MGD: detector de gas Murco. Procedimiento de comprobación/calibración* (ASH) - PDF\nMGD: detector de gas Murco. Procedimiento de comprobación/calibración* (ASH)\nDownload "MGD: detector de gas Murco. Procedimiento de comprobación/calibración* 14-4-11 (ASH)"\nJosé Francisco Jiménez Padilla\n1 MGD: detector de gas Murco Procedimiento de comprobación/calibración* Contenido Página 1- Introducción 2 2- Configuración eléctrica 2 3- Prueba de funcionamiento 2 4- Calibración Placa del sensor de sustitución Calibración de gas 3 5- Recomendaciones adicionales 5 a. Falsas alarmas 5 b. Doble comprobación de si las conexiones son correctas 5 6- Ejemplo de certificado de prueba para el registro del sistema 6 *De uso exclusivo para técnicos Estas unidades debe comprobarlas / probarlas y/o calibrarlas un técnico cualificado de acuerdo con estas instrucciones y las normas establecidas en su sector/país. Los operarios cualificados de la unidad deberán conocer las regulaciones y normas establecidas en su sector/país para las pruebas o la calibración de esta unidad. Estas notas solo pretenden ser una guía y hasta donde permita la ley, el fabricante no aceptará responsabilidad alguna por la calibración o pruebas de esta unidad. No realizar las pruebas o la calibración de la unidad de conformidad con las instrucciones aplicables en el momento y de acuerdo con las directrices del sector, podría causar lesiones graves, incluida la muerte, y el fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida, lesión o daño que surja como consecuencia de la realización de pruebas, calibración o uso inadecuado de la unidad. Las pruebas o calibración de la unidad deberá realizarlas un técnico debidamente cualificado según el manual de pruebas o calibración en cumplimiento con las directrices y regulaciones locales que sean de aplicación (ASH) Murco Ltd. 114a Georges Street Lower, Dun Laoghaire Co Dublin. Irlanda. Correo electrónico: Página Web: soluciones de detección de gases 1\n2 INTRODUCCIÓN La frecuencia y la naturaleza de las pruebas o de la calibración pueden venir determinadas por los reglamentos o normas locales. La norma EN 378 y la normativa sobre gases fluorados exigen que se realice una comprobación anual de acuerdo con la recomendación del fabricante. Para los modelos de 1 nivel, Murco recomienda una comprobación anual que consiste en el restablecimiento eléctrico de las unidades a los ajustes de calibración de fábrica y, a continuación, en la realización de una prueba de funcionamiento. La calibración de gas se debe realizar cada tres años. Para los sistemas de 2 niveles, Murco recomienda comprobaciones anuales mediante el restablecimiento eléctrico de las unidades a los ajustes de calibración de fábrica y una prueba de funcionamiento, así como la sustitución de los sensores cada tres años por un sensor Murco certificado y calibrado previamente. La alternativa a la sustitución es una calibración de gas in situ. La sustitución del sensor puede ser más rentable, elimina problemas relacionados con la vida útil y renueva constantemente el sistema de detección. Si el sensor se ve expuesto a una fuga grande, se deben realizar pruebas para garantizar un funcionamiento correcto mediante el restablecimiento eléctrico a los ajustes de de calibración de fábrica y la realización de una prueba de funcionamiento. Se debe diferenciar entre dos conceptos: prueba de funcionamiento y calibración. Prueba de funcionamiento: consiste en exponer el sensor a un gas. El objetivo es determinar si el sensor reacciona al gas y si todas las salidas del sensor funcionan correctamente. Una prueba de funcionamiento cuantificada es una prueba durante la cual se utiliza un gas con una concentración conocida. Calibración: consiste en exponer el sensor a un gas de calibración, configurar el voltaje de reserva del sensor, los puntos de ajuste de alarma voltajes de umbral de alarma y comprobar/ajustar todas las salidas, de forma que se activen con los niveles especificados de concentración de gas de alarma tras la exposición a dicho gas. La norma EN 378 exige que los resultados de comprobación se registren en el archivo de registros. PRECAUCIÓN Antes de realizar la prueba de funcionamiento o la calibración: 1- Avise a los ocupantes, usuarios de instalaciones y supervisores. 2- Compruebe si el MGD está conectado a sistemas externos, como sistemas de rociadores, cierre de plantas, sirenas y balizas externas, ventilación, etc. y desconéctelo según las instrucciones del cliente. 3- Para los sistemas de 1 nivel, debe desactivar el retardo de alarma de 3 minutos, si corresponde, desplazando el puente JP1 a la posición de apagado. Para los sistemas de 2 niveles, tras el encendido, hay un retardo de 3 minutos antes de que se ilumine el LED de alimentación verde. 4- Para realizar la prueba de funcionamiento o la calibración, los MGD se deben dejar encendidos durante toda la noche. 5- Si una unidad se apaga durante un breve período de tiempo, por ejemplo, por motivos de mantenimiento, se normalizará tras unos minutos. Si los sensores han estado almacenados durante un largo plazo o los detectores han estado apagados durante un período prolongado, la normalización será mucho más lenta. Sin embargo, tras 1-2 horas, los sensores deberían estar por debajo del nivel de alarma bajo y estar operativos. Puede supervisar con exactitud el progreso de la normalización controlando la salida del sensor, consulte la Tabla 1 de la página Restablecimiento eléctrico/prueba de funcionamiento (cada año) El restablecimiento eléctrico se basa en la información de calibración incluida en la etiqueta del lateral de la caja y es única para ese sensor. Herramientas necesarias: 1- Un voltímetro (se recomiendan pinzas de cocodrilo) 2- Los valores eléctricos de puntos de ajuste de Murco que se muestran en la etiqueta de características 3- Cálculo aproximado de 10 minutos por sensor 2.1 Restablecimiento eléctrico del sistema de 1 nivel Restablezca, si es necesario, el voltaje de reserva y el voltaje de umbral de alarma a los ajustes de fábrica, mostrados en la etiqueta de calibración. Desactive primero el retardo de alarma de 3 minutos en el sistema de un nivel, desplazando la conexión del puente de JP1 a la posición de apagado (Diagrama 1). Se requieren dos ajustes y ambos se realizan en la unidad del controlador. Para el voltaje de reserva del sensor, conecte el voltímetro de CC entre 4 (0 V) y 2 (+V) en CN1, CN2, etc., según se muestra en el Diagrama 1, y ajuste el potenciómetro P1 del canal 1, P2 del canal 2, etc. Para el voltaje de umbral de alarma, conecte el voltímetro de CC entre 4 (0 V) y 1 (+V) en el cabezal CAL, según se muestra en el Diagrama 1, y ajuste el potenciómetro P3 en una unidad de canal 1/2 y el P7 en una unidad de canal 4/6. Para las unidades IR de 1 nivel, realice los ajustes en el controlador de la misma forma que antes. Para el voltaje de reserva del sensor, conecte el voltímetro entre 4 (OV) y 2 (+V) en CN1, CN2, etc. según se indica en el Diagrama 1, y ajuste el potenciómetro P1 para el canal 1, P2 para el canal 2 etc. y utilizando el valor de 2,0 V. Para el voltaje de umbral de alarma. Conecte el voltímetro entre 4 (0 V) y 1 (+V) en el cabezal CAL, según se indica en el Diagrama 1, y ajuste el potenciómetro P3 en una unidad de canal ½ y P7 en una unidad de canal 4/6 a 3,5 V. Existe otro ajuste en la placa del sensor. Conecte el voltímetro de CC entre 0 V y tan alto como indique el Diagrama 3 y ajuste P7 al punto de fijación de la alarma según la etiqueta de características (normalmente 1,2 V). Realice una prueba de funcionamiento para asegurarse de que el sensor funciona correctamente. Si el sensor no activa la alarma, realice una calibración de gas. Si la información del punto de ajuste de fábrica no se encuentra en la etiqueta de calibración (como suele pasar con unidades más antiguas), póngase en contacto con Murco e indique el número de serie del detector de gas de la etiqueta de características y de la PCB del sensor para obtener los valores de puntos de ajuste adecuados. Finalmente, devuelva el puente JP1 a la posición inicial. 2.2 Restablecimiento eléctrico del sistema de 2 niveles Restablezca, si es necesario, el voltaje de reserva y los voltajes de umbral de alarma bajo/altoalosajustesdefábrica, mostradosenlaetiquetadecalibración. Estoserealiza en el PCB del sensor. Para el voltaje de reserva, conecte el voltímetro de CC entre TP5 (0 V) y TP4 (+V), según se indica en el Diagrama 2, y ajuste el potenciómetro RV1. Para el voltaje de alarma de nivel bajo, conecte el voltímetro de CC entre TP5 (0 V) y TP2 (+V), según se indica en el Diagrama 2, y ajuste el potenciómetro P8. Para el voltaje de alarma de nivel alto, conecte el voltímetro de CC entre TP5 (0 V) y TP1 (+V), según se indica en el Diagrama 2, y ajuste el potenciómetro P7. Para las unidades IR de 2 niveles, existen 2 ajustes para los niveles de alarma y el voltaje de reserva queda fijo. Los valores para las calibraciones eléctricas figuran en la placa de características. Para ajustar la alarma de seguimiento en nivel bajo entre 0 V y BAJO según se indica en el Diagrama 3 y ajustar P8 al voltaje necesario. Para fijar la alarma de seguimiento de nivel alto entre 0 V y ALTO según se indica en el Diagrama 3 y ajustar P7 al voltaje necesario. Si la información del punto de ajuste de fábrica no se encuentra en la etiqueta de calibración (como suele pasar con unidades más antiguas), póngase en contacto con Murco e indique el número de serie del detector de gas de la etiqueta de características y de la PCB del sensor para obtener los valores de puntos de ajuste adecuados. 3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Lo mejor es que las pruebas de funcionamiento se lleven a cabo in situ, en un ambiente de aire limpio. 3.1 Sensores de semiconductor e IR para hidrocarburos: disponemos de cilindros de gas de calibración con concentración conocida y ampollas de amoniaco (NH3) a 100 ppm y ppm cuyo uso constituye una prueba de funcionamiento cuantificada. Si no dispone de gas de calibración, puede realizar una prueba de funcionamiento no cuantificada con un encendedor de gas. Al abrir la válvula sin generar llama, el gas se libera hacia el sensor y provoca la activación de la alarma. Compruebe si las luces de alarma y los relés se activan. Regulador de flujo Flujo típico 0,3 l/min Salida de 5/8 18 UNF (C10) Equipo de calibración Turbo no absorbente flexible Cubierta de calibración con orificios de ventilación Cilindro 360 mm de alto x 88 mm de diámetro 440 mm de alto con regulador de flujo 110 L de capacidad de gas de calibración 1,4 kg de peso 2\n3 Conecte el voltímetro para la unidad de 1 nivel. Pruebe en el canal entre la Clavija 4 y la Clavija 2 y para semiconductores de 2 niveles entre TP5 y TP4. Para las placas de IR entre OV y VS para supervisar la respuesta del sensor. Exponga el sensor al gas procedente del cilindro. Puede colocar el sensor entero en una bolsa de plástico o utilizar una manguera/cubierta de plástico para dirigir el gas hacia el cabezal del sensor. 4 CALIBRACIÓN (cada tres años) Los métodos alternativos descritos son los siguientes: 4.1 Sustitución de la placa del sensor (disponible para unidades de 2 niveles y unidades IR de 1+2 niveles) 4.2 Calibración de gas 4.1 SUSTITUCIÓN DE LA PLACA DEL SENSOR: disponible para sistemas de 2 niveles de alarma y unidades IR de 1+2 niveles (cada tres años) Murco recomienda sustituir la PCB del sensor por una unidad Murco certificada y recién calibrada, cada 3 años. 3.2 Sensores de infrarrojos para la detección de CO2: durante una prueba de funcionamiento cuantificada, se puede probar la capacidad de los sensores de infrarrojos para detectar dióxido de carbono con las ampollas de Murco llenas de CO2 a ppm o en cilindros de calibración. Si no dispone de ellas, puede realizar una prueba de funcionamiento no cuantificada respirando directamente sobre el sensor. La respiración humana produce suficiente CO2 para accionar la alarma. Si la prueba de funcionamiento no es correcta, realice una calibración de gas (consulte la información que aparece a continuación). 3.3 Prueba de funcionamiento con ampollas de gas 1- Asegúrese de que tanto las ampollas como el vaso de calibración estén limpios y secos. 2- Quite el tornillo de sujeción del vaso y coloque la ampolla de forma que quede en la base del vaso. Consulte la ilustración. 3- Apriete el tornillo sin romper la ampolla. 4- Retire la tapa de la caja del sensor de gas (no en el área Ex ni en unidades de un nivel, puesto que la supervisión del voltaje se puede realizar en el controlador). 5- Conecte el voltímetro para la unidad de 1 nivel. En el canal probar entre la Clavija 4 y la Clavija 2 y para semiconductores de 2 niveles entre TP5 y TP. Para placas de IR entre OV y VS supervisar la respuesta del sensor. 6. Coloque el vaso sobre el cabezal del sensor (utilice un adaptador si es necesario), o bien, si es una versión con cabezal del sensor Exd o sensor remoto con rosca M35 o M42, atornille el vaso al cabezal del sensor remoto. Debe ser un acoplamiento lo más estricto posible para permitir la exposición máxima al gas. 7- Apriete la ampolla hasta que se rompa, dejando que el contenido se difunda dentro del vaso. Se debe dejar durante aproximadamente 5 minutos. 8- La salida del voltaje aumentará. Esto confirma que el sensor responde. En el caso de las ampollas, será satisfactoria una respuesta equivalente al 50% o más de la concentración de la ampolla. 9- Elimine con cuidado los restos de ampolla del detector de gas y la caja del sensor. 3.4 Prueba de funcionamiento con cilindros de gas Retire la tapa de la caja del sensor (no en una zona Ex) de gas y el controlador (no se aplica al sensor Exd remoto, modelo para tubería de ventilación ni unidades de 1L, puesto que la supervisión del voltaje se puede realizar en el controlador). Herramientas necesarias: 1- Una placa del sensor calibrado previamente 2- Un voltímetro (se recomiendan pinzas de cocodrilo) 3- Cálculo aproximado de 10 minutos por sensor En este caso, es necesario: 1- Apagar la unidad y quitar la tapa de la caja del sensor. 2- Apuntar el código de colores del cable en las posiciones 1, 2, 3 y 4 del bloque conector. 3- Desconectar el cable y quitar los 2 tornillos de fijación de la placa del sensor, y retirar la placa. 4- Colocar el sensor nuevo calibrado previamente y volver a conectar el cable en la secuencia de colores correcta en las posiciones 1, 2, 3 y Encender la unidad y dejar que se estabilice durante 15 minutos. 6- Comprobar las lecturas de voltaje en las posiciones 1, 2, 3 y 4 siguiendo el procedimiento indicado en la Tabla 1, página 5, para asegurarse de que el cableado es correcto. Debe anotar también en la tabla cómo se debe supervisar el sensor mientras éste se normaliza. 7- Realizar una prueba de funcionamiento para confirmar que el sensor responde. 8- Conservar los registros de fecha de la prueba, número de serie del sensor y cualquier otra observación. Existen numerosas ventajas de la sustitución del sensor. Es más sencilla y más rápida que la calibración de gas. Murco garantiza la calibración y el funcionamiento correcto del nuevo sensor, lo que se confirma con un certificado de calibración y, finalmente, no tendrá que enfrentarse a ningún problema relacionado con el deterioro o la vida útil del sensor. 4.2 CALIBRACIÓN DE GAS Se trata del ajuste del detector de gas mediante el gas de calibración. Murco ofrece un equipo de calibración que consta de un cilindro de gas de calibración y una válvula de regulación de flujo con tubos no absorbentes flexibles y cubierta de calibración ventilada. En algunos casos esta opción puede resultar cara en comparación con la sustitución del sensor, debido al coste que supone acudir a un lugar, al coste del gas de calibración y de la válvula, además del recargo por el transporte del gas de calibración, ya que éste se considera una sustancia peligrosa (las ampollas no se consideran peligrosas). El procedimiento implica la configuración eléctrica seguida del ajuste mediante gases de calibración. Equipo necesario: 1- Cilindros de gas con las concentraciones de gas adecuadas para la calibración 2- Frasco de gas sin aire para calibrar/comprobar el voltaje de reserva del sensor, necesario si el ambiente del sensor no está limpio 3- Válvula de flujo de gas: velocidad de 0,3 l/min 4- Un voltímetro 5- Cálculo aproximado de 30 minutos por sensor El procedimiento varía levemente según el número de niveles de alarma. 3\n4 4.2.1 Calibración de gas: UNIDADES DE UN NIVEL DE ALARMA Desactive primero el retardo de alarma de 3 minutos en el sistema de un nivel, desplazando la conexión del puente de JP1 (Diagrama 1) a la posición de apagado. Se requieren dos ajustes y ambos se realizan en la unidad del controlador. a. Voltaje de reserva del sensor (SSV, Sensor Standby Voltage) Es la salida de espera del sensor en aire limpio. Si hay gas cerca del sensor, este voltaje aumentará. Si el SSV es mayor que el voltaje de umbral de alarma, como cuando se produce una fuga de gas, se activa el estado de alarma: se activan el LED rojo, la sirena y el relé. (Si JP1 está en posición de encendido, hay un retardo de 3 minutos.) Si el SSV cae por debajo de 0,18 V, en el controlador aparecerá un estado de avería: se activa el LED rojo, no se activan la sirena ni el relé. Conecte un voltímetro entre las clavijas 4 (- Ve) y 2 (+Ve) del bloque conector del terminal del sensor para cada canal sucesivamente (CN1, CN2, etc.) y ajuste el potenciómetro de calibración (P1, P2, etc.) al valor de SSV indicado en la etiqueta de calibración situada en el lateral de la caja para el IR fijado en SSV a 2 V. Este valor debe estar configurado ya, a menos que la antigüedad o el entorno hayan provocado la desviación. b. Voltaje de umbral de alarma (ATV, Alarm Threshold Voltage) El ATV es el voltaje con el que se activa la alarma y el relé con una concentración de gas determinada. Este voltaje se establece normalmente en 3,5 V. Conecte un voltímetro (escala de 0-10 V) entre las clavijas 4 y 1 del cabezal con la marca CAL de la placa del controlador. Este voltaje (con un ajuste normal de fábrica de 3,5 V) se configura: En controladores del sistema de 1 o 2 canales: con el potenciómetro P3 de umbral. En controladores del sistema de 4 o 6 canales: con el potenciómetro P7 de umbral. Conecte un voltímetro entre las clavijas 4 (- Ve) y 2 (+Ve) del bloque conector del terminal del sensor para cada canal sucesivamente (CN1, CN2, etc.). Aplique al sensor el gas de calibración de concentración deseada, p. ej., de ppm en aire, y espere hasta que la señal de salida del sensor se estabilice. A continuación, ajuste el potenciómetro correspondiente al canal que se está calibrando, es decir, P1 para el canal 1, P2 para el canal 2, etc. Este ajuste se debe realizar antes de que el sensor pase a estado de alarma y el LED se ilumine en rojo (un voltaje de aproximadamente 3,55 V). Elimine el gas de calibración y deje que el sensor vuelva al voltaje de reserva. Registre esta lectura de voltaje y consérvela para configuraciones eléctricas posteriores. El gas está calibrado ahora para la concentración utilizada. Repita el procedimiento para cualquier otro canal. Finalmente, devuelva el puente JP1 a la posición de calibración previa. Para el IR conecte el voltímetro entre 0V y VS en la placa del sensor según indica el Diagrama 3. Aplique gas de calibración con la concentración deseada, por ejemplo 5000 ppm en aire al sensor y permita que se estabilice la salida del sensor para estabilizar y registrar este voltaje. Conecte el voltímetro entre 0V y alto y ajuste P7 a 50 mv por debajo del voltaje registrado. El sensor estará en alarma. Conecte el voltímetro entre las clavijas 4(-Ve) y 2(+Ve) del canal que se está calibrando. El potenciómetro del controlador del canal que se va a calibrar debe ajustarse, es decir, P1 para el canal, P2 para el canal 2, etc. Debe ajustarse hasta que el sensor entre en alarma (el LED rojo se enciende con un voltaje de aproximadamente 3,55 V). Retire el gas de calibración y permita que el sensor vuelva a su voltaje de reserva. Anote el voltaje registrado para configuraciones eléctricas posteriores. Ahora estará calibrado para la concentración de gas utilizada. Repita para los canales siguientes. Por último devuelva el puente JP1 a la posición de calibración previa Calibración de gas: UNIDADES DE DOS NIVELES DE ALARMA El retardo en un sistema de 2L es de aproximadamente 25 segundos y no se puede desactivar. Todos los ajustes se realizan en la PCB del sensor y hay tres elementos que se deben ajustar: el voltaje de reserva y dos umbrales de alarma. a. Voltaje de reserva del sensor (SSV, Sensor Standby Voltage) Los ajustes de fábrica se indican en la etiqueta de calibración en el lateral de la caja. Conecte el voltímetro entre TP5 (0 V) y TP4 (+Ve) y ajuste el potenciómetro RV1 en 0,3 V (en las unidades IR SSV está fijo). Este valor ya debe estar configurado correctamente, a menos que la antigüedad o el entorno hayan provocado la desviación. b. Voltaje de umbral de alarma (ATV, Alarm Threshold Voltage) Umbral bajo: Conecte el voltímetro entre TP5 (0 V) y TP2 (+Ve)/0V y bajo para unidades IR, configure el voltaje tal como se muestra en la etiqueta de calibración ajustando el potenciómetro P8. Umbral alto: Conecte el voltímetro entre TP5 (0 V) y TP1 (+Ve)/0V y alto para unidades IR, configure el voltaje tal como se muestra en la etiqueta de calibración ajustando el potenciómetro P7. Recuerde que hay un retardo de respuesta integrado en la alarma, de aproximadamente 25 segundos en ambos niveles de alarma. Supervise el voltaje entre TP5 (0V) y TP4 (+Ve)/0V y VS en las unidades IR. Aplique al sensor el gas de calibración con concentración baja y espere hasta que se estabilice la señal de salida del sensor. Registre este voltaje. Aplique al sensor el gas de calibración con concentración alta y espere hasta que se estabilice la señal de salida del sensor. Registre este voltaje. Si los voltajes registrados para la alarma baja y alta son diferentes a los de los ajustes de fábrica que se indican en la etiqueta de calibración, ajuste P8 y P7 a los valores nuevos siguiendo el procedimiento anterior. Registre y utilice estos nuevos valores para usarlos en configuraciones eléctricas posteriores. Diagrama 1 Diagrama 1 Unidad MGD de 1 o 2 canales. Unidad MGD de 4 o 6 canales. 4\n5 Diagrama 2: Sensor de dos niveles 5- RECOMENDACIONES ADICIONALES LED 5.1 FALSAS ALARMAS: si se producen falsas alarmas a causa de los gases de fondo, las emanaciones de la pintura, etc., o bien a causa de condiciones de humedad o temperatura extremas, puede ajustar los valores para compensar dichas condiciones. TP1 Sistemas de un nivel Debe reducir el nivel de SSV en incrementos de 0,5 V hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad. TP4 TP SEN RV1 TP2 Sistemas de dos niveles Debe aumentar el umbral de alarma pertinente en incrementos de 0,2 V hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad. 5.2 DOBLE COMPROBACIÓN DE SI LAS CONEXIONES SON CORRECTAS Diagrama 3: P8 P7 Para asegurarse de que las conexiones de cables de los detectores de gas son correctas, puede comprobar los voltajes en los bloques de terminales de cables del sensor de la PCB del controlador o mediante un voltímetro de 0-10 V siguiendo el procedimiento indicado en la Tabla 1. VS LED Coloque la sonda negativa en la posición de terminal 4 y la positiva en la posición 1, 3 y 2, y compruebe los valores de voltios. Las lecturas son más bajas en el sensor debido a la caída de alimentación de la línea. Los terminales deben tener los valores que se enumeran a continuación: HIGH LOW OV SEN P8 P7 PRECAUCIÓN El voltaje de umbral alto debe ser superior al umbral bajo, o de lo contrario, la unidad no funcionará correctamente. Tabla 1. Valores de conexiones correctas Número de posición En el sensor Controlador Sin sensor instalado 4 Es el lado negativo de la alimentación eléctrica. Negativo Negativo 1 Lectura mínima de alimentación eléctrica de 7,2 V, a menos que se produzca reducción por pérdida de potencia. +10 V V 3 Aproximadamente 4-5 V. +4,8-5 V +5 V 2 Sistema de un nivel: voltaje de reserva del sensor* según se indica en la etiqueta de calibración situada en el lateral de la caja. Sistema de dos niveles: valores de referencia internos típicos, aproximadamente. (0=Avería) +0,4 V +1,6 V +2,8 V 0 Sensor en espera Estado de alarma baja Estado de alarma alta La señal del voltaje del sensor será inicialmente muy alta y disminuirá gradualmente (en aire limpio) al valor de SSV indicado en la etiqueta de calibración. La unidad IR mostrará 0V hasta que finalice el calentamiento de 2 minutos. Puede supervisar este proceso de la siguiente forma: 1. Sistemas de 1 nivel: conecte un voltímetro y supervise el voltaje entre las clavijas 4 (-Ve) y 2 (+Ve) del bloque conector del terminal del sensor para cada canal sucesivamente (CN1, CN2, etc.). Para la supervisión de IR entre 0V y VS. 2 Sistemas de 2 niveles: conecte el voltímetro y supervise el voltaje entre TP5 (0 V) y TP4 (+Ve). Para la supervisión de IR entre 0V y VS. 5\n6 Certificado de prueba de MGD (ejemplo) soluciones de detección de gases (Descargar original de nuestro sitio Web Utilizar junto con el procedimiento de comprobación y calibración de Murco) Descripción del producto: MGD Número de serie del controlador: Números de serie de la PCB del sensor MGD Fecha de la primera calibración: 25/10/05 Fecha de la última calibración: 25/10/05 (consulte la etiqueta de características) Tipo/rango del gas de prueba: Cilindro, ppm, R-404A, nº de lote xxxx 1. Procedimiento de configuración eléctrica: registrar voltajes Restablezca las unidades a la configuración de calibración de fábrica. Voltios Puntos de ajuste de fábrica de la etiqueta de características Voltaje de reserva del sensor Umbral bajo de alarma Umbral alto de alarma Lecturas reales Punto de ajuste ajustado/final (si corresponde) 2. Realización de la prueba de funcionamiento (definir retardo en cero en las unidades de 1 nivel. Anotar respuesta con retardo de aproximadamente 35 segundos en las unidades de 2 niveles) Alimentación (LED verde) Alarmas visuales (LED amarillo/rojo) Dispositivo acústico operativo Relés operativos Sistema remoto si está conectado al relé Sistema correcto Si el sistema ha fallado, sustituya el sensor o realice la calibración de gas. Consulte la información que aparece a continuación. 3. Cambio del sensor Instale la nueva PCB del sensor. Realice la prueba de funcionamiento para confirmar que el sistema funciona. 4. Calibración de gas in situ (cada 3 años) Siga el procedimiento de Murco y registre los voltajes finales de los puntos de ajuste ajustados en la tabla de registro anterior. Sistema correcto Si el sistema MGD no ha respondido correctamente y no se ha podido calibrar de nuevo por su antigüedad, exposición a gases, etc., se debe reemplazar la PCB del sensor (sistemas de 2L) o los elementos sensores y se debe repetir el procedimiento de prueba. Sistema correcto Por la presente se certifica que se ha llevado a cabo el procedimiento de prueba indicado anteriormente y que el sistema MGD funciona según las especificaciones. Prueba realizada por Firma Fecha 6\nMGS: Modelo EC/SC del sensor de gas Murco Detector de gas y transmisor\nMGS Installation and Operation Manual 009_ES.qxp:Layout /9/0 :0 PM Page MGS: Modelo EC/SC del sensor de gas Murco etector de gas y transmisor Instalación y funcionamiento* Contenido Página Instrucciones


