Bioseguridad en Odontología - Propuesta Técnica | Esterilización (Microbiología) | Lavado de manos\nsalvareSalvați Bioseguridad en Odontología - Propuesta Técnica pentru mai târziu\nNORMA TCNICA BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGA\nNDICE 2 INTRODUCCIN.. 5 I. II. III. IV. V. FINALIDAD. 6 OBJETIVOS. 6 AMBITO DE APLICACIN.. 6 BASE LEGAL.. 6 DISPOSICIONES ESPECFICAS. 7 1. MEDIDAS BSICAS DE PREVENCIN CONTRA LAS INFECCIONES TRANSMISIBLES........ 7 1. PRECAUCIONES UNIVERSALES. 7 1.1. CUIDADOS DEL PERSONAL... 7 1.1.1. INMUNIZACIONES 8 1.1.2. LAVADO DE MANOS. 8 1.2. MANEJO DE LOS ARTCULOS ODONTOLGICOS.11 1.2.1. MTODOS DE ELIMINACIN DE\nMICROORGANISMOS 11 1.2.1.1. ESTERILIZACIN..11 A) PROCESO DE ESTERILIZACIN CON CALOR. 11 B) PROCESO DE ESTERILIZACIN POR AGENTES QUMICOS 22 1.2.1.2. DESINFECCIN. 24 A) PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIN.24 B) TIPOS DE DESINFECTANTES. 27\n1.2.2. SELECCIN DEL MTODO ADECUADO PARA LA ELIMINACIN DE MICROORGANISMOS. 32 1.2.2.1. MTODOS SEGN CLASIFICACIN DE SPAULDING.... 32 A) MATERIAL CRTICO 32 B) MATERIAL SEMICRTICO.. 33 C) MATERIAL NO CRTICO.. 38 1.2.2.2. MTODOS SEGN CARACTERSTICAS Y COMPOSICIN DE MATERIALES40 A) ACERO.. 40 B) PLSTICO..41 C) VIDRIOS.41 D) LATEX... 41 E) ALGODONES 42 F) LQUIDOS. 42 1.3. MANEJO DEL AMBIENTE ODONTOLGICO... 42 1.3.1. PROTECCIN DEL AMBIENTE DE TRABAJO..42 1.3.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIN DEL AMBIENTE43\n2. USO DE BARRERAS... 45 2.1. GUANTES... 45 2.2. MASCARILLAS.. 47 2.3. PROTECTORES OCULARES. 47 2.4. MANDIL.. 48 2.5. PECHERA.49 2.6. GORRA .49 3. MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS. 49 3.1. MANIPULANCIN DE RESIDUOS PUNZOCORTANTES.49 3.2. MANIPULANCIN DE MATERIAL TXICO..50\n3.3.ELIMINACIN DE RESIDUOS. 51\n2. MEDIDAS BSICAS FRENTE A ACCIDENTES DE EXPOSICIN A SANGRE O FLUIDOS CORPORALES (AES). 53 1. CLASIFICACIN DE AES..53 2. AGENTES INFECCIOSOS TRANSMITIDOS POR AES....54 3. CONDUNTA A SEGUIR EN CASO DE UN AES..............56\nANEXOS.. 59 BIBLIOGRAFA. 63\nEl Equipo de Salud que otorga la atencin odontolgica y sus pacientes, estn expuestos a una variedad de microorganismos por la naturaleza de las interacciones, donde se produce un contacto directo o indirecto con el instrumental, el equipo, aerosoles y las superficies contaminadas, especialmente fluidos corporales. Asimismo, hay que destacar que a su vez el operador es portador de microorganismos en sus manos y cuerpo en general, por lo que el contacto repetitivo entre profesional y paciente con tales caractersticas, de potenciales portadores de enfermedad, hacen necesario tomar diferentes medidas de proteccin para prevenir la infeccin cruzada. Adems, se debe considerar que el perfil de la atencin odontolgica ha cambiado enormemente en los ltimos aos, producto de la aparicin de nuevas enfermedades, incorporacin de nuevas tecnologas de tratamiento, el inters social por la calidad de los servicios de salud, la importancia de la salud ocupacional, la importancia de la proteccin del ambiente y la masificacin de la informacin han generado la necesidad revisar y actualizar los procedimientos para el control de las infecciones en la prctica odontolgica. En tal sentido se ha desarrollado la norma tcnica de Bioseguridad en Odontologa, la que se define como un conjunto de procedimientos bsicos de conducta que debe seguir cualquier personal de salud, del servicio de odontologa, en el curso de su trabajo diario, cuando se enfrenta a riesgos para su salud y la de la comunidad. Esta incluye, dentro de otros, cuidados del personal asistencial, manejo del material, e instrumental, manejo del ambiente odontolgico, uso de barreras protectoras, manejo