b'\n_START_ARTICLE_\nDetektor POLAR\n_START_PARAGRAPH_\nPOLAR \xe2\x80\x93 urz\xc4\x85dzenie opracowane i wyprodukowane przez naukowc\xc3\xb3w i in\xc5\xbcynier\xc3\xb3w z Narodowego Centrum Bada\xc5\x84 J\xc4\x85drowych (NCBJ) w kooperacji polsko-szwajcarskiej. Urz\xc4\x85dzenie b\xc4\x99dzie pracowa\xc4\x87 na wyniesionej na orbit\xc4\x99 15 wrze\xc5\x9bnia 2016 roku chi\xc5\x84skiej stacji kosmicznej Tiangong 2; przeznaczone jest do bada\xc5\x84 polaryzacji promieniowania gamma rozb\xc5\x82ysk\xc3\xb3w gamma i ma przyczyni\xc4\x87 si\xc4\x99 do bli\xc5\xbcszego poznania natury jednych z najpot\xc4\x99\xc5\xbcniejszych zjawisk we Wszech\xc5\x9bwiecie._NEWLINE_POLAR jest pierwszym w historii urz\xc4\x85dzeniem przeznaczonym g\xc5\x82\xc3\xb3wnie do badania polaryzacji promieniowania gamma pochodz\xc4\x85cego z rozb\xc5\x82ysk\xc3\xb3w. Wcze\xc5\x9bniejsze misje by\xc5\x82y skierowane przede wszystkim na pomiar promieniowania i lokalizacj\xc4\x99 \xc5\xbar\xc3\xb3de\xc5\x82 (BATSE, BeppoSAX, HETE-2, Swift, Fermi GST). Dok\xc5\x82adne pomiary polaryzacji promieniowania gamma mog\xc4\x85 mie\xc4\x87 kluczowe znaczenie w wyja\xc5\x9bnieniu, jaki jest mechanizm powstawania tych rozb\xc5\x82ysk\xc3\xb3w.\n_START_SECTION_\nBudowa i dzia\xc5\x82anie\n_START_PARAGRAPH_\nDetektor sk\xc5\x82ada si\xc4\x99 z 1600 pod\xc5\x82u\xc5\xbcnych scyntylator\xc3\xb3w (6\xc3\x976\xc3\x97176 mm) u\xc5\x82o\xc5\xbconych na kwadratowej powierzchni (40\xc3\x9740 scyntylator\xc3\xb3w). Umo\xc5\xbcliwia to uzyskanie oko\xc5\x82o 400 cm\xc2\xb2 efektywnego pola rejestracji oraz pomiaru asymetrii. Scyntylatory s\xc4\x85 zoptymalizowane do pomiaru rozpraszania comptonowskiego w zakresie energii od 50 keV do 500 keV, a emitowane w nich \xc5\x9bwiat\xc5\x82o jest rejestrowane i mierzone w 25 wieloanodowych powielaczach. Ponadto detektor wyposa\xc5\xbcony jest w pasywn\xc4\x85 os\xc5\x82on\xc4\x99, kt\xc3\xb3ra s\xc5\x82u\xc5\xbcy do blokowania niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego, kt\xc3\xb3re mog\xc5\x82oby zaburzy\xc4\x87 pomiary detektora._NEWLINE_Do zbierania i wst\xc4\x99pnej analizy danych s\xc5\x82u\xc5\xbcy tryger. Jest to system zbieraj\xc4\x85cy dane ze wszystkich czujnik\xc3\xb3w urz\xc4\x85dzenia oraz zapewnia sprawn\xc4\x85 komunikacj\xc4\x99 z 25 modu\xc5\x82ami elektroniki typu front-end i satelit\xc4\x85, a tak\xc5\xbce odpowiada za sterowanie zasilaczami wysokiego i niskiego napi\xc4\x99cia.'