diferencia entre la trituradora movil y movil semi fijo (7) y una mvil (5), que son las que producen la desintegracin de las rocas con un . compromiso entre los costos de mantenimiento y recambio del mismo y la . Obtener precio. nuevo mvil de trituradora de t precio. maquinaria trituradora de mandbula trituradora primaria. trituradora de piedra secundaria movil. trituradora de piedra movil para la venta en karnataka, trituradora primaria y secundaria de piedra venta trituradora usada con primaria y, Contacto proveedor Pgina siguiente: pedestal resistente amoladora 305mm 3 hp 415v busco trituradora\n12 Oct 2015 La trituradora de mandbula se destina principalmente al uso de la maquinaria de trituracin de primer nivel o primaria (trituracin gruesa y media), de mandbulas de acuerdo con el lugar que ha sido fijada la superficie mvil: Se aplica principalmente a la trituracin de\nTrituradora De Mandbula Primaria Mvil Utilizada Para, trituradora s primaria cantera, roca utilizada para la venta trituradora de de piedra trituradora de mandibula movil trituradora de quijada primaria para la . Chatea ahora; Trituradora de Mandbulas.\nPlanta mvil de chancado (trituracin) de mandbula . La planta mvil de chancado C116 ™ en un chasis avanzado est construida alrededor de la trituradora de mandbulas C116 una planta primaria de chancado de mandbula utilizada en aplicaciones de cantera. SERVICIO EN LNEA\ntrituradora de piedra de mandbula primaria de bauxita\nmquina trituradora de mandbula de basalto para la venta. mquina trituradora de mandbulas primaria mvil a la Esta lnea incluye alimentador vibratorio, trituradora de mandbula, trituradora de impacto, trituradora de impacto de eje vertical,etc. Molino de basalto se puede dividir en molino de Raymond, molino de rodillos de alta presin, molino de alta presin de polvos .PE Series\ntrituradora primaria de mandbula govtvacancyin. trituradora de mandibulas primaria en venta trituradora de mandibula primaria en ventatrituradora de mandibulas primaria de PE serie trituradora de mandbula se utiliza por lo general como triturado trituradoras de mandbula de segunda mano en precio india [chat en vivo]\nChina Ahorro De Energia Trituradora De Mandibula . pantalla mvil de la energa y la trituradora. Tamiz vibratorio lineal-Fabricante de trituradoras - Mquina para hacer arena; Trituradora mvil: Planta Mvil de Quijada PP Planta materias de series especificaciones, ahorro de energa, alta eficiencia de capacidad, Modelo, Superficie de la pantalla, Max Alimentacin Tamao(mm) Ver\ntrituradora primaria de mandbula para triturar; Planta trituradora de piedra costo rajasthan; trituradora de roca de doble palanca; Precio de trituradora mvil de 100 tph; trituradora de piedra para la venta en nueva Zelanda; Calcined Magnesite Rotary Kiln; trituradoras de cono para la venta aus; molino de tornillo especificaciones\nTrituradora de mandbula - zxcrusher. Trituradora de mandbula es ideal para trituracin primaria y secundaria de los materiales con resistencia a la compresin inferior a 320MPa . Trituradora de mandbula tiene las ventajas como, la alta proporcin de trituracin, mayor capacidad, regular tamao del producto final, simple estructura\nPlanta Mvil de Chancado (trituracin) de Mandbula . La planta mvil de chancado de mndibula C116™ tiene un chancadora (trituradora) primaria de mandbula utilizada en aplicaciones de cantera. SERVICIO EN LNEA; chancadora de proveedor de maquinas piedra planta automatica. PE trituradora de mandbula se utiliza generalmente como.\ngranito mvil trituradora primaria fabricante\ngranito trituradora primaria para la venta Trituradora de mandbula de piedra mvil para trituracin primaria con precio .. trituradora de granito fabricante la trituradora de mandbula fabricante . 100 pequeo trituradora/pequea trituradora de roca dura Venta caliente en Read more\nLa Trituradora de Mandbula primaria est diseada para la trituracin de piedra de mayor tamao. En algunos lugares, cuando el banco de piedra o el tamao de la piedra de ro lo permite, solamente se usa la secundaria, pero por lo regular se necesita colocar una mquina primaria, puesto que el tamao de las piedra sobrepasa la\nmovil planta de lavado de diamantes en venta. movil planta de procesamiento de oro y una mesa para la venta. plantas de lavado de oro movil zimbabwe. 16 jul para el lavado en de oro aluvial plantas planta de oro proveedor supernext precio . 1t h extraccin de oro mesa vibratoria concreto para la garanta 1 ao de oro us . mvil trituradora de impacto used tph trituracin planta para la\ntrituradora mvil primaria de mineral de . Planchas de acero al manganeso para el mineral de trituracin. placa de acero al manganeso para la trituracion de mineral, Una trituradora, chancadora o chancador, es una mquina que procesa un material de de mandbulas de acuerdo con el lugar que ha sido fijada la placa mvil: La trituradora de mandbula se conviene para a mineral de hierro .