de residuos contaminados y medidas bsicas frente a accidentes de exposicin a sangre o fluidos corporales. La norma de Bioseguridad en Odontologa ha sido elaborada teniendo en cuenta la bibliografa actual y la normatividad vigente. Asimismo, se han adaptado a los recursos econmicos y financieros disponibles en nuestro medio para que se pueda cumplir lo mejor posible. Pero no solo se requiere el diseo de normas y procedimientos efectivos y de bajo costo, sino tambin su difusin, la enseanza y la vigilancia de su cumplimiento. No obstante, con la evolucin del conocimiento humano, es necesaria la evaluacin peridica de estas Normas para adecuarlas al conocimiento cientfico actualizado.\nI. FINALIDAD: La Norma Tcnica de Bioseguridad en Odontologa tiene como finalidad reducir el riesgo de transmisin de enfermedades infectocontagiosas a travs de la sangre, secreciones orales y/o respiratorias desde el paciente hacia los profesionales y colaboradores, de estos al paciente y entre pacientes del servicio odontolgico.\nII. OBJETIVOS: Establecer las medidas de prevencin para evitar las enfermedades de riesgo profesional y la infeccin cruzada entre el profesional odontlogo, personal auxiliar, pacientes, personal de limpieza y personal de laboratorio. Establecer la conducta a seguir frente a un accidente con exposicin a sangre y otros fluidos corporales.\nIII. AMBITO DE APLICACIN: La presenta norma es de aplicacin obligatoria en los consultorios odontolgicos de los establecimientos pblicos y privados del Sector Salud, en todo el territorio nacional.}\nIV. BASE LEGAL: Ley General de Salud, N 26842. Ley del Ministerio de Salud N 27 657 y su Reglamento; D. S. 014-2002 SA. Resolucin Ministerial N 753-2004/MINSA, que aprueba la Norma Tcnica de Prevencin y Control de Infecciones Intrahospitalarias. Resolucin Ministerial N 179-2005/MIN, que aprueba la Norma Tcnica de Vigilancia Epidemiolgica de las Infecciones Intrahospitalarias. Resolucin Ministerial N 452-2003 SA/DM, que aprueba el Manual de Aislamiento Hospitalario. Resolucin Ministerial N 217-2004 SA, que aprueba la Norma Tcnica del Manejo de Residuos Slidos Hospitalarios. Resolucin Ministerial N , que aprueba el Manual de Esterilizacin y Desinfeccin.\nV. DISPOSICIONES ESPECFICAS: Cuando se realizan procedimientos odontoestomatolgicos de rutina, se pueden causar durante las maniobras pequeos sangrados o incluso no es raro observar sangrados espontneos. Si tenemos en cuenta adems, que la cavidad bucal es portadora de una multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el odontlogo puede contaminarse o contaminar accidentalmente. Por esta razn, creemos que el odontlogo debe conocer detalladamente las normas de bioseguridad e incorporarlas a su prctica cotidiana. La presente Norma de Bioseguridad abordar principalmente las medidas preventivas para evitar la transmisin de enfermedades infecciosas y las mediadas a tomar cuando se produzca un accidente de exposicin a sangre y otras secreciones corporales.\n1. MEDIDAS BSICAS DE PREVENCIN CONTRA LAS INFECCIONES TRANSMISIBLES: Estas normas estn destinadas a reducir el riesgo de transmisin de enfermedades infectocontagiosas de fuentes reconocidas o no reconocidas, a las cuales el odontlogo y su personal auxiliar estas expuestos; igualmente sealar los diferentes procedimientos que eliminen el riego de transmitir al paciente infecciones por contacto directo o a travs del uso de instrumental o material contaminado. Estas medidas preventivas estn basadas en tres principios fundamentales: 1. Precauciones universales. 2. Uso de barreras. 3. Manejo de residuos.