Pilihlah benda yang hambatannya ingin Anda ukur. Masukkan kabel penyidik ke lubang kabel penyidik yang benar. Nyalakan multimeter dan pilihlah jangkauan pengujian yang paling baik. Sentuhkan kabel penyidik multimeter ke ujung-ujung komponen yang Anda uji. Matikan multimeter.

Given the above summary, write a detailed text in Indonesian for it.
Untuk pengukuran yang paling akurat, ujilah hambatan suatu komponen secara terpisah. Lepaslah komponen dari rangkaian atau ujilah komponen sebelum Anda memasangnya. Menguji komponen dalam rangkaian dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat karena adanya komponen-komponen lain. Jika Anda menguji sebuah rangkaian atau bahkan jika Anda hanya melepaskan komponen, pastikan bahwa semua daya yang mengalir ke rangkaian telah dimatikan sebelum melanjutkan. Di kebanyakan multimeter, salah satu kabel penyidiknya berwarna hitam dan kabel penyidik yang satunya berwarna merah. Multimeter seringkali memiliki banyak lubang, bergantung pada penggunaannya untuk menguji hambatan, tegangan, atau arus. Biasanya, lubang kanan yang digunakan untuk menguji hambatan memiliki label "COM" (dari kata common) dan lubang yang berlabel huruf Yunani omega, Ω , yang merupakan simbol untuk "ohm". Masukkan kabel penyidik hitam ke lubang yang berlabel "COM" dan kabel penyidik merah ke lubang yang berlabel "ohm". Hambatan suatu komponen berkisar antara ohm (1 ohm) hingga megaohm (1.000.000 ohm). Untuk mendapatkan pembacaan hambatan yang akurat, Anda harus mengatur multimeter dengan jangkauan yang tepat untuk komponen Anda. Beberapa multimeter digital akan secara otomatis mengatur jangkauannya, tetapi multimeter lainnya harus diatur secara manual. Jika Anda memiliki perkiraan umum mengenai jangkauan hambatannya, aturlah jangkauan sesuai perkiraan Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menentukan jangkauannya melalui uji coba.  Jika Anda tidak mengetahui jangkauannya, mulailah dengan pengaturan jangkauan tengah, biasanya sebesar 20 kiloohm (kΩ). Sentuhkan salah satu kabel penyidik ke salah satu ujung komponen Anda dan kabel penyidik yang lain ke ujung komponen yang lain. Angka yang ada di layar akan menampilkan 0,00 OL, atau nilai hambatan sesungguhnya.  Jika nilainya nol, jangkauannya terlalu tinggi dan harus diturunkan. Jika muncul tulisan OL (overloaded) di layar, jangkauannya terlalu rendah dan harus dinaikkan ke jangkauan tertinggi...