Abren inscripción para la Cátedra Libre de DDHH y Participación Ciudadana\nSe encuentra abierta la inscripción para el curso 2016 de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la UNNE, cuya clase inaugural está prevista para el jueves 23 de Junio, en el Salón Dr. Eliseo Popolizio (Edificio Prodesos, Campus Resistencia). La Cátedra Libre, a cargo del Dr. Norberto Liwski, propone una formación integral en la temática, y está destinada a estudiantes de la UNNE de todas las carreras, graduados, docentes, no docentes, referentes de organizaciones sociales, y público en general.\nAlgunos de los temas a tratar serán: Sistema Internacional y Regional de protección a los Derechos Humanos; Derechos Humanos y construcción democrática. Políticas de la memoria y juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio; Derechos económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva; La discriminación en Argentina. Infancia- genero. Pueblos originarios; Derechos Ambientales; Nuevas formas de ciudadanía. Movimientos Sociales. Participación ciudadana. Participación y ciudadanía en contextos de vulnerabilidad; Desafíos actuales de los Derechos Humanos.\nDesde el año 2016, la Cátedra Libre de DDHH y Participación Ciudadana pasó a formar parte de la estructura del Centro de Estudios Sociales (CES-UNNE), centro de investigación que tiene como una de sus líneas prioritarias lo referente a participación ciudadana en la región. El Consejo Académico de la misma está conformado por: el Prof. Adolfo Pérez Esquivel; el Dr. Ramón Leguizamón; Dr. Víctor Alonso; Dr. Jorge Auat; Dr. Héctor Zimerman y el Dr. Daniel Domínguez Henain.\nPara informes e inscripción: Centro de Estudios Sociales (CES – UNNE), Av. Las Heras 727, Tel: 0362 4452826 (int.112), ces.unne@gmail.com


