\xc3\xadda por unidade de volume), etc._NEWLINE_Devido a grande compressibilidade dos gases, vale a pena salientar que o volume dos gases \xc3\xa9 altamente dependente dos par\xc3\xa2metros temperatura e press\xc3\xa3o, fato esse que pode, dependendo das unidades escolhidas, mudar o valor do fluxo. Os fluxos m\xc3\xa1ssico e molar de um g\xc3\xa1s podem, entretanto, ser medido diretamente , independente da press\xc3\xa3o e dos efeitos da temperatura\n_START_SECTION_\nMedidores Eletromagn\xc3\xa9ticos de Fluxo\n_START_PARAGRAPH_\nA inven\xc3\xa7\xc3\xa3o dos medidores eletromagn\xc3\xa9ticos de fluxo \xc3\xa9 atribu\xc3\xadda a Bonaventura Th\xc3\xbcrlemann (1909\xe2\x80\x931997), padre beneditino e professor de matem\xc3\xa1tica e f\xc3\xadsica na escola do mosteiro de Engelberg (Sui\xc3\xa7a). Ele publicou, em 1941, um trabalho intitulado "Methode Zur Elektrischen Geschwindigkeitsmessung Von Fl\xc3\xbcssigkeiten" (em portugu\xc3\xaas, M\xc3\xa9todo El\xc3\xa9trico para a Medi\xc3\xa7\xc3\xa3o da Velocidade em L\xc3\xadquidos)._NEWLINE_Com base em suas experi\xc3\xaancias com os fluxos laminar e turbulento, ele foi capaz de demonstrar que a velocidade m\xc3\xa9dia do fluxo em um tubo pode ser determinada medindo a diferen\xc3\xa7a de potencial el\xc3\xa9trico entre dois pontos de fronteira em um tubo sem que seja necess\xc3\xa1rio saber a distribui\xc3\xa7\xc3\xa3o de velocidades no tubo._NEWLINE_O Padre Th\xc3\xbcrlemann nunca patenteou sua inven\xc3\xa7\xc3\xa3o. A primeira vez que ele falou em p\xc3\xbablico sobre sua inven\xc3\xa7\xc3\xa3o foi na inaugura\xc3\xa7\xc3\xa3o da unidade de produ\xc3\xa7\xc3\xa3o de medidores eletromagn\xc3\xa9ticos de fluxo da empresa sui\xc3\xa7a Endress+Hauser.\n_START_SECTION_\nTipos de medidores\n_START_PARAGRAPH_\nExistem basicamente 2 categorias de medidores eletromagn\xc3\xa9ticos de fluxo: AC e DC. Os dois tipos de medidores t\xc3\xaam designs parecidos, para todos os efeitos iguais. A \xc3\xbanica grande diferen\xc3\xa7a \xc3\xa9 que medidores AC n\xc3\xa3o podem usar im\xc3\xa3s permanentes na sua fabrica\xc3\xa7\xc3\xa3o. O modelo mais usado \xc3\xa9 o AC._NEWLINE_H\xc3\xa1 vantagens e desvantagens na utiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o de um tipo ou de outro dos medidores.\n_START_SECTION_\nAC\n_START_PARAGRAPH_\nNesse caso o sentido do campo magn\xc3\xa9tico varia. Esse campo muda com a mesma taxa com qual muda a corrente que passa pela bobina, geralmente com a frequ\xc3\xaancia da rede el\xc3\xa9trica - mas essa frequ\xc3\xaancia pode ser alterada para algumas aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es.\n_START_SECTION_\nDC\n_START_PARAGRAPH_\nNesse caso o sentido do campo magn\xc3\xa9tico n\xc3\xa3o varia.\n_START_SECTION_\nAplica\xc3\xa7\xc3\xb5es\n_START_PARAGRAPH_\nAs aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es desse medidor para a medi\xc3\xa7\xc3\xa3o do fluxo de l\xc3\xadquidos s\xc3\xa3o muito grandes. Como uma regra geral podemos usar esse tipo de medidor desde que o l\xc3\xadquido seja constitu\xc3\xaddo de cerca de 10% de l\xc3\xadquidos condutores. Como exemplo de aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es podemos citar: \xc3\xa1cidos, bases,_NEWLINE_lamas, alimentos, corantes, pol\xc3\xadmeros, emuls\xc3\xb5es, etc. Medidores eletromagn\xc3\xa9ticos de fluxo n\xc3\xa3o s\xc3\xa3o, em geral, adequados para os l\xc3\xadquidos_NEWLINE_contendo materiais org\xc3\xa2nicos e hidrocarbonetos.