Detector de un sólo gas Altair. Pro - PDF\nDownload "Detector de un sólo gas Altair. Pro"\nPablo Alarcón Nieto\n1 Detector de un sólo gas Altair Pro Manual de Operación Para comunicarse con el lugar de abastecimiento más cercano en América del Norte, llame gratis al MSA Para comunicarse con MSA International, llame al ó MSA 7777 MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY Se reservan todos los derechos. Este manual puede obtenerse en la Internet, en el sitio: Fabricado por: MSA INSTRUMENT DIVISION P.O. Box 427, Pittsburgh, Pennsylvania (L) Rev\n2 ADVERTENCIA ESTE MANUAL DEBE LEERSE DETENIDAMENTE POR TODOS AQUELLOS INDIVIDUOS QUE TENGAN O QUE VAYAN A TENER LA RESPONSABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO O PRESTARLE SERVICIO. Como con cualquier equipo complejo, este instrumento sólo funcionará según su diseño si se instala, utiliza y da servicio de acuerdo con las instrucciones del fabricante. DE LO CONTRARIO, EL EQUIPO PUEDE DEJAR DE FUNCIONAR CONFORME A SU DISEÑO Y LAS PERSONAS CUYA SEGURIDAD DEPENDE DE ESTE PRODUCTO PUEDEN SUFRIR LESIONES PERSONALES GRAVES O LA MUERTE. Las garantías que Mine Safety Appliances Company da a este producto quedarán invalidadas si el mismo no se utiliza y se le da mantenimiento de acuerdo con las instrucciones que aparecen en este manual. Protéjase personalmente y proteja a los además siguiendo dichas instrucciones. Exhortamos a nuestros clientes a que nos escriban o llamen si tienen dudas sobre el equipo antes de usarlo o para obtener cualquier información adicional relacionada con el uso o las reparaciones del mismo. i\n3 Índice Capítulo 1: Seguridad y certificaciones del instrumento Certificaciones Capítulo 2: Uso del Detector de un sólo gas Altair Pro Figura 2-1: Descripción general del Altair Pro Figura 2-2: Pantalla del Altair Pro Cambio de los valores predeterminados de las alarmas..2-2 Para cambiar manualmente los valores predeterminados de las alarmas: Figura 2-3: Configuración del Altair Pro Encendido del Detector de un sólo gas Altair Pro Figura 2-4: Diagrama de flujo del encendido del Altair Pro Indicador de tiempo de funcionamiento de batería Advertencia de carga de batería baja CUIDADO ADVERTENCIA Indicador de confianza (vea la Figura 2-2) Luz de fondo Alarmas del Altair Pro Mediciones de gases tóxicos (vea la Figura 2-1) ADVERTENCIA Mediciones de oxígeno ADVERTENCIA Acceso a las páginas del instrumento Para todas las versiones (excluyendo la versión para las fundiciones de acero) Sólo para la versión para fundiciones de acero Apagado del Detector Altair Pro Figura 2-5: Acceso a las páginas del Altair Pro (No se aplica a la versión para las fundiciones de acero) Registro de datos Registro de sesión Registro periódico ii\n4 Capítulo 3: Comprobaciones de las funciones del Altair Pro3 1 Indicador de confianza y latido del corazón Prueba de alarmas Prueba de funcionamiento Tabla 3-1. Valores de pruebas de calibración/funcionamiento Figura 3-1. Diagrama de flujo de la prueba de funcionamiento Capítulo 4: Calibración del Detector de un Gas Altair Pro..4 1 Calibración de instrumentos de detección de gases tóxicos ADVERTENCIA Figura 4-1. Diagrama de flujo de la calibración (de gases tóxicos) Calibración de un instrumento detector de oxígeno Figura 4-2. Diagrama de flujo de calibración (oxígeno) Capítulo 5: Garantía, mantenimiento y detección y reparación de averías Garantía de instrumentos portátiles de MSA Detección y reparación de averías ADVERTENCIA Tabla 5-1. Pautas para la detección y reparación de averías Procedimientos de reparación Cambio de la batería del Altair Pro Cambio del sensor del Altair Pro CUIDADO CUIDADO CUIDADO CUIDADO ADVERTENCIA Figura 5-1: Reemplazo del sensor y la batería iii\n5 Capítulo 6: Especificaciones de rendimiento Tabla 6-1. Certificaciones Tabla 6-2. Especificaciones del instrumento Tabla 6-3: Especificaciones de rendimiento típico para el oxígeno Tabla 6-4: Especificaciones de rendimiento para gases tóxicos Tabla 6-5: Especificaciones del registro de datos Capítulo 7: Piezas de repuesto y accesorios Tabla 7-1. Lista de piezas de repuesto iv\n6 Capítulo 1: Seguridad y certificaciones del instrumento El Detector de un Gas Altair Pro está concebido para: Usar por personal calificado y adiestrado. Usar solamente como un dispositivo de advertencia y no para medir las concentraciones específicas de los gases. Usar cuando se esté determinando el peligro en: La exposición potencial de trabajadores a gases tóxicos específicos para los cuales se ha instalado un sensor. Atmósferas deficientes o ricas en oxígeno. NOTA: Aunque la unidad Altair Pro O 2 detectará hasta un 25% de oxígeno, todas las versiones del Altair Pro no están certificadas o clasificadas para usar en atmósferas que contengas más de un 21% de oxígeno. ADVERTENCIA Lea y siga todas las instrucciones detenidamente. No use este detector para muestrear el gas especificado en el instrumento en gases que no sean aire. Haga una comprobación del funcionamiento de las alarmas y una prueba de funcionamiento cada día antes del uso. Si el instrumento no pasa la comprobación, debe ser retirado del servicio. Vuelva a revisar la respuesta y el funcionamiento de las alarmas si el instrumento se somete a un golpe físico. No altere este instrumento ni haga reparaciones más allá de aquéllas que se especifican en este manual. Esta unidad podrá repararla solamente el personal autorizado por MSA; de lo contrario, podría dañarse. Esta unidad contiene una batería de litio. Deshágase de la misma siguiendo las regulaciones locales. Espere hasta que la unidad muestre una lectura precisa, ya que los tiempos de respuesta pueden variar dependiendo del gas que se está detectando. 1-1\n7 Use la unidad solamente para detectar el gas para el cual hay un sensor instalado. No bloquee el sensor. Abandone el área inmediatamente si se llega a una condición de alarma de gas. No use aire comprimido para limpiar los orificios del sensor o alarma. Todas las lecturas e información del instrumento deben ser interpretadas por una persona adiestrada y calificada para interpretar las mismas, que sepa relacionarlas con una atmósfera específica y que conozca las prácticas industriales y las limitaciones de exposición. EL USO INCORRECTO O EL INCUMPLIMIENTO CON ESTA ADVERTENCIA PODRÍA RESULTAR EN UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE. Certificaciones El Detector de un Gas Altair Pro cumple con las normas industriales y gubernamentales correspondientes, según indicado en la etiqueta de aprobación del instrumento y especificado en la TABLA\n8 Capítulo 2: Uso del Detector de un Gas Altair Pro PUERTO IR (PARTE DE ARRIBA DEL INSTRUMENTO) LED DE ALARMA PUERTO DE SENSOR LED DE ALARMA PUERTO DE ALARMA AUDIBLE BOTÓN "TEST" (PRUEBA) LUZ DE FONDO PANTALLA TIPO DE GAS Figura 2-1. Descripción general del Altair Pro INDICADOR DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RELOJ DE ARENA INDICADOR DE CONFIANZA INDICADOR DE BATERÍA PANTALLA DE CONCENTRACIÓN Figura 2-2. Pantalla del Altair Pro 2-1\n9 Cambio de valores predeterminados de las alarmas NOTA: Los valores predeterminados de las alarmas pueden cambiarse solamente de forma manual durante la configuración del instrumento, y estos valores pueden introducirse después de acoplar o reacoplar la batería. Vea la FIGURA 2-3 para los detalles. Los valores predeterminados de las alarmas también puede cambiarse electrónicamente usando el Software MSA FiveStar LINK. Para cambiar manualmente los valores predeterminados de las alarmas: 1. Asegúrese de que el instrumento esté APAGADO antes de proceder. 2. Quite y vuelva a acoplar la batería. 3. ENCIENDA el instrumento. La unidad debe ENCENDERSE antes que pueda usarse para avisarle al usuario ante una condición potencialmente peligrosa. a. Para ENCENDER el instrumento de protección personal, presione y mantenga presionado el botón TEST por tres segundos. En la pantalla se mostrará ON (encendido) durante ese período de tiempo. NOTA: La versión para fundiciones de acero no puede APAGARSE sin quitar la batería o usando el software FiveStar LINK. 4. Durante tres segundos se mostrará ALARM, SET,?. 5. Para cambiar manualmente los valores predeterminados de alarma, presione el botón una vez mientras que se muestra ALARM, SET,?. NOTA: Si no se presiona el botón TEST, el instrumento se ENCIENDE como de costumbre después de tres segundos. 6. La versión del software se muestra por tres segundos. 7. El tipo de gas se muestra por tres segundos. [ CO, CO+ (versión de fundición de acero), H 2 S, u O 2, etc.]. 8. Los valores predeterminados de alarma se muestran: El valor predeterminado para la alarma de concentración baja por tres segundos Los íconos LO (baja) y ALARM (alarma) se encienden. 2-2\n10 a. Pata cambiar el valor predeterminado para la alarma de concentración baja, pulse el botón TEST cuando se muestre LO ALARM : Se mostrará LO ALARM SET?. b. Presione el botón TEST en una sucesión rápida para incrementar el valor de alarma de concentración baja. Para incrementar a valores grandes puede mantener presionado el botón TEST. c. Una vez mostrado el valor correcto, libere el botón TEST y espere tres segundos para continuar. El valor predeterminado para la alarma de concentración alta por tres segundos. Los íconos HI (alta) y ALARM (alarma) se encienden. a. Pata cambiar el valor predeterminado para la alarma de concentración alta, pulse el botón TEST cuando se muestre HI ALARM : Se mostrará HI ALARM SET?. b. Presione el botón TEST en una sucesión rápida para incrementar el valor de alarma de concentración alta. Para incrementar a valores grandes puede mantener presionado el botón TEST. c. Una vez mostrado el valor correcto, libere el botón TEST y espere tres segundos para continuar. En la pantalla se muestran los límites de exposición a corto plazo o STL ; y después el valor predeterminado del STEL por tres segundos. a. Para cambiar el valor predeterminado del STEL, presione el botón TEST cuando dicho valor sea mostrado. En la pantalla se muestra ALARM SET,?. b. Presione el botón TEST en una sucesión rápida para incrementar el valor de alarma de STEL. Para incrementar el valor de la alarma del STEL puede mantener presionado el botón TEST. c. Una vez mostrado el valor deseado, libere el botón TEST y espere tres segundos para continuar. En la pantalla se muestra el promedio de tiempo ponderado o TWA ; y después el valor predeterminado del TWA por tres segundos. 2-3\n11 Primera vez encendido antes de instalar la batería Encender Pulsar Pulsar Pulsar Pulsar Pulsar Esperar (.5 s) Pulsar Pulsar o Pulsar y Sostener Incrementar Valor Esperar (.5 s) Pulsar Encender Figura 2-3. Configuración del Altair Pro 2-4\n12 a. Para cambiar el valor predeterminado del TWA, presione el botón TEST cuando dicho valor sea mostrado. En la pantalla se muestra ALARM SET,?. b. Presione el botón TEST en una sucesión rápida para incrementar el valor de alarma de TWA. Para incrementar el valor de la alarma del TWA puede mantener presionado el botón TEST. c. Una vez mostrado el valor deseado, libere el botón TEST y espere tres segundos para continuar. Encendido del Detector de un sólo gas Altair Pro 1. La unidad debe ENCENDERSE antes de que pueda usarse para avisarle al usuario ante una condición potencialmente peligrosa. a. Para ENCENDER el instrumento de protección personal, presione y mantenga presionado el botón TEST por tres segundos. En la pantalla se mostrará ON (encendido) durante ese período de tiempo. NOTA: La versión para fundiciones de acero no puede APAGARSE sin quitar la batería o usando el software FiveStar LINK. 2. Ocurrirá lo siguiente: una prueba de funcionamiento de la pantalla LCD activará los segmentos de la celda. la bocina, los LED y el vibrador también se activarán. 3. Se mostrará por tres segundos la versión del Software. 4. El tipo de gas del instrumento se mostrará por tres segundos ( CO, H 2 S o O 2, etc.). 5. Los valores predeterminados para las alarmas muestran: El valor predeterminado para la alarma de concentración baja por tres segundos Los íconos LO y ALARM se encienden. El valor predeterminado para la alarma de concentración alta por tres segundos. Los íconos HI y ALARM se encienden. 6. En la pantalla se muestra el ícono del límite de exposición a corto plazo, STL y el de ALARMA, seguido por el valor predeterminado de alarma del STL por tres segundos. 2-5\n13 7. En la pantalla se muestra el ícono del promedio de tiempo ponderado o TWA ; y el de ALARMA, seguido por el valor predeterminado de alarma del TWA por tres segundos. 8. Si la calibración debida (CAL DUE) está habilitada a través del software FiveStar LINK (por omisión no está habilitada): Se muestra CAL y el reloj de arena. NOTA: Vea la FIGURA 2-4 para los detalles. Si se debe la calibración, se mostrará DUE y el reloj de arena por tres segundos. El instrumento pita y destella CAL DUE cada minuto hasta que se haga la calibración del mismo. Si no se debe la calibración, se mostrará el reloj de arena, los días que faltan para la calibración y DAYS (días). 9. Al usuario se le pide hacer una Configuración de aire limpio (FAS): En la pantalla se muestra el ícono de SET,? y FAS. Si se desea hacer una configuración de aire limpio, presione inmediatamente el botón TEST. En la pantalla se muestra el ícono de HOURGLASS, SET y FAS. Si el usuario no desea una FAS, NO PRESIONE el botón TEST: El instrumento continuará la secuencia de encendido. NOTA: Cuando realice una configuración de aire limpio, el instrumento debe encontrarse en un aire que se sepa que esté limpio. La configuración del aire limpio tiene límites. Si hay presente un nivel de gas peligroso, el instrumento Altair Pro muestra FAS / ERR. Presione el botón TEST para reconocer el error y calibre el instrumento. 10. Si el instrumento fue configurado para detectar oxígeno, mostrará: la lectura de oxígeno el ícono de % el indicador de la batería Si el instrumento está configurado para un gas tóxico, mostrará: la lectura del gas El ícono de ppm el indicador de la batería 2-6\n14 Apagado Activar LEDs/bocina/vibrador Si se activa Calibración Pendiente Si se activa Calibración Ahora Calibración en 30 días Esperar (0.5 s) Si se activa FAS Pulsar Esperar (10 s) Esperar (0.5 s) Modo de medición Figura 2-4. Diagrama de flujo del encendido del Altair Pro 2-7\n15 Indicador de duración de la batería (vea la FIGURA 2 2) El ícono de condición de la batería se muestra continuamente en la esquina superior derecha de la pantalla. A medida que la carga de la batería se agota, segmentos del ícono de la batería se vacían hasta que queda sólo el esbozo vacío de dicho ícono. Cada segmento del indicador de batería representa aproximadamente un cuarto de la capacidad total de la batería. Advertencia de carga de batería baja Una advertencia de carga de batería baja indica que quedan dos días nominales de operación antes de que la batería del instrumento se agote. NOTA: El tiempo restante que le queda al instrumento durante una advertencia de carga de batería baja depende de: La temperatura ambiente (temperaturas más frías podrían reducir el tiempo de duración de la batería). La cantidad de alarmas y duración de las mismas durante una advertencia de batería baja. Cuando la unidad Altair Pro pasa al estado de advertencia de batería: El indicador de la batería parpadea. Una alarma suena cada 30 segundos. Las luces de alarma parpadean cada 30 segundos. CUIDADO Durante una condición de advertencia de batería baja, prepárese para abandonar el área de trabajo porque el instrumento en cualquier momento podría ponerse en el estado de batería agotada resultando en la pérdida de la función de detección. Batería agotada Cuando la batería no pueda alimentar más al instrumento, éste pasa al modo de batería agotada: El indicador de la batería parpadea. El ícono de alarma se enciende La alarma suena cada 30 segundos 2-8\n16 Las luces de alarma parpadean. No se muestra ninguna lectura de gas Se muestra alternadamente entre BAT y ERR No se puede ver ninguna otra página del instrumento. El instrumento permanece en ese estado hasta que: Se APAGUE o La batería se haya agotado completamente. Las luces de alarma y la sirena pueden silenciarse presionando el botón RESET. Si se produce una condición de batería agotada, deje de usar el instrumento y abandone el área inmediatamente. El instrumento no le alertará la presencia de riesgos potenciales porque no tiene energía suficiente para funcionar correctamente El incumplimiento con esta advertencia, podría resultar en una lesión personal grave o la muerte. Cuando la batería del instrumento se esté quedando sin carga, retire el instrumento del servicio y cambie la batería. Indicador de confianza (vea la Figura 2 2) El indicador de confianza parpadea una vez cada 60 segundos para notificar al usuario que el instrumento está encendido y funcionando normalmente. Además, los dos LED destellarán brevemente cada 60 segundos. Luz de fondo ADVERTENCIA La luz de fondo puede activarse manualmente con presionar ligeramente el botón TEST. La luz de fondo permanece encendida por 10 segundos. Alarmas del Altair Pro Mediciones de gases tóxicos (vea la FIGURA 2-1) El Detector Altair Pro puede comprarse para detectar en la atmósfera los siguientes gases: Monóxido de carbono (CO), o Sulfuro de hidrógeno (H 2 S). 2-9\n17 El Detector Altair Pro muestra la concentración de gas en partes por millón (ppm) en la página de medición. El instrumento permanece en esa página hasta que se seleccione otra o hasta que sea apagado. En el instrumento hay cuatro valores predeterminados para las alarmas: Alarma de alta concentración de gas Alarma de baja concentración de gas Alarma de STEL Alarma de TWA La luz de fondo se enciende por 20 segundos durante una condición de alarma. 1. Si la concentración del gas alcanza o excede el valor predeterminado para la concentración baja: El instrumento hará lo siguiente: mostrará y destellará LO y ALARM en la pantalla LCD. entrará en la secuencia de alarma de concentración baja. La alarma de baja concentración puede silenciarse por cinco minutos pulsando el botón TEST. Esto despejará automáticamente una vez que el nivel de gas caiga por debajo del valor predeterminado. 2. Si la concentración del gas alcanza o excede el valor predeterminado para la concentración alta: El instrumento hará lo siguiente: mostrará y destellará HI y ALARM en la pantalla LCD. entrará en la secuencia de alarma de concentración alta. La alarma de concentración alta puede silenciarse por cinco segundos presionando el botón TEST mientras que todavía esté en alarma de alta concentración. La alarma de alta concentración se bloquea y no se reposicionará cuando la concentración de gas caiga por debajo del punto predeterminado de concentración ALTA. NOTA: Para reposicionar la alarma, presione el botón TEST después que el nivel del gas caiga por debajo del valor predeterminado. Consulte el instrumento durante el encendido para los valores predeterminados de fábrica para las alarmas. 2-10\n18 Si la concentración de un gas excede el valor predeterminado de su alarma: Una alarma audible suena. Las luces de alarma parpadean. El vibrador se activa Se muestra el tipo de alarma, y alternadamente parpadea el ícono de ALARM y el: ícono LO (si el valor predeterminado de la alarma de concentración baja fue excedido). ícono HI (si el valor predeterminado de alarma para la concentración alta fue excedido). 3. Si la lectura del STEL (límite de exposición a corto plazo) alcanza o excede el valor predeterminado de alarma para el STEL: El instrumento hará lo siguiente: mostrará y destellará LO y ALARM en la pantalla LCD. entrará en la secuencia de alarma de concentración baja. La alarma de STEL puede silenciarse por cinco segundos presionando el botón TEST mientras que todavía esté en alarma. La alarma del STEL no será bloqueada y se reposicionará cuando su lectura caiga por debajo del valor predeterminado del STEL. El valor del STEL puede despejarse. (Vea la FIGURA 2-5 para los detalles). 4. Si la lectura del TWA (promedio de tiempo ponderado) alcanza o excede el valor predeterminado de alarma para el TWA: El instrumento hará lo siguiente: mostrará y destellará LO y ALARM en la pantalla LCD. entrará en la secuencia de alarma de concentración baja. La alarma de TWA puede silenciarse por cinco segundos presionando el botón TEST mientras que todavía esté en alarma. La alarma del TWA se bloquea y no se reposicionará. El valor del TWA puede despejarse. (Vea la FIGURA 2-5 para los detalles). Consulte el instrumento durante el modo de prueba para los valores predeterminados en la fábrica para las alarmas. 2-11\n19 ADVERTENCIA Si se llega a una condición de alarma de oxígeno o gas tóxico cuando se está usando el instrumento como monitor personal o de área, abandone el área inmediatamente: porque la condición ambiental ha alcanzado el nivel de alarma preestablecido. El incumplimiento con esta advertencia, producirá una sobreexposición a gases tóxicos que puede resultar en una lesión personal grave o la muerte. Mediciones de oxígeno El Detector Altair Pro puede comprarse para medir la concentración de oxígeno en una atmósfera. El valor mostrado es el por ciento por volumen de oxígeno en la atmósfera. Los valores predeterminados para las alarmas de concentración de gas alta y baja pueden configurarse para activar una alarma ante cualquier combinación de concentración de oxígeno: enriquecimiento (mayor de 20,8 %), o empobrecimiento (menor de 20,8 %). Cuando se alcanza un valor predeterminado de alarma: Una alarma audible suena. Las luces de alarma parpadean. El vibrador se activa El tipo de alarma es mostrado, parpadeando alternadamente el ícono ALARM y el ícono de concentración de gas LO o HIGH, dependiendo de cómo fueron establecidas las alarmas baja y alta. La alarma de concentración baja indica: el nivel más bajo del %O 2 de los dos valores fijados de las alarmas una condición más urgente y la secuencia de alarma más rápida será indicada. Se mostrará LO ALARM. NOTA: La alarma de BAJA concentración (la más baja de los dos valores predeterminados de alarma del %O 2 ) se bloquea y no se reposicionará cuando la concentración de O 2 suba por encima del punto predeterminado de concentración BAJA. 2-12\n20 Para reposicionar la alarma, presione el botón TEST. Pueden ocurrir falsas alarmas de oxígeno debido a los cambios de la presión barométrica (altitud) o cambios extremos de la temperatura ambiental. Se recomienda realizar una calibración de oxígeno a la temperatura y presión que el instrumento usa. Antes de realizar dicha calibración, asegúrese de que el instrumento se encuentre en un aire ciertamente limpio. Acceso a las páginas del instrumento Si presione el botón una sola vez y de forma rápida se encenderá la luz de fondo por 10 segundos. La página de información puede verse pulsando el botón TEST por alrededor de un segundo. El instrumento pita dos veces. Para todas las versiones (excluyendo la versión para las fundiciones de acero): 1) Modo del gas de prueba 2) Mínima concentración de oxígeno ( LO ) - sólo para el oxígeno. 3) Lectura pico Tóxico ( HI ) Oxígeno ( HI ) Los valores pico/alto y mínimo/bajo pueden despejarse. Cuando se muestra esta página, pulse el botón TEST para despejar. Se mostrará CLR. 4) Límite de exposición a corto plazo, STL La lectura del STL muestra lo que el instrumento calculó desde que fue encendido. Cuando se muestra esta página, pulse el botón TEST para despejar. Se muestra CLR. El valor de STEL es restablecido automáticamente a cero cuando se ENCIENDE el instrumento. El valor de STEL es calculado sobre un tiempo de exposición de 15 minutos. 2-13\n21 Para calcular el valor de STEL se usa la siguiente fórmula: (Valor PPM de minuto #1) + (Valor PPM de minuto #2) +. (Valor PPM de minuto #15) / (15 minutos) = PPM del valor de STEL Si el instrumento está encendido por menos de 15 minutos: el resto de los valores PPM del minuto se fija a cero y el total se divide entre 15 minutos. 5) Promedio de tiempo ponderado, TWA. La lectura del TWA muestra lo que el instrumento ha calculado desde que fue encendido. Cuando se muestra esta página, pulse el botón TEST para despejar. Se muestra CLR El valor de TWA es restablecido automáticamente a cero cuando se enciende el instrumento. El valor de TWA es calculado sobre un tiempo de exposición de ocho horas. Se usa la siguiente fórmula para calcular el valor de TWA: Suma de las lecturas de gas de 1 minuto / 480 minutos (8 horas) = valor de TWA. Si el instrumento está encendido por menos de 8 horas (480 minutos), el resto de los valores de ppm del minuto se fija a cero, 6) Modo de IR. Cuando el instrumento muestra IR?, pulse el botón para entrar al modo de IR. Si las comunicaciones de IR no se detectan por tres minutos o el botón TEST es pulsado, el instrumento saldrá de este modo. Vea la FIGURA 2-5 para los detalles adicionales. Sólo para la versión para fundiciones de acero: 1) Modo del gas de prueba 2) Comprobación del funcionamiento de la pantalla LCD, el vibrador, los LED y la bocina. 