b'\n_START_ARTICLE_\nOptimetr\n_START_PARAGRAPH_\nOptimetr \xe2\x80\x93 czujnik optyczno-mechaniczny, s\xc5\x82u\xc5\xbc\xc4\x85cy do dok\xc5\x82adnych pomiar\xc3\xb3w d\xc5\x82ugo\xc5\x9bci metod\xc4\x85 por\xc3\xb3wnawcz\xc4\x85 z wykorzystaniem p\xc5\x82ytek wzorcowych. Pomys\xc5\x82 budowy optimetru polega na wykorzystaniu wychylanego przez trzpie\xc5\x84 pomiarowy lustra do zmiany po\xc5\x82o\xc5\xbcenia obrazu podzielni na tle nieruchomego wska\xc5\xbanika._NEWLINE_Czujniki te wykonywane by\xc5\x82y w dwu wersjach: do obserwacji przez okular lub z uk\xc5\x82adem projekcyjnym na mat\xc3\xb3wce (wymagane zasilanie \xc5\xbcar\xc3\xb3wki). Najbardziej rozpowszechnione maj\xc4\x85 zakres \xc2\xb1100 \xce\xbcm i dzia\xc5\x82k\xc4\x99 elementarn\xc4\x85 1 \xce\xbcm przy b\xc5\x82\xc4\x99dach nieprzekraczaj\xc4\x85cych \xc2\xb10,3 \xce\xbcm. Wykonywane by\xc5\x82y tak\xc5\xbce w wersji dok\xc5\x82adniejszej zwanej ultra-optimetrem z dzia\xc5\x82k\xc4\x85 elementarn\xc4\x85 0,2 lub 0,1 \xce\xbcm otrzyman\xc4\x85 dzi\xc4\x99ki wielokrotnemu odbiciu promieni od lustra ruchomego. Ultra-optimetry wykorzystywane by\xc5\x82y g\xc5\x82\xc3\xb3wnie do sprawdzania p\xc5\x82ytek wzorcowych ni\xc5\xbcszych klas metod\xc4\x85 por\xc3\xb3wnawcz\xc4\x85.'