\n1. PRECAUCIONES UNIVERSALES: Constituyen un conjunto de medidas que deben aplicarse sistemticamente a todos los pacientes sin distincin, considerando que toda persona puede ser de alto riesgo; asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, independientemente de presentar o no patologas. 1.1. CUIDADOS DEL PERSONAL: Son todas aquellas precauciones estndares que rutinariamente deben seguir todo el personal que labora en el servicio de odontologa, para que disminuyan el riego de adquirir infecciones en el medio laboral.\n1.1.1. INMUNIZACIONES: El personal que labora en el consultorio odontoestomatolgico y que tienen la posibilidad de exposicin a sangre u otros fluidos corporales debe recibir la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna debe ser aplicada en dosis completas y segn esquema vigente. Asimismo, deben hacerse pruebas para asegurarse que la vacuna provea inmunidad contra la infeccin correspondiente. La vacuna contra la hepatitis B, es la ms importante, por las siguientes razones: la hepatitis B es una enfermedad transmitida por sangre, producida por un virus 100 veces ms infectante que el virus HIV; por ejemplo, frente a un accidente punzante con aguja contaminada con sangre infectada con HIV, la probabilidad de contagio es de alrededor del 0,4%, mientras que si lo mismo ocurre con un elemento contaminado con virus de hepatitis B, es del 30%. Por otra parte, los pacientes con hepatitis B tienen la probabilidad de transformarse en portadores crnicos (10%) y posteriormente, padecer cirrosis. Lo ms grave an es que los pacientes con cirrosis relacionada con hepatitis B tienen un riesgo 247 veces mayor de contraer cncer heptico que la poblacin en general. El cncer heptico es el nico cncer que se previene con una vacuna. Adems, el 85-95% de los sujetos normales que reciben esta vacuna se inmunizan contra el virus de la hepatitis B y se protegen indirectamente contra la hepatitis Delta. Actualmente, la vacuna se aplica por inyeccin intramuscular profunda en regin deltoidea. La aplicacin de esta vacuna se realiza en tres dosis: 1 era dosis, la 2da. dosis a los 30 das de la primera y la 3era. dosis transcurrido cuatro meses de la segunda; adems se necesita dosis de recuerdo cada 5 aos. Su control debe ser hecho a travs de ttulos positivos de AgHBs o niveles altos de Anti AgHBs (mayor de 10 mUI/ml).\n1.1.2. LAVADO DE MANOS: Es el mtodo ms eficiente para disminuir el traspaso de microorganismos de un individuo a otro y cuyo propsito es la reduccin continua de la flora residente y desaparicin de la flora transitoria de la piel y de las uas. Tcnica del lavado de manos: La tcnica de lavado de manos vara de acuerdo al tiempo de contacto del jabn con las manos (ver tabla N 1):\nTabla N 1 Tcnica de lavado de manos LAVADO CORTO (Clnico) Jabn neutro lquido LAVADO MEDIANO Jabn lquido antisptico (clorhexidina al 4%, yodopovidona, etc.) LAVADO LARGO (Quirrgico) Jabn lquido antisptico\n1. Retirar los accesorios de las 1. Igual manos: reloj, anillos cintas, pulseras 2. Abrir los grifos (en el caso 2. Igual que no sean automticos) 3. Mojar las manos y las 3. Mojar las manos, muecas con agua corriente muecas y antebrazos con agua corriente. 4. Colocar jabn y frotar en 4. Igual espacios interdigitales 5. Friccionar las manos y 5. Friccionar las manos muecas o realizar un hasta los codos o realizar frotamiento mecnico vigoroso un frotamiento mecnico durante 15 a 20 segundos vigoroso durante 2 minutos (contar hasta 20). Jabonar bien (contar hasta 12O) toda la superficie, sobre todo alrededor de las uas.\n3. Mojar manos, muecas y antebrazos con agua corriente. 