Asden y el 15-M crean una asociación para impedir la prospección de fractura hidráulica - SoriaNoticias\nAsden y el 15-M crean una asociación para impedir la prospección de fractura hidráulica\nEl grupo ecologista Asden y el Movimiento 15-M de Soria han convocado a asociaciones, ayuntamientos y particulares a una reunión que se celebrará este martes 19 de junio, para crear una Plataforma Contra la Fractura Hidráulica en Soria. Será en el salón de actos del Centro de La Presentación, en la plaza Bernardo Robles, a las 19.00 horas.\nAsden explica que, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, en la provincia de Soria se van a llevar a cabo prospecciones, "con el fin de explotar hidrocarburos mediante la destructiva técnica conocida como fractura\nhidráulica o 'fracking'".\nEste método, según el grupo ecologista, consiste en una perforación a cientos de metros de profundidad, que se ramifica horizontalmente para acceder a capas de pizarra donde pueden existir burbujas de gas. Posteriormente, se hacen explotar esas capas para juntar el gas que será extraído. "Este proceso conlleva la inyección de productos químicos altamente contaminantes, y que tienen consecuencias gravemente nocivas para el medioambiente y la salud, especialmente por la posibilidad de contaminación en los acuíferos y los daños irreversibles que esto conlleva", asegura Asden.\n"Actualmente, los aprobados proyectos de investigación, carentes de documentación básica como el Impacto Ambiental, esconden realmente la explotación comercial del posible hidrocarburo. Esta práctica solo beneficia a empresas, que actuando con distintos nombres, y provocando pérdidas irrecuperables, se disuelven eludiendo responsabilidades y arrasando el medioambiente, como se ha producido en diversos lugares de los Estados Unidos (motivo por el cual se ha prohibido en varios países europeos)", añaden los ecologistas.


Minglanilla, Villalba de la Sierra y Sisante acogieron la séptima jornada de la fase previa del IV Circuito de Frontenis | Cuenca News\nMinglanilla, Villalba de la Sierra y Sisante acogieron la séptima jornada de la fase previa del IV Circuito de Frontenis\nmiércoles 07 de septiembre de 2011, 12:39h\nEl pasado fin de semana se celebraba la séptima jornada de la fase previa del IV Circuito de Frontenis de la Diputación de Cuenca, con la disputa de pruebas en tres de las siete zonas. Este apasionante fin de semana comenzaba el sábado con la prueba de Cañete (Zona 3) y continuaría el domingo con las pruebas de: Villalba de la Sierra (Zona 2), Minglanilla (Zona 3) y Sisante (Zona 5).\nCuarta prueba de la zona 2 que reunió a 9 parejas que quedaron encuadradas en tres grupos de tres en busca de las semifinales.\nTras una disputadísima fase de grupos llegó el momento de las semifinales que enfrentaban por la parte alta del cuadro a Jorge Saiz y Diego Abarca contra Carlos Lorenzo y Virgilio Cuenca y que se decidió a favor de Jorge y Diego por 15-6.\nLa segunda semifinal enfrentaba a Pedro Viejobueno y David Ballesteros contra José Ramón De Manuel y Roberto Tudela y que se resolvió a favor de estos últimos por 15-11 tras una entretenida partida.\nEn la disputa del tercer puesto se impusieron Carlos y Virgilio por 15-6.\nLa gran final nos ofreció un bonito espectáculo entre las 2 parejas que se habían mostrado más fuerte durante el torneo y que finalmente se decantó del lado de Jorge y Diego por 15-8.\nLa penúltima prueba de la Zona 3 tuvo lugar el sábado pasado, congregando a ocho parejas, que se distribuyeron en dos grupos para jugar la liguilla previa, donde ya se pudieron ver resultados muy igualados.\nA la primera semifinal llegaron José Antonio Navarro y Emilio José Gallego, que se enfrentaron a Roberto Oñate y Ángel Marín, con victoria para los primeros sin demasiadas dificultades por 16-5. En el segundo cruce de semifinales se encontraban Pedro Carro y Diego López con Teodoro Sevilla y Pedro Viejobueno, con un resultado final de 15-9.\nLa lucha por el tercer puesto fue para Roberto Oñate y Ángel Marín, que vencieron a Teodoro Sevilla y Pedro Viejobueno por 15-8.\nY en la gran final José Antonio Navarro y Emilio José Gallego se hicieron con una trabajada victoria ante Pedro Carro y Diego López por 15-13.\nTras la prueba del Cañete, el domingo se jugó la última de las pruebas de la Zona 3. Cinco parejas se jugaron la victoria en una emocionante liguilla en la que todas las parejas midieron sus fuerzas.\nCampeones fueron los hermanos de Minglanilla, Rodrigo y Vidal Martínez, que ganaron sus cuatro partidas e hicieron una gran exhibición, al marcar hasta doce puntos dobles. Tras ellos, en el segundo puesto, Ascensión Cisca e Iván Seco, sólo cedieron en la partida que les enfrentó a los campeones. Este resultado permite a la pareja de Valencia empatar en el primer puesto en la clasificación de la zona.\nEl bronce se lo llevaron Sergio Hernández y Diego López, con dos partidas ganadas y otras dos partidas perdidas.\nPenúltima prueba de la zona 5 que contó con la presencia de 10 parejas, que disputaron una durísima fase de grupos en búsqueda de una plaza en semifinales.\nEn la primera de estas semifinales la pareja formada por Álvaro López y Rafael García se enfrentaba a Diego Galindo y Abel Rubio, y finalmente se resolvió del lado de los primeros por 15-7. En la segunda semifinal la victoria fue aún más clara para José Antonio Navarro y José Luis Algarra, que se impusieron a Emilio García y José Antonio Gómez por 14-0.\nEn la disputa del 3º y 4º puesto Abel y Diego se impusieron por 14-6.\nLa gran final enfrentaba a 2 parejas que ya se habían enfrentado en la fase de grupos y que se había resuelto del lado de José Antonio Navarro y José Luis Algarra por 11-7. La gran final tuvo un guión muy similar al partido de la fase previa y se resolvió por el mismo resultado a favor de José Antonio y José Luis, que se mostraron como la bestia negra de Álvaro López y Rafael García. Con esta victoria José Antonio Navarro y José Luis Algarra aumentan la distancia en la clasificación general de la zona 5 con sus perseguidores.\nEl circuito no para este fin de semana y el domingo 11 tendremos pruebas en tres de las siete zonas. Las localidades donde hay jornada son:\n- En la zona 1, La Peraleja\n- En la zona 5 se disputa la última prueba en Villanueva de la Jara\n- La zona 7 también concluye con la disputa de la prueba de Mota del Cuervo.


Tendencias a tus Pies >>> Selección Zapatos FW2014 | Have A Nice Tee\nPublicado el 22/02/2014 por haveanicetee\tDeja un comentario\nSiento tener que escribir sobre prendas de invierno, pero ya debemos pensar en qué vestiremos la próxima temporada, y qué mejor que comenzar con los pies, con los zapatos.\nPreparé una selección especial para Have A Nice Tee, recogiendo mis diseños de zapatos favoritos de los sitios Mr. Porter y SSense. Si tienes suerte puedes encontrar alguno de estos modelos aún, ya que la temporada se comienza a terminar en el hemisferio norte.\nSeguramente no vamos a encontrar todos los modelos que vemos acá en la escena nacional, pero nos servirá de inspiración, para que cada cual lo adapte a su vida y cree su propio estilo.\nVeremos mucho colores metalizados, brillos y plastificados, incluso el tornasol. Uno de mis favoritos es el que bauticé como modelo “Chaplin”. Con un glamoroso cuerpo brillante que se degrada hacia unas redondeadas puntas desgastadas, cerrando con unos largos y rebeldes cordones, hacen de este modelo un compañero muy aperrado y a la vez muy estiloso. Ahora, si le sumamos “comodidad”, pienso que serían el básico ideal para la próxima temporada. Sí, claro que son italianos, hechos por Marsèll.\nLes dejo mi Top 10 a continuación junto a más alternativas, que la verdad, es como mi Top 35.\nEtiquetas: boots, botas, boys, casual, chelsea, chelsea boots, italy, man, marsell, men, mr. porter, shoes, sneakers, ssense, top 10, uk, zapatillas, zapatos. Añadir a marcadores el enlace permanente.\nPrevious post ← Balenciaga SS 2014 >>> Fashion Shots\nNext post Rugbistas al desnudo >>> All Blacks + Jockey →