3) Se muestra la versión de software. 4) Tipo de gas 5) Valor predeterminado de alarma de concentración baja ( LO Alarm ) 2-14\n22 6) Valor predeterminado de alarma para la concentración alta ( HI Alarm ) 7) Valor predeterminado de alarma de STL 8) Valor predeterminado de alarma de TWA 9) Lectura pico Tóxico ( HI ) Los valores pico/alto y mínimo/bajo pueden despejarse. Cuando se muestra esta página, pulse el botón TEST para despejar. Se mostrará CLR. 10) Límite de exposición a corto plazo, STL La lectura del STL muestra lo que el instrumento calculó desde que fue encendido. Cuando se muestra esta página, pulse el botón TEST para despejar. Se muestra CLR. El valor de STEL es restablecido automáticamente a cero cuando se ENCIENDE el instrumento. El valor de STEL es calculado sobre un tiempo de exposición de 15 minutos. Para calcular el valor de STEL se usa la siguiente fórmula: (Valor PPM de minuto #1) + (Valor PPM de minuto #2) +. (Valor PPM de minuto #15) / (15 minutos) = PPM del valor de STEL Si el instrumento está encendido por menos de 15 minutos: el resto de los valores PPM del minuto se fija a cero y el total se divide entre 15 minutos. 11) Promedio de tiempo ponderado, TWA La lectura del TWA muestra lo que el instrumento ha calculado desde que fue encendido. Cuando se muestra esta página, pulse el botón TEST para despejar. Se muestra CLR El valor de TWA es restablecido automáticamente a cero cuando se enciende el instrumento. El valor de TWA es calculado sobre un tiempo de exposición de ocho horas. 2-15\n23 Se usa la siguiente fórmula para calcular el valor de TWA: Suma de las lecturas de gas de 1 minuto / 480 minutos (8 horas) = valor de TWA. Si el instrumento está encendido por menos de 8 horas (480 minutos), el resto de los valores de ppm del minuto se fija a cero, 12) Modo de IR. Cuando el instrumento muestra IR?, pulse el botón para entrar al modo de IR. Si las comunicaciones de IR no se detectan por tres minutos o el botón TEST es pulsado, el instrumento saldrá de este modo. Vea la FIGURA 2-5 para los detalles adicionales. Apagado del Detector Altair Pro 1. Pulse y mantenga pulsado el botón TEST por tres segundos. Se muestra OFF y el reloj de arena. 2. Continúe pulsando el botón TEST por dos segundos más. El instrumento se APAGA. NOTA: La versión para fundiciones de acero no puede APAGARSE sin quitar la batería o sin usar el software FiveStar LINK. 2-16\n24 Sostener (1 s) Pulsar Pulsar Esperar (0.5 s) Pulsar Esperar (0.5 s) Pulsar Si IR AutoStart (comienzo automático de IR) Pulsar Presione IR Timeout (tiempo vencido de IR) Modo de medición Figura 2-5. Acceso a las páginas del Altair Pro (No se aplica a la versión para las fundiciones de acero) 2-17\n25 Registro de datos Registro de sesión El instrumento Detector de un gas Altair Pro tiene la capacidad de registrar 50 de los eventos más recientes. Mantenga presionado el botón TEST por dos segundos. Las páginas del instrumento comienzan a mostrarse. Los eventos serán transferidos a la PC durante esta secuencia si: la parte de arriba del instrumento se apunta hacia el dispositivo de recepción de la señal infrarroja (IR). una PC está ejecutando el software MSA FiveStar Link (N/P ) se pulsa CONNECT (conectar) en el paquete de software de la PC FiveStar LINK. Se registran los siguientes eventos: Alarma - Tipo de alarma - Valor de alarma - Hora/Fecha Alarma despejada - Tipo de alarma - Valor de alarma - Hora/Fecha Calibración (Pasa/No pasa) - Hora/Fecha Funcionamiento (Pasa/No pasa) - Hora/Fecha Error - Tipo de error (vea la lista de errores) - Hora/Fecha Registro periódico Las lecturas del gas pico se registran periódicamente basándose en los valores fijados por el usuario en la PC. Vea la TABLA 6-3 para el rendimiento típico. NOTAS: La hora y fecha corresponden a la hora y fecha de la PC. Asegure de que la PC esté correcta antes de comunicarse con el instrumento. El cambio de la batería del instrumento puede resultar en la pérdida de tiempo en el registro de datos. Después de cambiar las baterías, verifique la hora y fecha de su PC. 2-18\n26 Capítulo 3: Comprobaciones de las funciones del Altair Pro Indicador de confianza y latido del corazón Las luces de las alarmas y el indicador del latido del corazón en la pantalla destellarán aproximadamente cada 60 segundos para indicar que el Detector Altair Pro está funcionando. Prueba de alarmas Revise diariamente antes del uso. Pulse el botón TEST momentáneamente. Ocurrirá una prueba de las alarmas por un segundo que incluye: pantalla luces de alarmas vibrador bocina. Si estos componentes no se activan, retire el instrumento del servicio. NOTA: Sólo para la versión de fundiciones de acero: la prueba de alarma ocurre cada vez que se presione el botón por un tiempo de un segundo. Prueba de funcionamiento Revise diariamente antes del uso. Mantenga presionado el botón TEST (prueba) por dos segundos: las versiones de detección de oxígeno mostrarán la lectura actual del oxígeno. Calibre la unidad si lee otro valor que no sea 20.8%. Se mostrará TEST GAS?. Pulse de nuevo el botón TEST mientras se muestra TEST GAS? para activar el modo de Prueba de Funcionamiento. se mostrará el reloj de arena y GAS. Aplique el gas solamente DESPUÉS de haberse mostrado el reloj de arena y GAS. Si se detecta gas, la pantalla mostrará OK. 3-1\n27 NOTA: Vea la TABLA 3-1 para los gases aplicados. Espere aproximadamente cinco segundos: La palomita que aparece en la pantalla: indica que el instrumento pasó la prueba de funcionamiento. permanece por 24 horas indicando que en este instrumento se realizó una prueba de funcionamiento en las últimas 24 horas. NOTA: Vea la FIGURA 3-1 para los detalles. Si la palomita no aparece y se indica un error ERR : Revise que: la entrada del sensor no esté atascada. se use un cilindro de calibración correcto para hacer la prueba de funcionamiento. el cilindro de gas no se haya vencido o esté vacío. el gas fue aplicado en el momento correspondiente. la tubería de gas esté asentada en la caja frontal del instrumento durante la prueba. Repita el proceso de prueba de funcionamiento según sea necesario. Si la palomita no aparece, calibre el instrumento y repita la prueba de funcionamiento. 3-2\n28 (SI PASÓ PRUEBA DE FUNCIONAMIENO) ESPERAR (24 h) SOSTENER (1 s) PULSAR SI GAS DETECTADO (<20% ENTONCES >50% DE VALOR DE CAL DE TÓXICO O >20.2% DE O2 ENTONCES <19.3% DE O2) PULSAR NO GAS (90 s) ESPERAR (5 s) ESPERAR (5 s) Figura 3-1. Diagrama de flujo de la prueba de funcionamiento Tabla 3 1: Valores de pruebas de calibración/funcionamiento. TIPO DE GAS DE PRUEBA GAS DE INSTRUMENTO DE FUNCIONAMIENTO CALIBRACIÓN CO 60 ppm 60 ppm H 2 S 40 ppm 40 ppm O 2 <19%* 20.8% * La prueba de funcionamiento del O 2 también puede realizarse exhalando directamente a la entrada del sensor por aproximadamente tres a cinco segundos. 3-3\n29 Capítulo 4: Calibración del Detector de un gas Altair Pro El Detector de un gas Altair Pro está diseñado como un instrumento que no necesita mantenimiento, pero debe calibrarse si no pasa la prueba de funcionamiento o si la calibración es algo exigido por los procedimientos locales. Para los instrumentos de detección de oxígeno, realice la calibración si: se producen cambios en la presión barométrica (cambios de altitud) hay cambios extremos en la temperatura ambiental y la humedad (vea la TABLA 6-2: "Especificaciones del instrumento". el instrumento no pasa una prueba de funcionamiento. se requiere hacer una calibración a ciertos intervalos según procedimientos locales. Para los instrumentos de detección de gases tóxicos (CO y H 2 S), haga una calibración si algo de lo siguiente ocurre: golpe físico uso prolongado a temperaturas extremas exposición a altas concentraciones el instrumento no pasa una prueba de funcionamiento. se requiere hacer una calibración a ciertos intervalos según procedimientos locales. 4-1\n30 Calibración de instrumentos detectores de gases tóxicos Para entrar al modo de calibración, asegúrese de que está en un medio donde el aire esté limpio y no contaminado. Vea la FIGURA 4-1 para los detalles. 1. En el modo de operación normal, pulse el botón TEST por dos seconds. Se mostrará TEST GAS?. 2. Pulse y mantenga presionado el botón TEST por tres segundos cuando se muestre TEST GAS?. Se mostrará en pantalla TEST CAL. Después de tres segundos, se muestra FAS? que le pregunta al usaurio si desea una configuración/calibración de aire limpio. 3. Pulse el botón TEST para entrar a la calibración de cero. NOTA: De lo contrario, el instrumento regresará al modo de operación normal. 4. Durante la calibración de cero: se mostrarán el reloj de arena y FAS. Si el instrumento se calibra satisfactoriamente: Se muestra OK. Si el instrumento no se calibra satisfactoriamente: Se muestra ERR el instrumento regresa al modo de operación normal después de cinco segundos. 5. Una vez que el instrumento es calibrado satisfactoriamente y se muestra OK, pulse el botón TEST para entrar a la calibración. Se muestra CAL?. 6. Mientras que se muestre CAL?, pulse el botón TEST para entrar al modo de calibración de gas. El gas de prueba actual esperado es mostrado (en ppm). a. Para cambiar el gas de calibración esperado: 1) Pulse el botón TEST. TEST SET? se muestra ppm. 4-2\n31 2) Presione el botón TEST en una sucesión rápida para incrementar el valor. Para incrementar a valores grandes puede mantener presionado el botón TEST. 3) Espere tres segundos para regresar al modo de calibración. b. Aplique el gas correspondiente. La pantalla conmuta entre la lectura actual del gas, el reloj de arena y CAL. Una vez que el instrumento pasa la calibración (esto tomará menos de 90 segundos), se muestra OK. De lo contrario, se muestra ERR. Espere cinco segundos para regresar al modo de operación normal. ADVERTENCIA Las concentraciones de gas esperadas deben corresponder con las concentraciones de gas indicadas en el cilindro o los cilindros de calibración. Si se incumple con esta advertencia, se producirá una calibración incorrecta que puede resultar en una lesión personal grave o la muerte. c. Si después de la calibración se muestra ERR, los valores fijados actuales no cambiaron. Revise de inmediato que: El cilindro de calibración coincida con el valor de calibración esperado en el instrumento. El cilindro de calibración no esté vacío o vencido. El regulador esté funcionado a 0.25 litros/minuto. La tubería esté asentada en la caja frontal del instrumento durante el modo de calibración del gas. Si es necesario, repita los pasos 1 al 6. La pantalla debe mostrar OK. Si ERR continúa mostrándose, retire el instrumento del servicio. d. Realice una prueba de funcionamiento para confirmar la operación y activar. 4-3\n32 Sostener (3 s) Sostener (3 s) Modo de medición Pulsar Si Pasa Si No Pasa Modo de medición Pulsar Pulsar Pulsar Pulsar o Pulsar y Sostener Toggle (90 s) Incrementar Valor Si Pasa Si No Pasa Esperar (5 s) Modo de medición Figura 4-1. Diagrama de flujo de la calibración (de gases tóxicos) 4-4\n33 Calibración de un instrumento detector de oxígeno Las alarmas falsas de oxígeno pueden ocurrir debido a cambios en la presión barométrica (cambios de altitud) o cambios extremos en la temperatura ambiental. El Detector Altair Pro está equipado con una función que permite la calibración a la presión y/o temperatura de uso. Antes de realizar dicha calibración, asegúrese de que el instrumento se encuentre en un aire ciertamente limpio. Para entrar al modo de calibración, asegúrese de que está en un medio donde el aire esté limpio y no contaminado. 1. En el modo de operación normal, mantenga el botón TEST presionado por dos segundos. Vea la FIGURA 4-2 para los detalles. 2. Cuando se muestre TEST GAS?, pulse el botón TEST y manténgalo presionado para entrar a la calibración. Se mostrará en pantalla TEST CAL. Después de tres segundos, se muestra FAS? que le pregunta al usuario si desea una configuración/calibración de aire limpio. 3. Pulse el botón TEST en la pantalla "FAS" "?" para realizar una calibración al 20.8 % de O 2. NOTA: Este procedimiento debe realizarse en un aire limpio o fresco y sin contaminación. No respire directamente al sensor mientras realice esta función. Si el instrumento se calibra satisfactoriamente: Se muestra OK. Si el sensor no se calibra satisfactoriamente: Se muestra ERR. 4. Espere cinco segundos. El instrumento regresa al modo de operación normal. 5. Si después de la calibración se muestra ERR, los valores fijados actuales no cambiaron. Revise de inmediato que: El instrumento esté en un aire limpio y sin contaminación durante el proceso de calibración. Ninguna persona respira hacia el sensor durante la calibración. Repita los pasos 1 al 6 si es necesario. 6. La pantalla debe mostrar OK. Si ERR continúa mostrándose, retire el instrumento del servicio. 7. Realice una prueba de funcionamiento para confirmar la operación y activar. 4-5\n34 Sostener (1 s) Sostener (3 s) Modo de medición Pulsar Si Pasa Si No Pasa Esperar (5 s) Esperar (5 s) Modo de medición Figura 4-2. Diagrama de flujo de la calibración (oxígeno) 4-6\n35 Capítulo 5: Garantía, mantenimiento y detección y reparación de averías Garantía de instrumentos portátiles de MSA 1. Garantía: MSA garantiza que este producto no tendrá defectos mecánicos ni estará elaborado defectuosamente por un período de dos (2) años a partir de la fecha de envío del instrumento, siempre que se le dé mantenimiento y utilice de acuerdo con las instrucciones y/o recomendaciones dadas por MSA. La garantía no debe exceder dos años y tres meses a partir de la fecha de fabricación. La batería del instrumento no está cubierta bajo la garantía. MSA deberá quedar libre de toda obligación bajo esta garantía en el caso de que las reparaciones o modificaciones hayan sido realizadas por personal que no sea el suyo o personal de servicio autorizado, o si la reclamación de la garantía es como resultado del abuso físico o mal uso del producto. Ningún agente, empleado o representante de MSA tiene alguna autoridad para comprometer a MSA con alguna afirmación, representación o garantía concerniente a las mercancías vendidas bajo este contrato. ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, TÁCITAS O REGLAMENTARIAS, Y SE LIMITA ESTRICTAMENTE A LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EL VENDEDOR RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A TODA GARANTÍA DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. 2. Recurso legal exclusivo: Queda expresamente convenido que el recurso único y exclusivo del Comprador ante la violación de la garantía antes mencionada, por cualquier conducta agravante de MSA, o por cualquier otra causa de acción, será la reparación y/o el reemplazo de cualquier equipo o pieza mencionada aquí a la discreción de MSA, si resulta estar defectuoso después de la verificación hecha por MSA. Al Comprador se le proporcionarán equipos de repuesto y/o piezas sin costo alguno, libre a bordo (F.O.B) desde la fábrica de MSA. La negativa por parte de MSA de reparar satisfactoriamente cualquier producto que no está conforme no deberá causar que falle el propósito esencial del recurso legal que establece el presente documento. 3. Exclusión de daños emergentes: El Comprador entiende específicamente, y está de acuerdo, que bajo ningún concepto el MSA será responsable ante el Comprador por daños económicos, especiales, incidentales o emergentes, o pérdidas de ningún tipo, incluidas de manera exclusiva más no limitativa, la pérdida de ganancias anticipadas y cualquier otra pérdida causada por el no funcionamiento de las mercancías. Esta exclusión se aplica a las reclamaciones por la violación de garantía, conducta agravante o cualquier otra causa de acción contra MSA. 5-1\n36 Detección y reparación de averías El Detector de un Sólo Gas Altair Pro funcionará de forma confiable cuando se maneje correctamente. Si el instrumento deja de funcionar, siga las Pautas para la detección y reparación de averías que se dan en la TABLA 5-1. Estas pautas indican las causas más probables por las que se puede producir un problema. Puede enviar los instrumentos que no funcionen y que estén bajo garantía a MSA: MSA Instrument Division Repair and Service Department 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA MSA INST Para contactar a MSA International, llame a: ó MSA 7777 ADVERTENCIA La reparación o alteración del Detector de un Gas Altair Pro más allá de los procedimientos descritos en este manual o por cualquier persona no autorizada por MSA, podría causar que el instrumento no funcione adecuadamente. Cuando realice cualquier procedimiento de mantenimiento descrito en este manual, use únicamente piezas de repuesto originales de MSA. La substitución de componentes puede dañar seriamente el funcionamiento del instrumento, puede alterar las características de seguridad intrínsecas o puede violar las aprobaciones de las agencias. EL INCUMPLIMIENTO CON ESTA ADVERTENCIA PUEDE RESULTAR EN UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE. 5-2\n37 El instrumento muestra un código de error si detecta un problema durante el arranque o el funcionamiento. Vea la TABLA 5-1 para obtener una breve descripción del error y la medida correctiva a tomar. Cuando se localiza un componente que no funciona, utilizando las pautas dadas, revise los "Procedimientos de reparación" que se dan más adelante en este capítulo para ver si dicho componente es reemplazable. Tabla 5 1: Pautas para la detección y reparación de averías. PROBLEMA DESCRIPCIÓN MEDIDA CORRECTIVA LA PANTALLA CAMBIA ENTRE: TMP/ERR Temperatura fuera de rango Contacte a MSA durante el período de garantía. AD/ERR Error de retroalimentación Contacte a MSA durante el período de garantía. del sensor EE/ERR EEPROM no funciona Contacte a MSA durante el período de garantía. PRG/ERR Memoria del programa Contacte a MSA durante el período de garantía. no funciona RAM/ERR RAM no funciona Contacte a MSA durante el período de garantía. LED/ERR LED no funciona Verifique la operación de los dos alarmas LEDs de alarma en la alarma. VIB/ERR Vibrador no funciona Verifique la operación del vibrador en alarma UNK/ERR Error desconocido Contacte a MSA durante el período de garantía. UND/ERR Sensor por debajo del rango Calibre el instrumento Indicador de carga de la Retírelo del servicio tan pronto como sea batería baja y pita cada posible y cambie la batería. 30 segundos. Indicador de alarma de El instrumento dejó de detectar gas. batería baja de carga Retírelo del servicio y cambie la batería. /ERR (bocina suena, LEDs se activan) SNS/ERR Error del sensor Calibre el instrumento. Si el instrumento no pasa la calibración, cambie el sensor. El instrumento Batería baja Reemplace la batería. no se enciende. 5-3\n38 Procedimientos de reparación CUIDADO Antes de manejar una tarjeta de circuito impreso, asegúrese de que usted esté bien conectado a tierra, de lo contrario las cargas estáticas de su cuerpo pueden dañar la electrónica. Tal daño no está cubierto por la garantía. Las correas y juegos de conexión a tierra están disponibles de los suministradores electrónicos. Cambio de la batería del Altair Pro 1. Quite los cuatro tornillos que unen las mitades de la caja. 2. Quite cuidadosamente la cubierta frontal para exponer la batería. La tarjeta de circuito permanecerá en la mitad posterior de la caja. No toque las conexiones de la pantalla (dos conectores azules). 3. Quite la batería gastada y ponga una especificada en la TABLA 6-2. Asegúrese de prestarle atención a la polaridad de la batería, según se muestra en el portabaterías. 4. Vuelva a poner la tapa frontal asegurándose de que el sensor, la junta de bocina y la junta del sensor están bien asentados. 5. Asegure que la interfaz y los conectores de la pantalla estén limpios y sin suciedad para que funcionen correctamente. Si es necesario, puede limpiar los conectores de la pantalla con un paño limpio y sin pelusas. 6. Vuelva a colocar los cuatro tornillos. CUIDADO No apriete demasiado los tornillos, de lo contrario la caja puede dañarse. Cambio del sensor del Altair Pro 1. Quite los cuatro tornillos que unen las mitades de la caja. 2. Quite cuidadosamente la cubierta frontal para exponer al sensor (ubicado cerca de la parte superior del instrumento, cerca de las luces de alarma). 3. Quite el sensor de sus receptáculos. 4. Instale un sensor nuevo en los receptáculos en la tarjeta de circuito impreso (puede instalarse sólo de una forma). Siente completamente el sensor contra la tarjeta. 5-4\n39 5. Vuelva a poner la tapa frontal asegurándose de que el sensor, la junta de bocina y la junta del sensor están bien asentados. 6 Asegure que la interfaz y los conectores de la pantalla estén limpios y sin suciedad para que funcionen correctamente. Si es necesario, puede limpiar los conectores de la pantalla con un paño limpio, suave y sin pelusas. 7. Vuelva a colocar los cuatro tornillos. CUIDADO No apriete demasiado los tornillos, de lo contrario la caja puede dañarse. 8. El instrumento DEBE calibrarse como se describió previamente. CUIDADO El nuevo sensor de repuesto debe tener el mismo número y tipo de pieza que el sustituido, de lo contrario resultará en un mal funcionamiento. ADVERTENCIA Una vez instalado el sensor se requiere hacer una calibración, de lo contrario el instrumento no rendirá como se espera y las personas cuya seguridad depende de este producto podrían sufrir una lesión personal grave o la muerte. SENSOR BATERÍA Figura 5-1. Reemplazo del sensor y la batería 5-5\n40 Capítulo 6: Especificaciones de rendimiento Tabla 6 1: Certificaciones LUGARES PELIGROSOS EE.UU Exia Clase I Grupos A, B, C y D T amb C a +50 C Código de temperatura T4 CANADÁ Exia Clase I Grupos A, B, C y D T amb C a +50 C Código de temperatura T4 AUSTRALIA Ex ia IIC T4 (T amb. 50 C) EUROPA II 2G EEx ia IIC T4-20 C < T amb. < +50 C EMC/RFI EUROPA 89/336/EEC CAJA IP 67 DIRECTIVAS EUROPA ATEX: 94/9/EC EUROPEAS EMC: 89/336/EEC APLICABLES LVD: 73/23/EEC 6-1\n41 Tabla 6 2: Especificaciones del instrumento RANGO DE TEMPE RATURA OPERATIVA -20 a 50 C (-4 a +122 F) HUMEDAD PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN ALMACENAMIENTO RECOMENDADO GARANTÍA ALARMA AUDIBLE TAMAÑO APROXIMADO PESO 10 a 95% humedad relativa sin condensación IP67 0 a 40 C (32 a 104 F) Dos años después del envío de la unidad. La garantía no debe exceder dos años y tres meses después de la fecha de fabricación. La garantía no cubre la batería. 95 db típico 3.4 x 2.0 x 1 (pulg) (8.6 alto x 5.1 ancho x 2.5 cm profundidad) 4 onzas (113 gramos) SENSOR Sensores electroquímicos RANGO DE FUNDICIÓN DETECCIÓN DE DEL SENSOR H 2 S CO ACERO O ppm ppm ppm 0-25% por volumen VALORES PRE DETERMINADOS DE ALARMAS* DE FÁBRICA VALOR VALOR PREDETER PREDETER ALARMA ALARMA MINADO MÍN MINADO MÁX. BAJA ALTA STEL TWA DE ALARMA DE ALARMA CO 25 PPM 100 PPM BATERÍA CO ACERO 75 PPM 200 PPM H 2 S 10 PPM 15 PPM O % 23.0% Litio, CR2, no recargable: Cambie solamente usando una batería Energizer EL1CR2, Varta CR2 o Panasonic CR2. * Otros valores predeterminados disponibles a solicitud. También pueden modificarse antes de la activación a través del botón o en cualquier momento a través del software MSA FiveStar Link. NOTA: Este instrumento no está clasificado para usar en atmósferas que contengan más de un 21% de oxígeno. 6-2\n42 Table 6 3: Especificaciones de rendimiento típico para el oxígeno RANGO 0-25 % de O 2 RESOLUCIÓN 0.1 % de O 2 REPETICIÓN 0.7 % de O 2 para 2-25 % de O 2 TIEMPO DE RESPUESTA 90 % de lectura final de 30 segundos (rango de temperatura normal*). Tres minutos (rango de temperatura extendido**) * rango de temperatura normal 0-40 C ** rango de temperatura extendido -20 a 0, 40 a 50 C Table 6 4: Especificaciones de rendimiento para gases tóxicos SENSOR RANGO RESOLUCIÓN REPETICIÓN TIEMPO DE RESPUESTA: SENSOR RANGO RESOLUCIÓN REPETICIÓN TIEMPO DE RESPUESTA: CO o CO ACERO 1 ppm +5 ppm o 10% de la lectura, lo que se mayor (rango de temperatura normal*) +10 ppm de CO ó 20% de lectura, lo que sea mayor (rango de temperatura extendido**) 90 % de lectura final en 60 segundos (rango de temperatura normal*) H 2 S ppm 1 ppm * rango de temperatura normal 0-40 C +2 ppm o 10% de la lectura, lo que se mayor (rango de temperatura normal*) +5 ppm ó 20% de lectura, lo que sea mayor (rango de temperatura extendido**) ** rango de temperatura extendido -20 a 0, 40 a 50 C 90% de la lectura final (rango de temperatura normal*) 6-3