\n_START_SECTION_\nTempo de Tr\xc3\xa2nsito\n_START_PARAGRAPH_\nO medidor de vaz\xc3\xa3o ultra-s\xc3\xb4nico a tempo de tr\xc3\xa2nsito mede o tempo gasto pela energia ultra-s\xc3\xb4nica ao atravessar a se\xc3\xa7\xc3\xa3o de um tubo, dirigindo-se ora a favor, ora contra o fluxo do fluido dentro desse tubo. Os tempos de propaga\xc3\xa7\xc3\xa3o da onda, a favor e contra o fluxo, s\xc3\xa3o diferentes. Isso ocorre, pois quando a onda viaja a favor da vaz\xc3\xa3o, a sua velocidade \xc3\xa9 levemente aumentada e, quando viaja contra, sua velocidade \xc3\xa9 levemente diminu\xc3\xadda. Essa diferen\xc3\xa7a de tempo de tr\xc3\xa2nsito da onda \xc3\xa9 proporcional \xc3\xa0 vaz\xc3\xa3o do fluido.\n_START_SECTION_\nEfeito Doppler\n_START_PARAGRAPH_\nO efeito Doppler foi descoberto em 1842 e \xc3\xa9 usado atualmente em sistemas de radar e sonar. Na aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o industrial, quando um raio ultra-s\xc3\xb4nico \xc3\xa9 projetado em um fluido, parte da energia \xc3\xa9 refletida de volta para o sensor. O sinal recebido pelo sensor difere do sinal transmitido. Isso ocorre, pois o som \xc3\xa9 espalhado pelo fluido em movimento. Sendo assim, tem-se um desvio na frequ\xc3\xaancia, que \xc3\xa9 chamado de desvio de frequ\xc3\xaancia Doppler. Esse desvio \xc3\xa9 diretamente proporcional \xc3\xa0 vaz\xc3\xa3o do fluido.\n_START_SECTION_\nCorrela\xc3\xa7\xc3\xa3o-cruzada\n_START_PARAGRAPH_\nNo m\xc3\xa9todo de correla\xc3\xa7\xc3\xa3o-cruzada dois sinais ac\xc3\xbasticos transversais s\xc3\xa3o separados por uma pequena dist\xc3\xa2ncia. Em condi\xc3\xa7\xc3\xb5es de fluxo laminar ou nenhum fluxo, os dois sinais recebidos s\xc3\xa3o id\xc3\xaanticos \xc3\xa0queles transmitidos. Quando se tem a presen\xc3\xa7a de fluxo turbulento, o movimento de um redemoinho (ou sedimento) atrav\xc3\xa9s do feixe ultra-s\xc3\xb4nico provoca uma mudan\xc3\xa7a no sinal, que \xc3\xa9 bem conhecido. O redemoinho ir\xc3\xa1 causar uma mudan\xc3\xa7a no segundo feixe igual \xc3\xa0quela causada no primeiro. Um processador de sinais eletr\xc3\xb4nico \xc3\xa9 usado para comparar os dois sinais recebidos. Quando dois sinais id\xc3\xaanticos s\xc3\xa3o encontrados, as informa\xc3\xa7\xc3\xb5es do tempo e da dist\xc3\xa2ncia (entre os transmissores ac\xc3\xbasticos) s\xc3\xa3o usadas para calcular a velocidade do fluido. Em geral, o m\xc3\xa9todo de correla\xc3\xa7\xc3\xa3o cruzada mede a velocidade m\xc3\xa9dia de todos os redemoinhos (ou part\xc3\xadculas) que cruzam o di\xc3\xa2metro do tubo. Se n\xc3\xa3o h\xc3\xa1 redemoinhos no fluido, o m\xc3\xa9todo pode rastrear bolhas ou sedimentos presentes no fluido. Entretanto, se o fluido \xc3\xa9 homog\xc3\xaaneo e n\xc3\xa3o tem presen\xc3\xa7a de redemoinhos, esse m\xc3\xa9todo n\xc3\xa3o funcionar\xc3\xa1.'