BEISBOL CAMPECHANO: * CLASICO DEL GOLFO\nEste viernes 23 de mayo se llevará al cabo el inicio del Clasico del Golfo edición 2014, entre los Piratas de Campeche que estarán visitando a los líderes de la zona sur Delfines del Carmen, en el estadio Resurgimiento de la Perla del Golfo.\nEl primero de la serie será a las 8 de la noche, en el inmueble deportivo de la Colonia Petrolera de Ciudad del Carmen.\nSerá el primer cotejo de un total de nueve desafíos que se han programado para la temporada 2014, de los cuales son seis en tierras carmelitas y unicamente tres en la capital campechana.\nDespués de este fin de semana, ambos equipos volverán a enfrentarse, del viernes 1 al domingo 3 de agosto en el Resurgimiento y en la ciudad de Campeche, estarán del martes 12 al jueves 14 del mismo mes y de paso bajarán el telón de la campaña regular.\nLa historia de estos dos equipos campechanos en la LMB, comenzó a escribirse en la temporada 2012, han pasado dos campañas y en cada una de las temporadas se han jugado nueve partidos, para un total de 18 encuentros en el historial.\nEl record es de 9 triunfos y 9 derrotas para Piratas y Delfines.\nEn el 2012 fueron los filibusteros quienes arrasaron con sus rivales con 8-1 en triunfos y derrotas. En el 2013 esa misma cifra fue para los cetáceos.\nPara el primero de la serie por Campeche, lanzará el zurdo Jorge Luis Castillo y el sabado le toca el turno a Francisco Campos, para el domingo Sean Gallagher.\nCONVOCADOS AL JUEGO DE ESTRELLAS\nLos lanzadores Rolando Valdéz y José Manuel López, fueron convocados para participar en el Juego de Estrellas que se estará realizando en Cancún, Quintana Roo, apartir del viernes 30 de mayo hasta el domingo 1 de Junio, cuando se realizará el gran juego estelar. El primer día será la bienvenida, el sabado habrán varias actividades extradeportivas y por la tarde el derby de jonrones y el domingo a las seis de la tarde el Juego de las Estrellas.


Análisis Técnico Bitcoin — Bitcoin cae un 20%, ¿Ahora qué? – Crypto Chile – Comunidad de Monedas virtuales\nAnálisis Técnico Bitcoin — Bitcoin cae un 20%, ¿Ahora qué?\nDesde la semana pasada, el precio de Bitcoin había logrado una vez más un nuevo máximo histórico, en torno a los 41.984,08 dólares.\nUna vez el mercado logró cotizar en torno a los últimos máximos que tenemos registrados, generó una estructura de tipo lateral, la cual duró 2 días y, fue el primer indicio del siguiente gran movimiento que ha impactado al mercado.\nLos alcistas que venían comprando cada vez a un precio mayor, se vieron en problemas rápidamente cuando la oferta se hizo presente en torno a los 39.300 dólares.\nUna vez que el precio perforó la zona de mínimos que formó durante 2 días seguidos, vimos un aumento en la oferta, que produjo un rápido descenso en la cotización de un 11%, el cual fue corregido rápidamente, pero no por mucho tiempo, luego el precio pierde el nivel de mínimos en torno a los 34.000 dólares, lo que vuelve a crear otro impulso bajista, esta vez de un 14%.\nEl precio de Bitcoin, luego de 16 días de un rally alcista bastante vertical, presenta los primeros signos de corrección importante, corrigiendo desde sus niveles de máximos prácticamente un 27%.\nHa habido mucha expectación en el mercado, en este análisis, observaremos las señales que tenemos con respecto al precio, su demanda y volumen, para proponer algunos escenarios que creemos pueden desarrollarse durante los próximos días.\nEn el análisis anterior, habíamos observado un aumento en la demanda, que se produjo en un retroceso importante, en el cual vimos al precio retroceder prácticamente un 20%. Lo que propusimos fue lo siguiente:\nCita textual análisis anterior:\nEl escenario alcista comenzaría con la superación de la “Resistencia corto plazo”, nos referimos al nivel de los 32.178,64–32.525,60 dólares.\nEl último nivel de oferta se ha posicionado en torno a los 32.178,64–32.525,60 dólares, por lo que es probable que el aumento de volumen en la zona del soporte corresponda a un volumen de recompra o de acumulación y, el precio esté listo para desarrollar otro impulso alcista, esto lo comprobaríamos una vez que el precio haya superado la resistencia indicada anteriormente.\nPodría generarse un proceso lateral los próximos días en el rango compuesto por la resistencia y el soporte, una señal de que este proceso de indecisión entre oferta y demanda, va a tener un desenlace alcista, sería que el precio perforara la directriz bajista señalada en el gráfico.\nEste escenario, quedaría invalidado si el precio es capaz de generar velas de rango amplio cotizando por debajo de la zona de los 29.852 dólares, señalado en el gráfico como “soporte corto plazo”.\nPodemos observar, como los días posteriores a la publicación del análisis, el precio reacciona a su estructura y alcanza “nuestro objetivo alcista”.\nEl precio fue capaz de perforar la directriz bajista y superar la “resistencia corto plazo”, sin perforar el “soporte corto plazo”, estos eran los requisitos desde el punto de vista técnico, para validar el posible desenlace de la demanda y un posible impulso alcista. Por lo tanto, el precio cumple con los requisitos propuestos para el escenario alcista.\nAl día de hoy, podemos observar el último impulso alcista de un 28% aproximadamente, si contamos desde los máximos históricos, hasta la “zona de demanda importante”, que al parecer se ha establecido como un nuevo nivel de soporte.\nDebemos tener en cuenta que los movimientos correctivos en el precio de Bitcoin son normales, en realidad, lo son en cualquier tendencia alcista de cualquier activo o mercado.\nPor lo general, cuando Bitcoin genera movimientos alcistas o rallys tan verticales, como los hemos visto en este último mes, en algún momento vienen correcciones, que en promedio van del 15% al 20%, tal como lo hemos visto en esta última corrección bajista. A pesar de que mucha gente entra en pánico, la verdad es que conforma parte de un movimiento normal dentro de la naturaleza volátil de este activo.\nEl precio generó una estructura lateral de distribución en torno a sus máximos históricos, podemos ver como el precio no logró realizar nuevos máximos, por lo tanto, comenzó a lateralizar o “distribuir” parte de la demanda que se había acumulado durante la subida, lo que a nivel técnico se debe percibir como agotamiento en la demanda y debilidad en el corto plazo. Podemos observar que una vez pierde la zona de mínimos de esa estructura es cuando comienza esta última tendencia bajista de corto plazo.\nPor el momento, nos encontramos cotizando cercano a un nivel psicológico, el nivel de los 30.000 dólares, que anteriormente, también fue una zona de mínimos antes de todo el recorrido alcista desde la semana pasada, el cual es de casi un 40%.\nDebemos estar atentos a este nivel y creemos que podrían darse los siguientes escenarios:\nEl escenario alcista comenzaría con la superación de la “resistencia de corto plazo”, también el precio debería perforar la “directriz bajista” activa señalada en el gráfico.\nLuego de la corrección de un 20%, creemos que el precio ha llegado a ciertos niveles de sobre venta en el corto plazo. Vemos que existe cierto interés comprador en torno a los 30.000 dólares. Si la demanda aumenta lo suficiente, deberíamos ver al precio lateralizar, lo que a nivel técnico podríamos decir que es el desarrollo de un proceso acumulativo, este proceso, terminaría por cumplirse superando la última zona de oferta ubicada en torno a los 33.608,34 dólares, destacada en el gráfico como “resistencia corto plazo”.\nSi el precio completa este proceso y, vemos un desenlace alcista desde este nivel, creemos que la zona objetivo sería volver a cotizar en torno a los 36.000 y los 36.457 dólares, como primer objetivo. El segundo objetivo estaría en torno a los 38.607–39.311 dólares.\nTodo este escenario quedaría invalidado, si el precio es capaz de generar velas de rango amplio bajistas, con cierres por debajo del nivel de los 30.000 dólares.\nEl escenario bajista comenzaría como siempre con la perforación del “soporte corto plazo”, nos referimos al nivel de los 30.000 dólares aproximadamente.\nEl nivel de los 30.000 dólares ha funcionado anteriormente como un nivel de mínimos importantes, es por esta razón, que si el precio logra cotizar por debajo del nivel de soporte, deberíamos ver una extensión bajista que podría llevarnos en el corto plazo a los 26.627–26.089 dólares, zona señalada como “nivel objetivo bajista”.\nTambién el precio no debería ser capaz de perforar la directriz bajista, para dar mayor confianza a que pueda producirse este movimiento\nEl escenario quedaría invalidado si el precio es capaz de perforar la directriz bajista activa y, además la “resistencia corto plazo”.\nEl precio de Bitcoin ha experimentado una corrección que ha puesto algo nerviosos a los alcistas del mercado. De todas formas, teniendo en cuenta la estructura del precio, podemos ver que esta corrección de más de un 20% corresponde a un movimiento normal de este activo.\nEl mercado, había generado nuevos máximos en torno a los 41.984,08 dólares, todos esperaban un rally alcista hasta la zona de los 45.000 dólares e incluso 50.000 dólares, pero esto no ocurrió y vimos al precio perder terreno y volver a cotizar en torno a los 30.000 dólares.\nEs importante entender, que los mercados alcistas, como es la tendencia del mercado de Bitcoin, es una secuencia de impulsos alcistas y bajistas, lo que vivimos posterior a los 20.000 dólares fue un rally alcista, bastante vertical de un 100% hasta los 40.000 dólares aproximadamente. Por lo tanto, es bastante normal que veamos procesos correctivos del orden de un 15% a un 20%, ya que es parte de cualquier tendencia alcista, y la variacíón del precios es propia de la naturaleza especulativa y volátil de Bitcoin en particular.\nHacemos un llamado a mirar antes de actuar y esperar que el precio responda a las estructuras que vamos observando y actualizando constantemente.\nAnálisis Técnico Bitcoin — La primera corrección del precio y nuevas estructuras.\nBuy Bitcoin and Ether in a safe and secure way\nAnálisis Técnico Bitcoin — Bitcoin cae un 20%, ¿Ahora qué? was originally published in Orionx on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.\nPosted in OrionXTagged orionx\nPrev DC Ventures invertirá en una aplicación gastrotech nacida en Argentina\nNext BitMex pagará 44 millones de dólares en un acuerdo legal con antiguos fundadores