El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invita al ciclo de discusiones virtuales: «La arqueología del Occidente en el Epiclásico: Nuevos datos, nuevas interpretaciones». – Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología\nEl Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invita al ciclo de discusiones virtuales: «La arqueología del Occidente en el Epiclásico: Nuevos datos, nuevas interpretaciones».\nPosted on 25 May 2020 25 May 2020 Author REDMIFACategories Posts de eventos y convocatorias\nTransmisión todos los lunes a partir del 22 de junio al 14 de septiembre 2020.\nConsulta la pagina para mayor información: https://www.youtube.com/channel/UCoV-g7DrtoxQBTHl35zzaLQ\nPrevious Previous post: El Seminario permanente «Etnicidad, Pueblos indígenas y globalización» del CIESAS Occidente, invita a la conferencia: «La agencia Huilliche. Defensa de la propiedad indígena en los tribunales Valdivianos (Chile, 1900-1950)».\nNext Next post: «Encartes, Revista digital multimedia» comparte su número 5: «Hacia un paradigma transeúnte: el abordaje de la cultura a partir de los trayectos cotidianos». Disponible en línea.


Motín en cárcel venezolana desencadena canibalismo - Noticias Acapulco News\nSegún las investigaciones, en medio de una revuelta un detenido, conocido como“el Grillo” ordenó a reos rivales comer la carne de las víctimas: dos jóvenes presos que estaban en las celdas de la policía de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.\n“Los detenidos consultados manifiestan que Dorángel comió parte de los miembros de las personas desmembradas”, aseguró la fuente quien pidió anonimato.\n“El grupo de rebeldes cocinó la carne y se la dieron al resto de la población del penal con arroz. Se dice que los presos comieron sin saber. Los intestinos los lanzaron por la cañería, mientras que los huesos los quemaron”, agregó.\nTexto en: http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/17/1122892\nArtículo Anterior México logra avances únicos en diagnóstico de tumores →\nArtículo Siguiente Clinton aventaja a Trump en tres estados clave →


