下列SPECT固有能量分辨率的测试步骤错误的一项
A
探头不带准直器，将点源置于晶体平面中心点垂线上距探头5倍视野长边处
B
设置20%能量窗，用数字化能谱仪分别测量两种放射源的能谱，峰值道至少达到10k计数
C
去掉点源，复原探头位置；在57Co能谱曲线上用插值法求出半高宽值（FWHM），单位是道
D
以57Co与99mTc峰值位置的差值（单位为道）和57Co与99mTc能量差值（18.41keV）计算每道的能量因子，将半高宽换算成能量（keV）
E
依据公式（FWHM/核素能量）%，求出能量分辨率