Essa máquina usa vapores de alta pressão e alta temperatura para esterilizar os objetos médicos, matando os microrganismos com o calor, o vapor e a pressão. Existem diferentes configurações, dependendo dos utensílios que você deseja higienizar. Como está utilizando sacos com instrumentos, você deve optar pela exaustão rápida e pelo ciclo seco. Essa configuração também é ótima para a esterilização de utensílios de vidro. Para colocar os instrumentos no autoclave, é preciso dispô-los nas bandejas da máquina em uma única fileira, pois a ideia é que o vapor chegue em todos os utensílios. Deixe espaços entre os saquinhos para esterilizar tudo por igual e permitir que o vapor circule. Separe as bandejas na máquina para permitir a circulação do vapor, mas tome cuidado para não sobrecarregá-la, pois isso dificultará a esterilização adequada e a secagem. Também é preciso tomar cuidado para que os instrumentos não se sobreponham ao serem dispostos. Para evitar o acúmulo de água, deixe as bandejas vazias de ponta cabeça. O autoclave deve ficar ligado por um período em uma temperatura específica e com pressão adequada para fazer a esterilização. Os instrumentos embrulhados devem ficar na máquina em 120 °C por 30 minutos em uma pressão de 15 PSI ou 135 °C por 15 minutos em uma pressão de 30 PSI. Ao fim do processo, abra a portinha para liberar o vapor. Finalize com o ciclo de secagem. A secagem deve levar cerca de 30 minutos. Ao fim da secagem, retire as bandejas com os saquinhos usando pegadores esterilizados e cheque as fitas indicadoras. Se elas mudaram de cor segundo as instruções do fabricante, sinal de que os utensílios estão descontaminados. Se a fita não mudou de cor ou for possível ver pontos de umidade no saquinho, o processo precisa ser refeito. Se tudo estiver certo, coloque os utensílios para esfriar até a temperatura ambiente. Quando eles estiverem frios, guarde-os nos saquinhos em um armário seco e morno. Enquanto os recipientes estiverem secos e fechados, os instrumentos permanecerão esterilizados. Inclua...

===
Write a summary of the previous text in Indonesian:
Pilihlah siklus pada mesin autoklaf. Tumpuklah baki. Isilah mesin autoklaf. Jalankan mesin autoklaf. Periksalah pita indikator. Buatlah log. Lakukan tes kendali biologis setiap kuartal. Periksalah hasil tes kendali.