Chat de Uruguay, Chat gratis de Uruguay\nHola, te damos la bienvenida al chat de Uruguay. En este chat podrás encontrar a personas de tu pueblo o zona, con los que charlar e intercambiar todo tipo de opiniones e información. Te invitamos a escoger tu nick y a comenzar a hablar con personas residentes en Uruguay y alrededores, de este modo, podrás conocer a personas cerca de ti, con inquietudes similares, con las que podrás debatir de cualquier tema, compartir inquietudes, tratar noticias y acontecimientos importantes de la zona de Uruguay, obtener información de primera mano por parte de algún residente en Uruguay, o simplemente charlar un rato y pasar un tiempo entretenido, de forma distendida y amena.\nEntrar al chat de Uruguay\nLos chats se originaron en 1988, llegando a uno de sus puntos más álgidos en 1991 durante la Guerra del Golfo. Aunque realmente no se popularizó y democratizó hasta años más tarde, con la llegada de internet a la mayoría de los hogares del mundo. De esto han pasado ya muchos años y sin embargo, las salas de chat siguen llenándose de personas deseosas de hablar con otros desconocidos para intercambiar todo tipo de conversaciones. En el chat de Uruguay puedes encontrar a gente que, como tú, está deseoso de encontrar a personas interesantes con las que pasar un buen rato.\nEn la actualidad, con los diversos servicios de mensajería existentes, adentrarse en una sala de chat es abrirse a una experiencia a lo desconocido. Las personas que se interesan por este tipo de servicios lo hacen abandonando la seguridad de la mensajería instantánea como Whatsapp, para hacer una incursión en un lugar desconocido: en la sala de chat de Uruguay nunca sabes cuánta gente te vas a encontrar, quienes serán esas personas o cómo puede terminar siendo tu interacción con ellas. Y ahí reside lo excitante. Ese es el motivo por el cual, a día de hoy y a pesar de todas las apps y servicios de mensajería instantánea existentes, que se suponen mucho más avanzados y evolucionado que las tradicionales salas de chat, no son pocas las personas que prefieren apostar un poco de su tiempo a lo desconocido.\nEn el chat de Uruguay podrás encontrar una conversación agradable, un diálogo instructivo, un debate apasionante o al amor de tu vida. O tal vez tan solo a tu crush por unos días. Lo importante es que seguro que encuentras a más personas que, como tú, han decidido venir al chat de Uruguay a permitir que este les sorprenda, que el destino los una con quien los tenga que unir y que pase lo que tenga que pasar. ¿No crees que es emocionante? Pués no lo pienses más, da un paso adelante e ingresa en el chat de Uruguay, y recuerda, la experiencia también depende de ti.


