Құрылғы — Қазақстан Энциклопедиясы
"Құрылғы — Қазақстан Энциклопедиясы"|"https://kk.php?title=Арнайы:Ұзын_беттер&limit=5000&offset=0"
TITLE: Құрылғы — Қазақстан Энциклопедиясы
URL: https://kk.php?title=Арнайы:Ұзын_беттер&limit=5000&offset=0
META: "Құрылғы — Қазақстан Энциклопедиясы"|"https://kk.php?title=Арнайы:Ұзын_беттер&limit=5000&offset=0"
TOTAL WORDS: 406
TEXT: Қазақстан Энциклопедиясы Құрылғы. массспектроскопия мен оптикалық спектроскопия араларында нақтылы байланыс болмаса да, аспаптардың массспектограф және массспектрометр деп аталуы ұйқастық бойынша таңдап алынған, өйткені алғашқы аспаптар оптикалық эмиссиялы спектр сияқты аспаптар талданатын заттың әр түрлі иондарының шамасын m/z бөлу үшін, осы мәндерді өлшеу мен бөлінетін иондардың тогын пайдапанады. Егер тіркеу электрондық әдіс бойынша жүргізілсе, онда мұндай аспаптарды массспектрометр деп атайды. Ал масс- спектрографтарда спектрлерді тіркеу фотопластинкаға түсіру арқылы іске асырылады. Барлық аспаптарда өздеріне қажет міндеттерді орындау үшін ортақ тораптар болады: үлгіні еңгізу жүйесі, иондық көз, бөлгіш құрылғы, детектор, вакуумды сорғыш, басқару жүйесі және мәліметтерді өңдеу. Аспаптың барлық тораптарының вакуумда болуы маңызды, өйткені массспектрометрде электрлік және магниттік өріс әсерінен айқын траектория қалдыратын газ күйіндегі иондардың ағыны пайдаланылады. Мұндай жүйедегі қысым калдығы 10−3 Падан аспауы қажет. Ол үшін сұйық азотпен салқындатылатын ұстағыш бар диффузиялы май немесе ионгеттерлі сорғыш қолданылады. Мұнымен қатар аса жоғарғы вакуумды алу мен үлкен жылдамдықпен соруды қамтамасыз ететін сұйық азотпен салқындатылатын сорғышты да пайдаланады. 70-жылдарға дейін массспектрлер газ күйіне және төмендегі қысымда газға айналатын заттар үшін ғана алынатын. Қазіргі кезде сұйық және қатты, тіпті жоғарғы температурада қайнайтын заттардан иондар алу тәсілдері жасалынды. Ион көзіне затты енгізу үшін жүйедегі вакуумды бұзбай, үлгінің қажетті мөлшердегі үлесін автоматты түрде дәл мерзімде беріп, оны иондағыш аймаққа жеткізу үшін арнаулы жабдық жүйесін пайдаланады. Газдар мен жеңіл буланып ұшатын заттарды енгізу жүйесі тұтқырлық және молекулалық тамшылатқыштары бар салқын немесе қыздыратын шыны ыдыстарды қамтиды. Бұлар арқылы газ тәрізді заттар иондану аймағына түседі. Хроматографты массспектрометрмен үйлестіре бір мақсатқа пайдаланған кезде ион көзі мен хроматограф арасына газды өзімен бірге әкелген ортадан бөліп, талданатын заттың мөлшерін арттыра түсетін қосымша бөлгіш, елегіш қондырғы орналастырады. Ал ауыр ұшатын заттарды енгізу жүйесінде иондағыш камераға тұйык түтікке салынған затты тікелей беретін вакуумды тоған болады. Тұйық түтік ондағы қыздырғышпен жабдықталған үлгіні буландыруға қажетті температура беріп тұратын өзекшеге бекітіледі. Оның булану мерзімін қысқарту үшін үлгіні тез де күрт кыздырып, булану жылдамдығын жоғарылатады. Соңғы кезде талданатын үлгіні бір мезгілде э әрі қыздыра булау, әрі иондау кен қолданылуда. Мұнымен қатар зат қалқанды тоған жүйесі арқылы тұйықталған, тоқтаусыз айналып тұратын таспа транспортер көмегімен де жеткізілуі мүмкін. Ол қозғала бастағанда еріткіш бөлінеді, көбіне зат таспаның тез қызып кетуінен буланады, әрі ионданады. Кейбір жағдайларда таспа бетіндегі зат өте тез де, үдеулі қозғалыстағы бөлшектердің дауылды соққысынан да буланып, иондалады. Кнудсен ұяшығы ауыр ұшатын бейорганикалық заттар үшін қолданылуда. Ол саңылауы 0, 1-0, 3 мм шамасында отқа төзімді материалдан жасалған ыдысы бар, жоғарғы температуралы пеш және ондағы булану құбылысы тепе-теңдік жағдайда өтеді. Құлажанов Қ. Аналитикалық химия: II томдық оқулық. Оқулық