Agricultura - Perú celebra su día nacional de la patata, con 4.300 variedades | Noticias de Sociedad en Diario de Navarra\nPerú celebra su día nacional de la patata, con 4.300 variedades\nLas hay alargadas, redondas, rugosas, lisas, grandes, pequeñas, blancas, amarillas, moradas, negras e incluso rojas, pero todas tienen en común su origen nativo\nVariedades de patatas peruanas.\nActualizada 31/05/2015 a las 10:37\nLa patata, el tubérculo más emblemático de la agricultura peruana, reunió este sábado en Lima a agricultores de las regiones andinas del país para celebrar el día nacional de la papa, con exhibiciones de las más de 4.300 variedades nativas que se cultivan en los Andes peruanos.\nLas hay alargadas, redondas, rugosas, lisas, grandes, pequeñas, blancas, amarillas, moradas, negras e incluso rojas, pero todas tienen en común su origen nativo, cultivadas de manera tradicional desde hace siglos en zonas que bordean los 4.000 metros de altura, y dirigidas principalmente al consumo de la población local.\nEl presidente de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa del Perú, Edilberto Soto, comentó que "la papa ya es un alimento universal, pero las variedades nativas todavía son un privilegio de la cordillera de los Andes, y se hallan en gran parte de Perú y Bolivia, además de en zonas de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina".\n"Cada región y agricultor tiene sus propias variedades. Son más que un alimento porque, por sus coloraciones y pigmentaciones, pueden ofrecernos diversos tipos de vitaminas y minerales muy saludables", explicó Soto durante la celebración de la sexta feria nacional de la papa nativa.\nEl productor señaló que las patatas nativas se clasifican según el color de su carne, ya sea amarillo, blanco, azul y rojo, y añadió que esos dos últimos grupos son los más nutritivos porque tienen un alto contenido en antioxidantes.\nEl responsable del banco de semillas del Centro Internacional de la Papa (CIP), René Gómez, indicó que entre las papas con gran capacidad de antioxidante está la papa negra, "que es completamente morada por dentro y por fuera", y ayuda a prevenir la aparición de tumores y el envejecimiento celular.\nGómez también valoró que las papas nativas tienen más materia seca, y por lo tanto más alimento, que las papas comercializadas para los mercados de las grandes ciudades.\nEl especialista señaló que su banco de genes almacena más de 10.000 especies de patatas entre las nativas, cultivadas por campesinos de las zonas altas de los Andes, las mejoradas, dirigidas al consumo masivo, y las silvestres, que crecen sin cuidado alguno.\nSin embargo, Gómez alertó que los cultivos de las papas nativas se encuentran amenazados por el calentamiento global, que progresivamente reduce la superficie de las plantaciones.\nEl experto explicó que la franja montañosa donde crecen las papas nativas ascendió 200 metros en los últimos 30 años, al pasar de entre los 3.850 y 4.050 metros hasta situarse entre los 4.050 y 4.450 metros de altura, donde hay menos superficie para cultivar.\n"Como hace más calor en las zonas bajas, las plagas y enfermedades que antes estaban más abajo amplían su alcance y arrinconan a las papas nativas hacia las cimas de las montañas", agregó Gómez.\nEl científico relató que el CIP trabaja en un programa de "repatriación" de papas a los agricultores andinos que consiste en mejorar las variedades nativas para incrementar su capacidad de producción y de resistencia a las plagas, mediante el cruzamiento seleccionado con papas silvestres.\n"Las silvestres sobreviven a todos los embates de la naturaleza y concentran genes para resolver casi cualquier problema. Hay especies que crecen en zonas áridas, otras en zonas extremadamente húmedas o frígidas, por lo que pueden resolver el problema del cambio climático", comentó.\nPor su parte, el especialista del CIP, Miguel Ordinola, relató que Perú es ya el primer productor de América Latina con 4,7 millones de toneladas anuales, mientras que el consumo interno aumentó de 65 a 85 kilos al año por persona durante la última década.


Team ”Chayanne” se convirtió en el tercer equipo en zona de clasificación\nLograron las tres estrellas\nTeam "Chayanne" se convirtió en el tercer equipo en zona de clasificación\nEn este nuevo capítulo de Starstruck, fue el team Chayanne el que logró destacar y quedarse con el triunfo de la noche, pasando a los doce mejores.\nEs así como este lunes llegó el turno de seguir la competencia con el Grupo 3, integrado por los teams Shakira, Joe Cocker, Ana Gabriel y Chayanne.\nTeam Chayanne es el gran ganador de la noche\nLuego de una noche de grandes presentaciones, se produjo una victoria contundente por parte del team Chayanne. En concreto, el equipo logró las tres estrellas necesarias para acceder directamente a la zona de clasificación\nDe esta manera, el team pasó a quedar dentro de los 12 mejores teams de “Starstruck, de fanáticos a estrellas”. Ellos fueron los grandes triunfadores de la noche y el tercer equipo del estelar en asegurar su paso a la zona de clasificación.


BOCG. Senado, serie II, núm. 71-e, de 06/10/2006\nNúm. 71 (e)\n(Cong. Diputados, Serie A, núm. 82 Núm. exp. 121/000082)\nEl Pleno del Senado, en su sesión del día 3 de octubre de 2006, ha aprobado el Dictamen de la Comisión de Educación y Ciencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, con el texto que adjunto se publica.\nPalacio del Senado, 4 de octubre de 2006.-- P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.\nEse mismo año, se acordó constituir y poner en funcionamiento la AMA, en cuya estructura y financiación participan de forma equitativa el COI y los gobiernos de un gran número de países, entre\nellos España, preocupados cada vez más por el auge del dopaje y su rápida expansión más allá del ámbito de la alta competición deportiva.\nAsimismo, el nuevo órgano del CSD asume funciones de gran relevancia en materia de protección de la salud de los deportistas, tanto en lo referido al deporte profesional de alta competición como a la práctica deportiva de base que, con carácter recreativo\ny saludable, desarrollan en nuestro país millones de personas. Vincular muy estrechamente la lucha contra el dopaje a la protección de la salud de los deportistas es una recomendación expresa de la AMA y la orientación seguida en los países de nuestro entorno cuando han abordado recientes reformas de sus respectivas legislaciones contra el dopaje en el deporte.\nEn otro orden de cosas, directamente relacionado con el conjunto de intereses en juego, la Ley prevé un régimen muy detallado de confidencialidad\nen el tratamiento de la información relativa al dopaje, con el objetivo de conseguir la identificación de las personas responsables de conocer y tratar la información, determinando responsabilidades en caso de una incorrecta o inadecuada custodia de una información y unos datos estrictamente confidenciales. Se trata, en síntesis, de garantizar a los deportistas que las sanciones impuestas se correspondan, únicamente, con conductas tipificadas y que no se añada un efecto de publicidad, agravante de su situación de manera injusta e injustificable. En este punto, como en otros muchos, la Ley trata de establecer un marco de garantías muy exigente, acorde con nuestro Ordenamiento Jurídico sobre protección de datos de carácter personal, que preserve los derechos a la intimidad, al honor y al buen nombre de los deportistas hasta que, efectivamente, se haya acreditado la infracción.\nLa incidencia, mediante las medidas de control y supervisión del título segundo, en el ámbito de las\nactuaciones que puedan realizarse en relación con la actividad deportiva no competitiva constituye, sin embargo, una novedad en nuestro país. Se trata de sistematizar y adaptar a la lucha contra el dopaje en el deporte un conjunto de medidas de las que ya disponen las autoridades en materia de seguridad pública.\n9. En el ámbito de sus competencias, corresponde a las Comunidades Autónomas promover e impulsar la realización de una política de prevención, de control y de represión de la utilización de\nproductos, sustancias y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte e impulsar una política de lucha contra la utilización de esos productos, sustancias y métodos en los restantes ámbitos de la actividad deportiva.\nd) Informar la homologación de las pruebas y protocolos que integran los reconocimientos médicos de aptitud para la práctica deportiva en competición,\nde acuerdo con las exigencias de las modalidades deportivas y en el ámbito de aplicación de la presente Ley.\n3. La composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje se determinará por vía reglamentaria, previéndose, en todo caso, la existencia de dos subcomisiones específicas, que asuman la realización de las respectivas funciones de protección\nde la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.\n5. El documento que acredite la negativa a que se refiere el apartado anterior, realizada por el médico o personal sanitario habilitado, gozará de la presunción de veracidad del artículo 137.3 de la\nA los efectos de esta Ley, se consideran controles de dopaje el conjunto de actividades materiales\nrealizadas por médicos y personal sanitario habilitados, por la Agencia Estatal Antidopaje y por un laboratorio de análisis, debidamente homologado y autorizado, cuya finalidad es comprobar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto. En todo caso, los controles de dopaje incluirán las actividades de planificación para su realización con garantías, la selección de los deportistas a quienes efectuar los controles, las modalidades, recogidas y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, así como la gestión y custodia de los resultados obtenidos.\na) el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el artículo 13.1 de esta Ley, que dé lugar a la detección de la presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en las muestras físicas de un deportista; b) la utilización, uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos o no autorizados en el deporte; c) la resistencia o negativa, sin justa causa, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, cuando sean exigidos o requeridos por los órganos o personas competentes; así como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás conductas que, por acción u omisión, impidan, perturben o no permitan atender los requerimientos formulados por órganos o personas competentes para la recogida de muestras o para la realización de actuaciones en los procedimientos de control y represión del dopaje; d) el incumplimiento reiterado de las obligaciones a que hace referencia el artículo 13.3 de esta Ley y de los requisitos relativos a la localización y disponibilidad de los deportistas para la realización de controles fuera de competición; e) el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico a que hace referencia el artículo 13.4 de esta Ley, así como la vulneración de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente Ley; f) la alteración, falsificación o manipulación de cualquier elemento de los procedimientos de control y de represión del dopaje; g) la posesión de sustancias o la utilización de métodos prohibidos o no autorizados en el deporte, cuando se carezca de una autorización de uso terapéutico o médico para su administración o dispensación, o cuando el volumen o cantidad de las sustancias, útiles o métodos sea injustificadamente elevado o desproporcionado para su administración o aplicación con fines médicos o terapéuticos; h) la administración, dispensa, ofrecimiento, facilitación o suministro a los deportistas de sustancias o la utilización de métodos no reglamentarios o prohibidos en la práctica deportiva; i) la promoción, incitación, contribución, instigación o facilitación de las condiciones para la utilización de sustancias o métodos prohibidos o no reglamentarios, o cualquier otra actividad que aliente a los deportistas a que utilicen productos o realicen conductas no permitidas por las normas de control de dopaje o que tenga por objeto poner a disposición de los deportistas sustancias o métodos prohibidos o no autorizados en el deporte; j) la colaboración o participación, por acción u omisión, en la puesta en práctica de los métodos no reglamentarios o en cualesquiera otras conductas que vulneren la normativa contra el dopaje.\n2. Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras h) e i) del apartado primero del artículo 14, se impondrán las sanciones de suspensión o privación de licencia federativa\npor un período de cuatro a seis años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.\n3. Por la comisión de las infracciones graves previstas en el apartado segundo del artículo 14 de esta Ley, se impondrá la sanción de suspensión o privación de licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión o privación de licencia federativa por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 19 de la presente Ley.\nCuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia\ndeportiva o habilitación equivalente por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción consistirá en la inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 19 de la presente Ley.\n4. Cuando el personal que realice funciones sanitarias incurra en conductas tipificadas como infracciones en la presente sección, sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente, pero preste servicios o actúe por cuenta de federaciones deportivas españolas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, o de personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación que faculte para realizar funciones sanitarias, ni ejercer\nlos derechos derivados de la licencia deportiva por un período equivalente a la duración de las sanciones de privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente.\n3. Los expedientes deberán ser resueltos por los órganos disciplinarios de las federaciones en un plazo máximo de dos meses, a contar desde la comunicación fehaciente del resultado por el laboratorio al órgano disciplinario. Transcurrido dicho plazo sin que el expediente haya sido resuelto, cualquiera que sea el trámite en el que se encuentre,\nla competencia será asumida por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, que continuará los trámites previstos hasta su finalización y resolución.\nNo obstante lo anterior y en razón a las circunstancias concurrentes en un expediente concreto, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá prorrogar, por un plazo máximo de un mes, el período al que se refiere el apartado anterior, siempre que medie petición expresa anterior a la caducidad del plazo.\n1. La revisión, en vía administrativa, de las resoluciones dictadas por los órganos disciplinarios\nde las federaciones deportivas españolas o por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje se llevará a cabo bajo fórmula arbitral ante una sección específica del Comité Español de Disciplina Deportiva. El plazo para solicitar la revisión será de quince días, contado desde el siguiente a la notificación. Trascurrido este plazo, la resolución ganará firmeza.\n1. La responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje en las competiciones internacionales celebradas en España corresponde al Comité Olímpico Internacional o a las federaciones deportivas o instituciones internacionales que,\nrespectivamente, las organicen o a aquellas federaciones en las que éstas deleguen la citada organización.\nAsimismo, dichas conductas tendrán la consideración de infracción prevista en el apartado d) del artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995,\nde 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores respecto del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.\n1. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, los equipos que participen en competiciones que se celebren en el ámbito de aplicación de la presente Ley están obligados a llevar un libro de registro, en los términos que reglamentariamente se determine, en el que quede constancia fehaciente de los productos que se han dispensado o recetado a los deportistas, el médico que ordena u autoriza dicha utilización, período y forma de prescripción.\nLa Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá solicitar de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como de la Agencia Española de Seguridad Alimentaría, que se adopten las medidas necesarias para conocer, en todo el ciclo productivo y de dispensación y comercialización, aquellos productos susceptibles de producir dopaje en el ámbito del\ndeporte, por considerar que sus circunstancias intrínsecas y su potencial afección a la salud pública, deban ser objeto de un especial seguimiento para facilitar el régimen de control que se prevé en esta Ley.\n3ª. Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional».\nc) Deportistas, entrenadores, directivos y clubes deportivos: contendrá información sobre sus derechos y deberes y los graves riesgos para la salud que el dopaje comporta, facilitará la toma de\ndecisiones sobre estilos de vida, prácticas saludables y utilización de los servicios sanitarios, además de ofrecer la posibilidad de formular sugerencias acerca de los aspectos mencionados.\nEl Gobierno elaborará y remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley por el que se adapte el régimen de obligaciones y controles que se contienen\nen esta Ley a los animales que participen en competiciones de ámbito estatal.