rubenJi - Club VW Golf España\nAcerca de rubenJi\nrubenJi ha respondido a Audioledcar en un tema de Audioledcar\nHola: ¿Te ha llegado los mp que te he enviado?\nrubenJi ha respondido a ¿CAPITAN? en un tema de Cerradas\nMucho capi, mucho capi eh, eh, jajajaja ya las tengo en mi poder. Todo un lujo, mil gracias a miguel por este pedazo de super CC que va camino de doctorarse en chapitas... entre hacer grupos, organizarlo, pedirlas, hacerlas, enviarlas.... y entre todo eso lidiar con nosotros... p.d. te has ganado el cielo, jijiji\njoder como desvariamos con los "chistes" eso si que es una espera sufrida jajajaja\nVenga para ir matando el tiempooo, :risas:Venga otro facil/malo Capitan cualquiera diría que estás "CHAPADO" a la antigua y esto otro las pesadillas de capi:secta2:las chapas y chapistas dando la vara (para no redundar) Bueno ya fuera cachondeo para quitarse el sombrero "Chapeaux":claps::beer::fiesta::babas3::cadena:\nesto está saliendo a pedir de boca, menuda currada capi\nrubenJi ha respondido a waly en un tema de Vag-NaviSystems: Navegadores VW / Audi\nese no esformato es el formato normal de dvd???\nrubenJi ha respondido a tunantino en un tema de Presentaciones\npues este será tu foro... jejeje bienvenido\nrubenJi ha respondido a Mind en un tema de Foro General\notro voto al canto..\nrubenJi ha respondido a franz09 en un tema de Foro General\nen fin entre en truñing imitando lo que no se debe y los peridistas dando noticias que no son. En que mierda de pais vivimos...\nrubenJi ha respondido a AiR en un tema de Foro OFF TOPIC\nyo ya he votado, somos los 3 después de Madrid y Cataluña\nrubenJi ha respondido a Mrks_v en un tema de Foro General\njodeer que cosas no?\nSonido micro BT original muy bajo\nrubenJi ha respondido a HiNote en un tema de Vag-NaviSystems: Navegadores VW / Audi\nok gracias por la aclaración y para el tema de cuando tu llamas y te escuchan con ruidito o muy lejos serviría esta solución??\nrubenJi ha respondido a jgEOS00 en un tema de Vag-NaviSystems: Navegadores VW / Audi\na ver el aviso si que se puede visualmente pero sonoro hasta la presente nooo... los siento


