b'\n_START_ARTICLE_\nMeditsiiniline termomeeter\n_START_PARAGRAPH_\nMeditsiiniline termomeeter on termomeeter, mis on ette n\xc3\xa4htud keha temperatuuri m\xc3\xb5\xc3\xb5tmiseks vahemikus 30 kuni 45 kraadi Celsiuse j\xc3\xa4rgi. M\xc3\xb5\xc3\xb5tevahemikud (temperatuuriskaala ulatused) v\xc3\xb5ivad erinevatel termomeetritel olla ka m\xc3\xb5nev\xc3\xb5rra teistsugused (n\xc3\xa4iteks alajahtumise m\xc3\xb5\xc3\xb5tmiseks kasutatavatel termomeetritel alata juba 25 kraadist)._NEWLINE_Meditsiiniliste termomeetrite eraldusv\xc3\xb5ime on tavaliselt 0,1 kraadi (Celsiuse j\xc3\xa4rgi). Ka m\xc3\xb5\xc3\xb5tet\xc3\xa4psus on neil samas suurusj\xc3\xa4rgus._NEWLINE_Keha temperatuuri m\xc3\xb5\xc3\xb5tmiseks viiakse termomeetri tundlik osa (otsik) kontakti kehaga m\xc3\xb5\xc3\xb5tmiseks ette n\xc3\xa4htud kohas (tavaliselt kaenla all v\xc3\xb5i keha\xc3\xb5\xc3\xb5ntes) n\xc3\xa4idu v\xc3\xa4ljakujunemiseks vajaliku aja jooksul. Spetsiaalse konstruktsiooniga v\xc3\xb5i muude tehniliste v\xc3\xb5tetega tagatakse maksimaalse n\xc3\xa4idu s\xc3\xa4ilimine p\xc3\xa4rast m\xc3\xb5\xc3\xb5tmise l\xc3\xb5petamist._NEWLINE_Enamus t\xc3\xa4nap\xc3\xa4eval kasutatavatest meditsiinilistest termomeetritest on elektroonsed termomeetrid ja on numbrilise n\xc3\xa4iduga. Paljudes nendest on m\xc3\xb5\xc3\xb5tmise aeg m\xc3\xa4\xc3\xa4ratud etteantud stabiilsusega n\xc3\xa4idu v\xc3\xa4ljakujunemisega (n\xc3\xa4iteks 0,1 kraadi minutis), mille saabumisest kasutajale signaliseeritakse heliga._NEWLINE_Haiglates leiavad kasutamist kontaktivabad elektroonsed termomeetrid, mille puhul kehatemperatuur m\xc3\xa4\xc3\xa4ratakse keha soojuskiirguse ehk keha infrapunase kiirguse intensiivsuse j\xc3\xa4rgi, mis l\xc3\xa4htub kas keha pinnalt (n\xc3\xa4iteks otsaesiselt) v\xc3\xb5i m\xc3\xb5ne keha\xc3\xb5\xc3\xb5ne p\xc3\xb5hjast (n\xc3\xa4iteks k\xc3\xb5rvast). Need on v\xc3\xa4ga kiiretoimelised ja sobivad suure arvu patsientide kehatemperatuuri kiireks m\xc3\xb5\xc3\xb5tmiseks. M\xc3\xb5\xc3\xb5tmiste t\xc3\xa4psuse poolest j\xc3\xa4\xc3\xa4vad need aga praktikas alla kontakttermomeetritele, sest m\xc3\xb5\xc3\xb5tetulemus s\xc3\xb5ltub peale keha temperatuuri veel mitmetest k\xc3\xb5rvalistest asjaoludest. Paljudel juhtudel on t\xc3\xa4heldatud kraadi suurusj\xc3\xa4rku ulatuvaid v\xc3\xb5i isegi suuremaid m\xc3\xb5\xc3\xb5tevigasid.'