Regasificadora del Pacífico divide opiniones en el sector\nBuque metanero junto a la unidad flotante de regasificación de la planta de C/gena. Cortesía\nEmpresarios no ven con ‘buenos ojos’ propuesta de que planta se financie con recursos de usuarios de gas natural, y piden esperar.\nEl proyecto de construir una planta regasificadora en el Pacífico colombiano ha generado preocupación entre los empresarios del sector del gas natural del país quienes no ven adecuado que su financiación, calculada en más de 400 millones de dólares, sea asumida por los usuarios del servicio de gas.\nLa alerta de los empresarios se produjo con la publicación para consulta de la Resolución 026 de 2017 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), realizada desde la semana pasada, pues en esta se establece el mecanismo de financiación del proyecto e incluye un cargo a los usuarios domiciliarios, pequeños industriales y comercio, lo que aumentaría la tarifa del servicio.\nEl cargo que se cobrará le correspondería pagarlo a los usuarios que se beneficiarían con la infraestructura a la que se conectaría la planta de regasificación. La región de influencia del proyecto (zona Pacífico y centro) en su mayoría está cubierta por la Transportadora de Gas Internacional (TGI) del Grupo de Energía de Bogotá.\n“Al analizar el impacto para la Costa Caribe, vemos que La Guajira y Cesar están conectados al gasoducto de TGI, lo que nos preocupa es que en una nueva versión de la Resolución 026, se establezca que todos los usuarios del país tendrían que pagar el cargo. Además el Gas Natural Vehicular (GNV) también tendría que asumirlo”, dijo un experto consultado por EL HERALDO.\nA diferencia del modelo aplicado en la planta de regasificación que se encuentra en Cartagena, donde la mitad de la financiación es asumida por los generadores térmicos con recursos del cargo por confiabilidad, en el proyecto de Pacífico las térmicas solo pagarían cuando requieran del gas de procesado por la planta.\nSobre la resolución, el director de la Creg, Germán Castro, dijo que la nueva planta aportará mayor confiabilidad al sistema y abastecimiento de gas. “Dará oportunidades para que los que estén interesados puedan participar en contratos de compra, es importante aclarar que todo esto se encuentra en comentarios”, señaló.\nLa justificación de planta que estaría en Buenaventura, se basa en las necesidades de abastecimiento nacional que exigirían la entrada de una nueva fuente de gas natural, y en la incertidumbre por el ingreso de los nuevos campos nacionales.\nLa iniciativa de la planta del Pacífico se encuentra en el Plan Indicativo de Abastecimiento de gas natural de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), Sería la segunda regasificadora del país, después de la de Cartagena, y operaría a partir del 2021.\nEl presidente de la Upme, Jorge Valencia, aseguró que este proyecto brindará mayor confiabilidad a todo el sistema de gas del país.\n“Esperamos que la planta sea puesta en servicio en el tiempo que tenemos previsto, hacemos esfuerzos para que el cronograma se cumpla y estamos trabajando en la estructuración, pero este un proyecto de gran importancia que requiere hacer las cosas bien”, añadió.\nDijo que se dará espacio a los inversionistas para que presenten sus ofertas y que se garantice que el desarrollo de la infraestructura se va a hacer con los costos justos que requiere el país.\nEn desarrollo del Congreso de Naturgas, el presidente del gremio, Orlando Cabrales, solicitó al Gobierno nacional “pensar bien” la decisión sobre la regasificación del Pacífico y darle un “compás de espera”, teniendo en cuenta las proyecciones de abastecimiento de gas en el país.\n“Tendríamos suficiencia de abastecimiento de gas natural hasta el 2025 y debemos esperar los resultados de las inversiones exploratorias que se proyectan tanto costa adentro como costa afuera en los próximos años”, agregó Cabrales.\nIgualmente destacó que está pendiente la importación de gas desde Venezuela como parte de un compromiso que adquirió con Colombia.\nEn el mismo sentido se pronunció el presidente de Promigas, Antonio Celia Martínez Aparicio, quien sostuvo que es necesario revisar cuándo se requieren las inversiones planteadas en el Plan de Abastecimiento para “evitar que se le encarezca la vida a los ciudadanos”.


Según fuentes cercanas a la investigación el cruel asesinato de Silvina Vilte(30) ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana sobre calle Paso de Jama entre avenida Marina Vilte y calle Palpala del sector B6 del barrio Alto Comedero.\nEl cuerpo fue hallado sobre la vereda de un domicilio de calle Paso de Jama pasadas las 6 de la mañana del sábado por un vecino, que vió a la mujer tendida boca arriba con manchas de sangre en la parte izquierda del torax. Inmediatamente se llamó a la policía quienes a su arribo corroboraron que la mujer no tenía signos vitales, por orden del fiscal de turno Dr. Alejandro Maldonado las pesquisas quedaron a cargo de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones.\nUna de las hipótesis que por estas horas se está manejando seria el móvil del robo, pero no se descarta otras suposiciones del cruel asesinato de quien en vida se llamara Silvina Vilte de 30 años de edad madre de dos chicos, a quienes tenía a su cargo debido a la reciente separación del padre de los menores.\nUn detenido por el asesinato de la mujer en Alto Comedero\nJujuy: investigan el hallazgo del cuerpo en descomposición de una mujer\nMurió joven mujer atropellada por una moto\nDetuvieron al jefe de la división robos y hurtos de la Brigada de Investigaciones de la capital


Instagram lanzará alertas de niños desaparecidos\nJavier Moya 02 Junio 2022, 23:00\nPor desgracia, en Estados Unidos los casos de niños desaparecidos o al menos las alertas de niños desaparecidos superan la friolera cifra de 250.000 casos al año. Para intentar reducir esta cifra, Instagram comenzará a lazar alertas de niños desaparecidos en su app.\nEn Estados Unidos existe un protocolo de alerta llamado alerta “AMBER”, este tipo de alertas llegan a todos los móviles de los ciudadanos y turistas que visitan el país en forma de mensaje de texto para dar a conocer que un menor ha desaparecido.\nA partir de hoy, Instagram comenzará a enviar alertas AMBER a todos los usuarios que estén cerca de la zona en la que se ha producido el secuestro o la desaparición del menor. Esto será de gran ayuda, pues se podrán localizar mucho más rápido o al menos de manera más eficaz.\n8 consejos para mejorar la seguridad en Internet\nInstagram enviará alertas AMBER al igual que lo hace Facebook\nParece ser que las alertas AMBER fueron lanzadas hace mucho tiempo en Facebook (2015) y gracias a la ayuda de todos los usuarios se han podido encontrar a muchos menores que habían desaparecido, únicamente por el hecho de que un usuario compartió dicha alerta a través de Facebook.\nLas alertas de niños desaparecidos que se mostrarán en el feed de Instagram cuando suceso ocurra cerca de tu localización, mostrará la información más importante del niño, una foto, una descripción, la ubicación del secuestro o cualquier tipo de información que sea útil para poder encontrarlo.\nSegún una confesión de Michelle DeLaune, presidenta y directora del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados:\n"Sabemos que las fotos son una herramienta fundamental en la búsqueda de niños desaparecidos y, al expandir el alcance a la audiencia de Instagram, podremos compartir fotos de niños desaparecidos con muchas más personas".\nPor suerte, las alertas AMBER estarán disponibles desde hoy mismo, y lo mejor de todo es que se lanzarán en las próximas dos semanas en un total de 25 países: Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Ecuador, Grecia, Guatemala, Irlanda, Jamaica, Corea, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rumania, Sudáfrica, Taiwán, Ucrania, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.\nAhora bien, a pesar de que Instagram está trabajando para llevar las alertas de niños desaparecidos a otros países, puede que sean los propios países en los que ese tipo de información sea clasificada o esté reservada para las autoridades. No obstante, es un gran paso para poder disminuir cifras que sobrepasan los límites.\nPadres de niños adictos podrán demandar a las redes sociales\nCómo puedo ver quién ve mis vídeos en Instagram