Crean esponja que absorbe el semen después del sexo\nnoviembre 30, 2020 08:56\nSDP NoticiasSexxionconsejos para mujeres\nOCTUBRE 03, 2019 15:40 Yazmín Navarro\nEsta esponja absorbe todo rastro de semen después del sexo.@getcomeandgone / Instagram.\nCome & gone es una esponja que limpia a profundidad la vagina, absorbiendo todo rastro de semen.\nNo estamos tan seguros de dónde está el ingenio de este producto, pero parece que a las mujeres les ha gustado. Y quizá esto se deba a la odiosa carrera al baño después del sexo. Por eso es que prefieren una esponja que absorba todo rastro de semen, antes de tener que cruzar la puerta por un trozo de papel.\n'Come & gone' (ir y venir) promete limpiar rápidamente cualquier fluido en la vagina con tan sólo insertar, girar y retirar. Y es mucho más cómoda que un tampón, además de que cuenta con todos los requerimientos médicos por tan sólo 8 libras (194 pesos) el paquete de 10.\nCome & gone, la esponja que absorbe rastros de semen después del sexo\nLa creadora, Frances Tang, cuenta que todo surgió del hartazgo de intentar limpiarse con papel y que este terminara pegajoso, así que tras hablarlo con otras mujeres comprendió que no era la única y su misión se hizo clara: quería normalizar estos temas y brindar una solución rápida y simple.\n"Las clientas han quedado impresionadas, incluso han dicho que se trata de un producto de necesidad básica gracias a que limpia la vagina rápidamente y de una manera muy fácil".Frances Tang.\nAunque por el momento todavía no hay planes de enviar el 'Come & gone' a México, la cuenta oficial de Instagram compartió un video donde se explica claramente su uso, causando alboroto entre las futuras clientas del país que buscan hacerse con uno inmediatamente.\nOtro de los productos innovadores que ha dejado al hombre fuera del juego, es el succionador de clítoris (Satisfyer). Tal maravilla asegura el orgasmo gracias a sus ondas sónicas, sin tener que entrar en contacto directo con el órgano. De esta manera sustituye hasta el jugueteo previo y las caricias que encaminan a la penetración, algo que los hombres se han empeñado en evitar.


Sistemas de Iluminación Barrisol - Proplac\nSistemas de Iluminación Barrisol\nby somosc Abr 25, 2017 No comment(s)\nBarrisol ofrece como complemento de sus Techos Tensados el sistema de iluminación Barrisol, para hacer del proyecto de remodelación del hogar una experiencia maravillosa, los beneficios que ofrecen estos techos son diversos y de la mano de este sistema de iluminación el proyecto es simplemente perfecto.\nLos Tipos de Iluminación que ofrece Barrisol son variados pero cada uno abre un mundo de beneficios y posibilidades que a cualquiera dejarán maravillado. A continuación información detallada de cada uno de los diseños o tipos que ofrece Barrisol en cuanto a Iluminación como complemento de sus espléndidos techos.\nEste sistema de luces es incorporado a los techos Barrisol dando como resultado un sistema de Iluminación Tenue, este tipo de iluminación es instalada debajo de la lámina de Techo Barrisol, para hacer más efectivo y durable este tipo de iluminación los expertos consideran necesaria la instalación de una lámina transparente que iría ubicada entre la lámina de techo y las luces LED, de esta forma los insectos y la suciedad no representarán ningún problema. El hecho de que muchas personas opten por este Sistema de Iluminación LED se basa en las siguientes ventajas que ofrece.\nEs adaptable a cualquier espacio y forma.\nMás durable que otro tipo de iluminación.\nEsta sistema se basa en la instalación de tubos que permitirán la iluminación de una forma muy estética y agradable, al igual que en el sistema LED es aconsejable intercalar un lámina entre los tubos y la lámina de Techo de esta forma se le hace frente a los perjudiciales insectos. Las ventajas que ofrece este sistema de iluminación con tubos Fluorescentes son las siguientes.\nFacilidad en la elección o variación de las temperaturas.\nEl proceso de instalación es bastante sencillo, lo que a su vez repercute en el costo haciéndolo accesible para todas las personas.\nOfrece una iluminación impecable y potente.\nAdaptados directamente en el techo Barrisol el sistema iluminación spots Barrisol representa una excelente alternativa puesto que no trasmiten ningún tipo de calor que pueda perjudicar el techo, además ofrecen una iluminación limpia y estética.\nLas generalidades de este sistema de Iluminación son las siguientes.\nSe instala a través de una lámpara de Vidrio.\nTiene una potencia de 50 voltios, es recomendable no exceder este voltaje.\nLos Transformadores son instalados en el techo o en la Pared.\nSe requiere de un espacio de 80mm para llevar a cabo su proceso de instalación.\nEs uno de los sistemas de iluminación Barrisol más estéticos, ideal para aquellas personas que desean darle a su hogar o a cualquier estancia un toque diferenciador, ya que, es posible dar una apariencia de estrellas en el techo, es un resultado simplemente fascinante. Los beneficios del sistema de iluminación Barrisol de Fibra Óptica son los siguientes.\nPuede ser instalada de diversidad de formas, incrustada, suspendida o instalada directamente en el Techo Barrisol.


Foro Mitsubishi 4x4 Galloper Club - suspension independiente??? - Mecanica\n#1 · 07/Feb/2008, 18:18\nbueno pues me preguntan esto:\nRe: Flexxx Sesion's Multimarca xD\n« Respuesta #110 : Lun, 04 Febrero 2008, 20:22:57, »\nCita de: manupi en Lun, 04 Febrero 2008, 18:05:54,\nABJ4X4 no te gusta el mio\nJeje si hombre, esteticamente siempre me has gustado el DID, pero eso de las 4 independientes.. nose, no me gusta nada y ya estan haciendo todos los coches asi..\nPor cierto, el vuestro lleva bloqueo trasero? me suena que los DID lo llevaban algunos no? Central supongo que si..\nAh y las faldillas las vais a pintar? jejeje esque asi azulitas quedan un poco.. cantarinas? jajaja\nque es lo que tiene los mitsus (did)???\n#2 · 07/Feb/2008, 22:09\nPues llevas independiente en ambos trenes, el delantero y el trasero. Y en cuanto al bloqueo trasero, no lo llevas, llevas control de tracción.\nLa suspensión independiente es aquella en la que cada rueda trabaja de forma individual, no van unidas por un eje. La otra solución en los TT es el eje rígido, que es el que lleva el Frontera de la foto.\n#3 · 07/Feb/2008, 23:18\nNingún DID lleva bloqueo trasero?!? Creo que al menos el del 2007 sí que lo lleva, y pensaba que los últimos del modelo 2000-2006 también lo llevaban.\n#4 · 07/Feb/2008, 23:33\nSí que llevan, pero los de 2000 a 2003. Después hubo un restyling en el que lo quitaron y metieron el control de tracción, y el modelo nuevo ya lleva ambas cosas.\n#5 · 08/Feb/2008, 00:59\nEscrito originalmente por SS4-II\n#6 · 08/Feb/2008, 01:14\nHay mucha gente que cree que si no lleva dos ejes rígidos, no es un todo terreno.\nQue si no mantiene la altura, que si patatín, que si patatán. Todo es relativo.\nPor norma general, uno de suspensión independiente lleva los diferenciales más altos, por lo que será más difícil que toquen estos en algún obstáculo (piedra, etc.). Un ejemplo claro lo pudimos ver en la nocturna de la II KDD, donde en un escalón de piedra, subieron mejor los Montero 3, que los 2. A pesar de ser os 1ºs, el modelo largo.\nTambién dependerá lo que bajen estos diferenciales, de la dureza de la suspensión (a mayor dureza, menor descenso).\nPor últmo recordar, que si estamos trialeando, se hace a velocidades muy lentas (reductoras) por lo que los movimientos de la carrocería (y de los diferenciales) son mínimos.\nLa mayor desventaja que le veo a la suspensión independiente, es que es más compleja (mecánicamente hablando) pues tiene más piezas.\n#7 · 08/Feb/2008, 08:38\nA ver, para uso intensivo en campo no hay nada como los ejes rígidos. Son más robustos, fiables, y ofrecen unos mayores recorridos de suspensión, lo que mejora las prestaciones del vehículo en campo. ¿Quién con un Montero de los anteriores no ha echado de menos un mayor recorrido delante (suspensión independiente)?\nLo que sucede es que la factura que hay que pagar en carretera por llevar eje rígido es alta: imprecisión de dirección, menor estabilidad, mayores oscilaciones y rebotes, mucha menos comodidad,...\nAun en el caso del Montero de segunda generación, la configuración mixta (independiente delante, rígido detrás) deja un coche bastante descompensado a nivel de comportamiento en asfalto, y pone a prueba la paciencia de los pasajeros traseros si hay baches.\nPor eso, según el uso que le demos al coche será mejor un tipo de suspensión u otro, y teniendo en cuenta el perfíl típico del usuario del 4x4 entiendo que incluso Mitsubishi apueste por las independientes.\n#8 · 08/Feb/2008, 17:10\nok gracias podeis poner fotos de una y de otra x fa!!!!