4. Igual 5. Friccionar las manos hasta los codos, en forma sistemtica durante 5 minutos cepillar las uas y friccionar con esponja descartable la piel. Este paso puede dividirse en 2 etapas de 2 minutos y medio c/u, repitindola e intercalando en el medio el enjuague de las manos hasta los codos. 6. Escurrir sin juntar las manos. No sacudirlas 7. Secar con toallas estriles, individual y un solo uso, descartar toallas 8. Mantener las manos hacia arriba\n6. Enjuagar las manos con 6. Igual abundante agua corriente 7. Secar con toallas descartables 7. Igual desde los dedos.\n8. Cerrar los grifos con la 8. Igual ltima toalla del secado, en caso de que estos no fueran automticos. 9. De no usar jabn 9. Lavado y enjuagado con antisptico, efectuar los alcohol iodado o alcohol de 70 pasos del 1 al 7 con jabn neutro y finalizar con alcohol iodado o alcohol de 70\nEn relacin al lavado de manos debe considerarse: Se debe realizar un lavado corto al ingresar y retirarse del consultorio; antes y despus de usar los guantes para realizar procedimientos no invasivos; antes y despus de ingerir lquidos y alimentos; despus de usar los sanitarios; despus de estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello o cuando estn visiblemente sucias. Se debe realizar un lavado mediano antes y despus de realizar procedimientos invasivos; despus de tener contacto con pacientes infectados por grmenes resistentes, despus de manipular material e instrumental contaminado con fluidos corporales. Se debe realizar un lavado largo antes de efectuar cualquier procedimiento quirrgico. Para ser efectivo, el lavado de manos deber tener la suficiente duracin y la accin mecnica que permita que los productos antimicrobianos estn en contacto el tiempo suficiente para lograr los resultados deseados. No frote sus manos con un cepillo pues irrita la piel dejando incluso heridas abiertas. Durante el lavado de manos, se deber tener especial atencin en: la parte interna de los dedos sobre todo los dedos pulgares, parte del dorso de las manos y bajo las uas. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. Las uas de todos los profesionales y las del personal auxiliar, debern mantenerse cortas y siempre muy limpias en el surco ungueal. Evitar el empleo de jabones slidos, pues se ha demostrado que el contacto repetido favorece el crecimiento de bacterias provenientes tanto de la piel del operador como de la boca del paciente. Utilizar jabones lquidos obtenidos de dispensadores apropiados. El enjuague debe realizarse con agua fra para cerrar los poros. Para el secado de las manos se debe emplear toallas de papel, debido a que en las toallas de felpa tambin crecen bacterias provenientes tanto de la piel del operador como de la boca del paciente, luego de cuatro usos consecutivos. Los dispensadores de toalla en lo posible deben ser cerrados para impedir la contaminacin por exposicin al ambiente o contacto con las manos del personal y debe estar muy cercano al lavamanos a una altura que permita mantenerlo seco, libre de salpicaduras.\nNo se recomienda el uso de secador de aire, por su lentitud y riesgo de recontaminacin. Se debe procurar que las llaves de agua del lavatorio del consultorio sean de palanca, accionadas con el pie o fotosensibles. En caso que sean de rosca, estas debern ser cerradas con la ltima toalla del secado.\nMANEJO DE LOS ARTCULOS ODONTOLGICOS:\nEl material e instrumenta, as como el equipo odontolgico, puede convertirse en un vehculo de transmisin indirecta de agentes infectantes. En tal sentido, el personal responsable del procesamiento de los artculos de atencin odontolgica, debe poseer un claro conocimiento sobre los mtodos existentes para la eliminacin de microorganismos, de tal forma que garantice que los artculos de atencin directa reciben el procedimiento adecuado para eliminar o disminuir el riego de infeccin. 