Gobernación de Boyacá celebra el Día de la Niñez este 25 de abril\nPágina principalGobernación de Boyacá celebra el Día de la Niñez este 25 de abril\nCon la estrategia Brújula Exprés 2020, la gestora social, Tatiana Ríos y la Secretaría de Integración Social promueven esta importante actividad.\nPor Luisa Paola Vásquez Ávila\nTunja, 24 de abril de 2020. (UACP). Con el Gobierno Nacional y su Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia junto con la Corporación Juego y Niñez, se han venido desarrollando actividades de juego en casa durante el mes de la niñez, las cuales están enfocadas en la disminución de las violencias, mediante la crianza amorosa y el fortalecimiento de vínculos afectivos en los hogares.\nEsta estrategia muestra que el juego en casa se ha convertido en el mejor aliado para dialogar, conocerse, compartir amor, tolerancia y crear hogares de protección y seguridad para nuestras niños y niñas.\nPara este 25 de abril Día de la Niñez, la Gestora Social ha convocado a los 123 municipios a ser partícipes de las actividades de juego en casa, donde las gestoras y gestores sociales municipales lideran la promoción de las actividades propuestas.\nTatiana Ríos, gestora social de Boyacá, extendió esta invitación especial: "La Gobernación de Boyacá está comprometida con la niñez y la crianza amorosa; por eso, este 25 de abril día de las niñas y niños, invitamos a las comunidades de los 123 municipios, a que se vinculen en esta celebración practicando en familia, nuestros juegos tradicionales como: Trompo, yoyo, golosa y coca.\n"Dibujemos a nuestra familia y peguemos esta creación en la ventana de nuestras casas como símbolo de juego en casa, elaboremos títeres tejidos o construidos con material reciclable y juguemos con amor", añadió la Gestora Social.\nDe igual forma, se invita a publicar sus creaciones en las redes sociales y a unirse a las redes de la Gestora Social que la encuentran en Facebook, como: Tatiana Ríos y allí pueden etiquetar sus fotografías y videos más creativos, con el hashtag: #SúmateJugando.\n"En Boyacá nos tomamos el juego en serio, las niñas y niños son primero".


Ocio en Pareja | Viajesideas - Ideas para viajes\nviajesideas » Consejos para viajeros, Informaciones de viajes » Ocio en Pareja\nPublicado el 06 août 2012 Por admin . Categoria: Consejos para viajeros, Informaciones de viajes. Tags: escapadas, ocio, pareja, romantica, Viajes\nOcio en Pareja es una web hecha para ayudar a Romper la Monotonía en la Pareja. El día a día nos hace sumergirnos en los problemas de la vida cotidiana, el estrés,… pensando sólo en las cosas negativas de la vida o la pareja. Sin embargo, una pareja es mucho más que eso. Una pareja debe ser significado de AMOR. Por ello, desde nuestro blog nos enfocamos a dar ideas para romper con la monotonía de la pareja y aumentar la capacidad de diversión en la pareja .\nAdemás de las diferentes ideas que subimos a nuestro blog, tenemos un apartado llamado Escapada Romántica por Andalucía. Si accedes, podrás ver una introducción del espléndido y precioso lugar donde nos situamos, (Andalucía – España). Somos un grupo de personas que conocemos perfectamente nuestra tierra y que nos ponemos a servicio vuestro para organizaros un viaje romántico por nuestras tierras andaluzas. Sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web y decirnos qué te gustaría visitar por Andalucía. Nosotros nos encargaremos de organizar tu viaje o velada romántica por Andalucía.\nArtículo cedido por: Juan Andrés Casado Montenegro\nEnlace relacionado: http://www.sitioocio.com/\n« Un verano perfecto degustando la piña colada.\nUn día de turismo en Mallorca »


Por Diane Pérez | Fuente: Noticieros Televisa | 2013-01-10\nCIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 10, 2013.- Desde marzo del 2012 se filtró información acerca del tipo de cáncer que sufre el presidente Hugo Chávez. Entonces se reveló que padecía de un sarcoma en la pelvis.\nHoy, el médico venezolano radicado en Estados Unidos, José Rafael Marquina, confirma sin temor a equivocarse, que el cáncer del mandatario venezolano es efectivamente un rabdomiosarcoma de músculo estriado en la pelvis que fue diagnosticado en etapa avanzada, con pobre posibilidad de curación.\nEl diagnóstico se estableció en junio del 2011 y desde entonces, Hugo Chávez ha sido sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas para tratar su cáncer. La más reciente, el 11 de diciembre de 2012 fue, de acuerdo con información extraoficial, una vertebrectomía, es decir la extirpación de una vértebra a la altura de la pelvis, debido a que estaba invadida por el cáncer.\nA raíz de esta última cirugía, el presidente venezolano sufrió diversas complicaciones: inicialmente una infección pulmonar llamada neumonía nosocomial, lo cual significa que es causada por un germen adquirido dentro del hospital y por lo tanto de difícil tratamiento debido a la alta resistencia a los antibióticos.\nNorberto Mazza, corresponsal de Noticieros Televisa y FOROtv informó que durante el postoperatorio Hugo Chávez también sufrió una tromboembolia pulmonar, condición que implica la obstrucción de una arteria de los pulmones y que representa un riesgo para la vida, de no recibir tratamiento oportuno.\nEl rabdomiosarcoma es un cáncer del tejido muscular muy poco común. En el caso del presidente de Venezuela ocurrió en la pelvis y se ha diseminado a otros órganos, de hecho, una de las primeras complicaciones que sufrió el mandatario fue la perforación de la pared intestinal a causa del tumor.\nAdemás de la extirpación quirúrgica de su cáncer, Hugo Chávez fue sometido a sesiones de quimioterapia y de radioterapia, sin embargo, ninguna opción terapéutica ha logrado erradicar el cáncer, de ahí que haya invadido la columna vertebral y requerido de la más reciente cirugía que lo ha mantenido alejado de toda actividad desde diciembre pasado.\nCon la información que se tiene, es difícil establecer el pronóstico real del presidente venezolano, pero sin duda, se visualiza altamente sombrío. El médico José Marquina considera que su esperanza de vida difícilmente puede ser más larga que abril del 2013.\nPero independientemente del cáncer, las condiciones pulmonares por las que atraviesa en este momento Hugo Chávez son potencialmente mortales, especialmente si no responde adecuadamente al tratamiento.


Google apuesta por YouTube y Maps offline, y páginas web optimizadas | Xperia Play - Mundo Tecnológico al Día\nGoogle apuesta por YouTube y Maps offline, y páginas web optimizadas\nBy XperiaPlay On 28 mayo, 2015 In Actualidad Tagged apuesta, google, Maps, offline, optimizadas, páginas, YouTube Leave a comment\nGoogle no deja de anunciarnos anécdotas en el Google I/O 2015. Tras haber visto las principales anécdotas de Android® M y Android Pay, Google® vuelve a salirse del tablero con una apuesta que probablemente os encantará. Google sabe que no continuamente tenemos conexion y entiende que eso no debería pararnos a la hora de usar las apps que tenemos instaladas en vuestro smartphone, y por eso ha reafirmado que se puede usar Google® Maps y YouTube® sin conexión. ¿Quieres mirar cómo funciona? ¡Vamos a ello!\nEn 1.er lugar hablaremos de YouTube. Si contamos de una plataforma para mirar vídeos y consumir contenido multimedia, el 1.er nombre que se nos llega a la cabeza es YouTube. El problema que posee esta plataforma es que, como todas, solicita de una interconexión de datos o Wi-Fi® para funcionar, o así era hasta ahora. En lo que a YouTube® respecta, podremos descargar los vídeos y almacenarlos en vuestro aparato durante 48 horas para verlo todas las veces que queramos, dónde queramos y sin necesidad de estar conectados a Internet, por lo que no tendrás excusa para volver a perderte una sola review de Andro4all.\nEn 2.º lugar, Google® Maps. Este servicio de mapas de Google® se ha transformado en una app casi imprescindible a la hora de moverse por las ciudades(regiones) que no sabemos o para hallar sitios. El problema es que, al igual que con YouTube, necesitamos estar conectados a Internet(www) para cargar resultados y obtener indicaciones, no obstante eso no sera así a partir de ahora. En futuras versiones observaremos cómo se puede utilizar Google® Maps para investigar sitios sin estar conectados a Internet(www) y, además, obtener indicaciones e iniciar una navegación hacia el lugar. El ahorro de datos está asegurado.\nFinalmente, sin embargo no por ello menos importante, Google® ha apostado por optimizar las páginas web-site para cargarlas hasta cuatro veces más rápido. Esto ha sido lanzado en Indonesia, donde la interconexión no es precisamente alta, no obstante está bien saber que vuestra tarifa de datos se verá beneficiada de estas implementaciones cuando todas ellas lleguen a vuestro terminales.\nGoogle parece tener muy claro para qué usamos vuestro aparato y es consciente de que vuestra tarifa de datos es limitada y, en muchas ocasiones, escasa. Es por eso que todas las funcionalidades que nos permitan usar los servicios de Google® o vuestras apps sin interconexión de datos son continuamente bienvenidas. Eso sí, debemos tener en cuenta que estos servicios no está activos en todos los lugares. De hecho, YouTube offline solo ha sido lanzado en India, Filipinas(País) y en Indonesia, no obstante tratándose de Google, los servicios offline no tardarán en llegar a todos vuestros terminales.\n¿Qué os parecen estas nuevas funciones? ¿Las consideráis útil?\n¿Y tú que piensas? Pásate por Google apuesta por YouTube® y Maps offline, y páginas web-site optimizadas para abandonar tu huella.\nGoogle apuesta por YouTube® y Maps offline, y páginas web-site optimizadas\nGoogle Photos es oficial, ya puedes almacenar gratis(free) tus fotos con la renovada app de Google\nConoce Doze, o cómo Google® promete aumentar duración de batería en Android® M\nGoogle apuesta por los pagos teléfonos y comprueba Android® Pay\nBrillo y Weave, las apuestas de Google® por el Internet(www) de las Cosas\nGoogle comprueba que se puede controlar los permisos de las apps en Android® M\nAndroid M Developer Preview, las anécdotas de la renovada versión-RC de Android\nEstas son las novedades de Google Now presentadas en el Google I/O