2 Samuel 12:17 Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos.\nBiblia > 2 Samuel > Capítulo 12 > Verso 17\nLos ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso, y no comió con ellos.\nY levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de la tierra; mas él no quiso, ni comió con ellos pan.\n2 Samuel 12:17 Interlineal • 2 Samuel 12:17 Plurilingüe • 2 Samuel 12:17 Español • 2 Samuel 12:17 Francés • 2 Samuel 12:17 Alemán • 2 Samuel 12:17 Chino • 2 Samuel 12:17 Inglés • Bible Apps • Bible Hub\n…16David rogó a Dios por el niño; y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. 17Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos. 18Sucedió que al séptimo día el niño murió; y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: He aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo, pues, vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer se daño.…


Asco de Vida / Hace unos meses, entré a un ascensor vacío y me percaté que minutos antes alguien se había tirado un pedo dentro de él. Tuve que recorrer 7 niveles con el incómodo olor. Lo peor ocurrió cuando la puerta se abrió en mi destino y mientras me bajaba, dos chicas que conocía se subieron. No tuve oportunidad de advertirles y ahora cada vez que nos encontramos, me miran con asco. ADV\nEnviado por ♂ alguientemira el 14 feb 2020, 20:42 / varios\nHace unos meses, entré a un ascensor vacío y me percaté que minutos antes alguien se había tirado un pedo dentro de él. Tuve que recorrer 7 niveles con el incómodo olor. Lo peor ocurrió cuando la puerta se abrió en mi destino y mientras me bajaba, dos chicas que conocía se subieron. No tuve oportunidad de advertirles y ahora cada vez que nos encontramos, me miran con asco. ADV\nVaya asco de vida (450) - Haberlo pensado (66) - Menuda chorrada (16)\nDebe haber sido un pedo muy tóxico como para durar tanto el olor\n¿Te miran con asco? ¿No sera demasiado?\nYo me comí un pedo de una persona que iba por delante de mí en unas escaleras mecánicas. Un pedo de esos cocinado a fuego lento con el que ya sabes qué es lo que ha comido esa persona anteriormente. :(\n16 feb 2020, 19:21\n¡JODER, POR FIN UN ADV DE CALIDAD!\nRealista, algo con lo todos nos podemos identificar porque puede que nos haya pasado y encima te saca una sonrisa. 10/10\n16 feb 2020, 22:48\nTú disimula pero no cuela. XD\n#7 por achaearanea\n18 feb 2020, 06:29


GOBIERNO LE DA LA ESPALDA A PASQUEÑOS EN HUELGA POR CONTAMINACION EN LIMA - RADIO CORPORACION, 96.1 FM - 1540 AM\nInicio Pasco GOBIERNO LE DA LA ESPALDA A PASQUEÑOS EN HUELGA POR CONTAMINACION EN LIMA\non: febrero 28, 2020 En: PascoSin Comentarios\nPresidencia del Consejo de Ministros les dice: “no tenemos plata para sus hijos”\nLima.- Revista Creser.- Solo son cinco familias las que hicieron el esfuerzo para llegar hasta Lima desde Cerro de Pasco para que atiendan de emergencia a sus menores. Representantes del gobierno les dijeron que no hay presupuesto.\nLuego de 14 días acampando frente al Ministerio de Salud, familias afectadas por la contaminación fueron recibidas por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La reunión estuvo encabezada por el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, y la presencia de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, junto a los viceministros del Ministerio del Ambiente y Vivienda. También asistieron médicos del Ministerio de Salud y Essalud, y de la Defensoría del Pueblo.\nLas conversaciones se iniciaron alrededor de las 3 de la tarde, los padres y madres de familia expusieron las distintas complicaciones de salud que presentan sus hijos: cáncer y leucemia entre las más graves, por la presencia metales pesados como plomo, arsénico, bario, boro, zinc, entre otros, en la sangre.\nLa atención internacional prometida ya tenía carácter de emergencia. Los padres y madres de los niños afectados les recordaron el compromiso firmado en el acta del 2018, en donde señalan que cubrirían los gastos de la atención médica internacional, ya que en el Perú no había atención especializada para esos casos.\nLas medidas tomadas por médicos peruanos no son insuficientes. Los padres de familia conservan las recetas en que los médicos les recetan antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. En agosto del año pasado una menor de 6 años, afectada por plomo y arsénico, murió en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, debido a complicaciones por la leucemia que le diagnosticaron en 2017.\nCuando la ministra de Salud y los médicos plantearon que internarían a los niños, y verían qué operaciones hacerles debido a los diagnósticos que tienen, la reacción de los padres fue de rechazo total. El fundamento de su negativa fue el caso de la niña Esmeralda, quien fue atendida en Argentina y que ha tenido resultados muy favorables con el trasplante de médula para detener el avance de la leucemia.\n“Quieren que mi hija ingrese a los hospitales para internarla y le hagan quimioterapia. Quieren cometer la misma negligencia que cometieron con otros niños, habiendo atención especializada en otros países”, señaló una de las madres de familia después de la reunión con la PCM a Red Muqui.\nLuego de escuchar la propuesta de los padres y madres de familia, de que sus niños sean atendidos por médicos internacionales, la respuesta de las autoridades representantes del gobierno fue que no había plata. “¿Qué podemos hacer?”, dijo uno de los funcionarios frente a la mirada atónita de los padres de familia.\nLa solución propuesta por el gobierno fue la realización de una teleconferencia con médicos del extranjero, para de acuerdo a ello intercambiar opiniones, saberes, con los médicos de Perú y ver qué ruta seguir.\n“Entre jueves y viernes, señalaron que se comunicarían con nosotros para poder reunirnos nuevamente con los doctores de Lima y doctores del extranjero vía internet”, para ver salidas a esta grave problemática, señaló el padre de Esmeralda.\nAnte los pésimos y contraproducentes resultados en la reunión con la PCM, en donde esta vez no se firmó ningún acta, los padres y madres de familia de Cerro de Pasco han convocado a una movilización este viernes 28 de febrero, a las 5 pm en Plaza San Martín. Se espera la presencia de sindicatos y colectivos que durante estos días se han acercado al campamento de los niños afectados a brindar su apoyo. Colaboración: Red Muqui.\nVisitas Hoy : 5853\nTotal de Visitas : 2762001


¿Cómo es el nuevo Registro de Contrato de Locación de Inmuebles? – barriosvecinales.com.ar\npor Barriosvecinales 1 marzo, 2021 3 junio, 2021 0406\nA partir de este lunes 1 de marzo, será obligatorio registrar los contratos de locación en el RELI.\nSe trata de un Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI), mediante el cual, los dueños deberán registrar los alquileres.\nSegún la normativa, el plazo establecido para informar la celebración de contratos es de 15 días. El locador de un alquiler vigente tendrá plazo hasta el 15 de abril.\nEn tanto, desde ahora, los locadores de todo el país, tendrán la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands y ferias.\nAsimismo, se estableció que tendrán 15 días corridos para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones.\nEn cuanto a los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.\nSegún explicó AFIP, el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) “permitirá obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en distintas operaciones”.\nLos únicos que quedarán excluidos de esta obligación: la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.\nEn aquellos casos que el locador no informara debidamente el contrato, podrá hacerlos el locatarios. “Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria”, aclaró el jefe de Departamento del Sector Servicios de la AFIP, Hernán Cruells.\nSi por cualquier motivo se incumpliera con esta normativa, Cruells señaló que se aplicarán las “multas previstas en la ley de procedimiento fiscal”.\nAdemás, alertó, habrá “un perjuicio por el inicio de una demanda por cobro de pesos, ya que el juzgado va a exigir esa registración del contrato ante AFIP”.\n¿Cómo es el nuevo Registro de Contrato de Locación de Inmuebles?Compartir4\nSemana Santa se viene acercando\nBarriosvecinales 20 febrero, 2018 24 junio, 2018\nLa Ciudad ya cuenta con mil colectivos con cámaras de seguridad\nBarriosvecinales 12 junio, 2018\nDante Spinetta en la Usina del Arte\nBarriosvecinales 15 mayo, 2019 31 mayo, 2019


▷Abogados Comunidades de Propietarios Canillejas | 👉 18% de Dto.\nAbogados Comunidades de Propietarios Canillejas\nHome / Abogados Comunidades de Propietarios Canillejas\nAbogados Comunidades de Propietarios Canillejas – Vecindia\nNuestro despacho ofrece a las comunidades de propietarios o administradores de las mismas un servicio especializado en asesoría jurídica para comunidades contando con un impresionante equipo de abogados expertos en Propiedad Horizontal. Un servicio que es posible contratar tanto de forma individualizada como en conjunto con cualquier otro tipo de servicios de los que proporcionamos en nuestra compañía.\nTe asesoramos ante las demandas jurídicas y extrajudiciales en todas las situaciones en las que sea necesario amparar los intereses de la comunidad, como actividades incómodas e insalubres, desperfectos estructurales, obras realizadas sin autorización, impugnaciones de juntas de vecinos, etc.\nPrestamos consejo jurídico sobre cualquier problema que tenga que ver con la comunidad de propietarios: como elaboración de reglamento de régimen interior, elaboración y modificación de estatutos, organización y celebración de juntas de propietarios, creación o repaso de contratos con proveedores, reclamaciones extrajudiciales de gastos extraordinarios o cuotas no satisfechas, etc.\nAnte cualquier problema legal que surja en vuestra comunidad de propietarios, tenéis la posibilidad de pedir de manera urgente la asistencia de nuestro despacho de abogados expertos en Propiedad Horizontal y con una dilatada experiencia en este área específica. Pregúntanos sin compromiso y os orientaremos de manera adecuada sobre la mejor solución para vuestro caso.\nEntendemos las preocupaciones de nuestros clientes y que no son todas las mismas, por esta razón estudiamos nuestros asuntos de manera particular, con mimo, agilidad y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada..\nAbogados Comunidades de Propietarios Canillejas. Características de nuestro servicio legal\nA cada piso y local se le atribuye una cuota de participación teniendo en cuenta el total del valor de la propiedad, que servirá de módulo para fijar las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Cada comunero puede de forma autónoma disponer de su derecho sin opción de separar los componentes que lo integran y sin que la transmisión de su disfrute influya en las responsabilidades que tienen que ver con el régimen de propiedad.\nLa cuestión es que la convivencia en un mismo bloque de viviendas y la existencia de comunidades de propietarios, con frecuencia, da lugar a contrariedades como la realización de obras en elementos comunes y privativos, el impago de las cuotas mensuales, por ejemplo. Cuestiones que provocan muchas frustraciones y que requieren de una rápida contestación jurídica entre los vecinos para impedir que deriven en situaciones molestas que provoquen una confrontación vecinal.\nPorque sabemos que la convivencia no siempre es fácil, queremos aconsejarte para asegurarnos de que no derrochas tu tiempo y tu energía con legales. Y es que llegar a un acuerdo con todos los vecinos no es sencillo. ¿Estás decidido a reclamar a un comunero que hace demasiado ruido? ¿Un vecino ha denunciado a la comunidad por no estar de acuerdo con una disposición de la junta de vecinos? ¿Hay un vecino moroso que no satisface sus gastos mensuales? Nosotros nos ocupamos de todas aquellas circunstancias en las que se precisa contratar asesoramiento legal. Nos hacemos cargo de los conflictos legales que surjan tanto en tu vivienda como con otros comuneros para que no tengas que invertir energías en discutir con todo el mundo.\nLa comunidad de propietarios es la conformada por todos los vecinos de un inmueble dividido en varias viviendas. En ella se fijan las reglas a seguir teniendo en cuenta unos estatutos y unas normas de régimen interno acordes con la Ley de Propiedad Horizontal, nombrando para ello un órgano director formado por el presidente, el administrador-secretario y los vocales, entre otros.\nEs este órgano el que se encarga de aprobar los acuerdos relacionados con la comunidad, con diferentes porcentajes para cada caso, siendo imprescindible el voto favorable de todos para realizar cambios en el título constitutivo, los elementos comunes y los estatutos. No obstante, se pueden aprobar acuerdos que no requieren unanimidad a través de una mayoría cualificada o una mayoría sencilla, como la aprobación de las obras de mantenimiento, las cuentas y presupuestos, las normas de régimen interior, las acciones judiciales en defensa de todos o el funcionamiento de los servicios.\nNuestra empresa, a través de su gran equipo de abogados expertos en comunidades de propietarios, posee la capacidad de brindar una respuesta jurídica satisfactoria a cualquier situación polémica que se produzca en una comunidad de vecinos. Contamos con una larga trayectoria en este ámbito del derecho, por lo que acumulamos un importante número de casos en los que ya hemos prestado asistencia de manera satisfactoria.\nArtículos relacionados - Abogados Comunidades de Propietarios Canillejas


86 servicios destacados\nTu billete onlinehttps://singapur.costasur.com/es/horario-autobus-singapur.html\nTodos son ventajashttps://singapur.costasur.com/es/alquiler-coches.html\nRestaurantes en Singapur. La gastronomía en Singapur es el reflejo de una mezcla impresionante de culturas que han ido pasando por aquí con el paso de los años, y dejando su legado.\nLa cocina de Singapur es una cocina repleta de sabores portugueses, ingleses, malayos, chinos, japoneses, y de otras culturas que un día pasaron por aquí, dejando su sello visible hoy en muchos restaurantes de Singapur.\nLa cocina de Singapur es el resultado de una fusión de etnias, así como de numerosas culturas, entre las que destacan las asiáticas, como la india, la china o la malaya. En Singapur no tendrá problemas en encontrar un restaurante indio, un restaurante chino, japonés, o restaurantes especializados en cocina europea. La cocina Tamil es una de las más destacadas del sureste asiático, y por supuesto, está muy presente en este país.\nEl Laksa es uno de los platos tradicionales de este país, los hawker stores también son muy tradicionales aquí.\nComer en Singapur es una experiencia diferente en esta ciudad diferente, la cocina china, con costillas de cerdo o jamones en un mercadillo es una de las tradiciones, o los fideos con verduras y carne, el pastel de zanahoria, el arroz en diferentes variedades y tonalidades, el pescado… son ingredientes típicos de la cocina de Singapur, sobretodo la referida a la cocina china.\nEn lo referido a inspiración malaya, el pollo frito es uno de los platos estrella, el pollo al curry, con patatas y huevo… el curry es una de las influencias indias en la cocina local de Singapur. Las carnes, los pescados, la carne de pollo y las verduras, junto con el arroz, forman la base de la inspiración malaya en la cocina de esta ciudad estado.\nSi hablamos de la cocina hindú, aquí el pollo con salsa tikka, el curry, y el arroz y las verduras forman la base de esta cocina, junto a la carne de cordero.\nEl Resorts World Sentosa - Beach Villas es un complejo de lujo que ofrece una selección de villas con encanto con vistas panorámicas al mar y a los bosques de los alrededores, aire acondicionado, piscina...\nSafari nocturno : Safari nocturno Singapur\nCanoas : Singapur canoas\nEn avión : Singapur volar a\nHistoria : Singapur historia de\nBarrios céntricos : Little india Singapur\nReserva natural de bukit timah : Bukit timah Singapur\nAlquiler de barcos : Yate Singapur\nOfertas Vuelos Nadi


HeiQ Viroblock recibe el certificado de nivel cosmético y producto renovable bio-basado – South Dakota Noticias Today\nHeiQ Viroblock recibe el certificado de nivel cosmético y producto renovable bio-basado\nZURICH, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ — La tecnología textil antiviral innovadora a nivel textil de HeiQ, HeiQ Viroblock NPJ03,…\nZURICH, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ — La tecnología textil antiviral innovadora a nivel textil de HeiQ, HeiQ Viroblock NPJ03, ha recibido el certificado como segura y sostenible, ya que todos sus ingredientes son de niveles cosméticos, bio-basados y reciclables.\nLiderando la industria textil internacional para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, HeiQ ha lanzado recientemente HeiQ Viroblock NPJ03, un tratamiento antiviral y antibacterial que ha demostrado reducir un 99,99% el coronavirus humano SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19, junto a otros virus y bacterias con envoltura.\nLos virus las bacterias pueden seguir infectando durante días si se encuentras en superficies textiles. El coronavirus humano SARS-CoV tiene una duración de hasta 2 días en los trajes quirúrgicos a temperatura ambiente. Los tratamientos antivirales para productos textiles contribuyen a una higiene superior y a conseguir productos textiles más seguros, y pueden ayudar a mitigar el riesgo de contaminación y transmisión. Mientras que la industria textil mundial está adoptando de forma rápida tratamientos textiles anti-retrovirales para suministrar al mercado mascarillas anti-virales, ropa y telas para el hogar, es importante considerar el perfil de las diferentes tecnologías, incluyendo cuestiones relacionadas con la toxicidad, seguridad, resistencia anti-microbial y tratamiento de aguas residuales.\nHeiQ Viroblock NPJ03 es una formulación que contiene una cantidad de un minute de ingrediente activo de plata reciclada y componentes de vesícula de liposoma graso. Es compatible con la normativa EU REACH y US FIFRA, cuenta con certificado OEKOTEX®, y homologación ZDHC y bluesign®. Los artículos textiles tratados son compatibles con EU BPR y US EPA. Las mascarillas respiratorias HeiQ Viroblock con superficie antiviral y antibacterial se han registrado como dispositivo médico por medio de Swissmedic y han sido aprobadas por la FDA de Estados Unidos.\n«Desde que HeiQ Viroblock NPJ03 se designó para su uso en las mascarillas con el fin de conseguir una protección mejorada frente a los virus y las bacterias, seleccionamos solo los ingredientes más efectivos, seguros y sostenibles. Además, estamos orgullosos de que HeiQ Viroblock NPJ03 sea un producto renovable bio-basado, creado al 100% con ingredientes cosméticos aprobados INCI», destacó Carlo Centonze, cofundador y consejero delegado de HeiQ Group.\nBeta Analytics Testing Laboratory ha certificado que HeiQ Viroblock NPJ03 contiene un 72% de carbono bio-basado. Los resultados de las pruebas se acreditan a los estándares ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423. HeiQ Viroblock NPJO3 está actualmente bajo homologación para conseguir el certificado bio-preferente de la USDA. Specialities S.R.L (Italy), una compañía de investigación y desarrollo de superficies químicas, ha confirmado además que todos los ingredientes de HeiQ Viroblock NPJ03 se seleccionan de la International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).\n«HeiQ se basa en la búsqueda de la innovación que ayuda a proporcionar beneficios positivos para el mundo. Diseñar productos con componentes seguros y sostenibles, como la tecnología HeiQ Viroblock, es una parte central de este objetivo», indicó el doctor Murray Height, co-fundador y responsable científico de HeiQ Group.\nFundada en 2005 como división del Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), HeiQ es líder en innovación textil, creando algunos de los efectos textiles más eficaces, duraderos y de altas prestaciones que existen actualmente en el mercado. El propósito de HeiQ es mejorar las vidas de miles de millones de personas perfeccionando un producto de uso diario: los textiles. Combinando tres áreas de experiencia –investigación científica, fabricación de materiales especializados y marcas de ingredientes de consumo, HeiQ es el socio de innovación ideal para crear productos textiles diferenciadores y sostenibles y capturar el valor añadido en el punto de venta. Con una capacidad total de 35.000 toneladas al año, HeiQ fabrica en Estados Unidos, Suiza y Australia para servir a sus empresas químicas especializadas en más de 60 países en todo el mundo.\nHeiQ, Viroblock y HeiQ Viroblock son marcas o marcas registradas de HeiQ Materials AG.\nFoto – https://www.southdakotanoticiastoday.com/wp-content/uploads/2020/07/heiq-viroblock-recibe-el-certificado-de-nivel-cosmetico-y-producto-renovable-bio-basado.jpg\nLogo – https://www.southdakotanoticiastoday.com/wp-content/uploads/2020/07/heiq-viroblock-recibe-el-certificado-de-nivel-cosmetico-y-producto-renovable-bio-basado-1.jpg\nEstados Unidos: +1-704-795-9322


Ibanesto: "Disfruta de un 2% TAE durante 13 meses" - Rankia\nIbanesto: "Disfruta de un 2% TAE durante 13 meses"\nPues eso......el que quiera que lo disfrute......me pillo 3\nRe: Ibanesto: "Disfruta de un 2% TAE durante 13 meses"\nAcaban de cambiar hoy la web, y poner ese nuevo depósito, además de hacer visible el otro a plazo que estaba "escondido", y el formato de la página en general de depósitos a plazo, a uno similar al antiguo. Fantásticas opciones y rentabilidades, que tentación.\nParece que se mueven algo, hombre, y no desaparecen. Mantengamos las esperanzas. En poco, al marcharnos todos de COINC, podremos ir seguro en uno o dos menses a iBanesto de nuevo, y nos darán al menos sino el 4% otra vez, si el 3% de antes ;-)\n¿Por qué contratar un depósito de iBanesto?\n-Alta rentabilidad. Obtendrás una rentabilidad fija de hasta un 2% TAE*.\n-Total disponibilidad. Puedes disponer de tu dinero cuando lo necesites. La cantidad que quieras.\n-Seguridad. Con la garantía y seguridad de un gran banco como Banco Santander S.A.\nDepósito 6 meses 1,15% TAE* Contratar\nDepósito 13 meses 2% TAE* Contratar\n(*) Depósito a 6 meses: 1,14% TIN anual para 1,15% TAE con liquidación mensual de intereses. Depósito a 13 meses: 1,985% TIN anual para 2% TAE con liquidación trimestral de intereses. Retención fiscal del 21% para residentes en todo el territorio nacional (a excepción de Navarra, del 20%), aplicable desde el 1 de enero de 2012. Puedes cancelar total o parcialmente tus depósitos en cualquier momento. En caso de cancelación anticipada, se aplica una comisión de cancelación de 0,5% (con un máximo del importe de los intereses percibidos).\nY esperate haber lo que dura el 2%......