1.2.1. MTODOS DE ELIMINACIN DE MICROORGANISMOS: Son todos aquellos procedimientos, destinados a garantizar la eliminacin o disminucin de microorganismos de los objetos inanimados, destinados a la atencin del paciente, con el fin de interrumpir la cadena de transmisin y ofrecer una prctica segura para el paciente. 1.2.1.1. ESTERILIZACIN: Es el proceso mediante el cual se eliminan de los objetos inanimados todas las formas vivientes, con ella se logra destruir las formas vegetativas y esporas de los microorganismos, obtenindose como consecuencia la proteccin antibacteriana de los instrumentos y materiales. La esterilizacin se puede conseguir a travs de medios fsicos como el calor y por medio de sustancias qumicas. Se debe usar como medio de esterilizacin el calor seco o hmedo. Aquellos objetos que no pueden ser esterilizados por el calor, pueden eventualmente serlo con el uso de sustancias qumicas esterilizantes. Este proceso debe ser utilizado en los materiales e instrumentales de categora crtica. A) PROCESO DE ESTERILIZACIN CON CALOR: Son los mtodos fsicos que se utilizan para la destruccin de microorganismos que actan por medio de altas temperaturas. Los mtodos de esterilizacin por calor son muy efectivos y en general fciles de certificar. El proceso de esterilizacin con calor comprende las siguientes etapas:\nDescontaminacin y limpieza: Esta etapa consiste en la remocin mecnica de toda materia extraa en las superficies de objetos inanimados. La materia orgnica e inorgnica presente en los artculos interfiere en los mtodos de esterilizacin y desinfeccin, ya sea impidiendo el contacto del agente esterilizante con todas las superficies o en el caso de procesamiento por calor, prolongando los tiempos de exposicin requeridos para lograr el mismo objetivo. La limpieza disminuye la carga microbiana por arrastre pero no destruye microorganismos. La limpieza puede realizarse a travs de mtodos de lavado manual o automtico. El lavado manual es un procedimiento realizado por un operador, que procura la remocin de la suciedad por friccin aplicada sobre la superficie del material. En pases como el nuestro es lo ms frecuente, por lo que se tendr en cuenta prevenir accidentes con materiales cortopunzantes. Para ello se seleccionar este y el operador har uso de las barreras de proteccin adecuadas como son un mandil impermeable, lentes, guantes y mascarilla. En la limpieza se debe realizar los siguientes pasos: a) Descontaminacin o prelavado; b) Lavado c) Secado y d) Lubricacin del material. Los procedimientos a seguir, para lograr una adecuada limpieza manual son: a. Realizarse un prelavado inmediatamente y en el mismo sitio donde fue utilizado el material odontolgico, porque esto evitar que la biocarga (sangre, saliva u otros) se seque y dificulte an ms el lavado. b. El prelavado debe realizarse preferentemente por inmersin en detergente enzimtico durante 2 5 minutos o en su defecto en agentes tensioactivos con pH neutro; porque estos detergentes desintegran la materia orgnica. c. Finalizado este tiempo debe enjuagarse con agua corriente a fin de arrastrar la materia orgnica presente. d. Antes del lavado se debe retirar restos de cintas o tapes e. Separar los elementos punzocortantes con el fin de evitar pinchaduras o accidentes. f. Desarticular todas las piezas que constituyen el elemento, caso contrario no puede ser garantizado la limpieza de la parte final. g. Mantener sumergido en agua tibia (menor a 45 C) y agente tensioactivo durante toda la etapa de lavado a fin de evitar aerosolizaciones. El agua tibia mejora las propiedades de disolucin del detergente y las enzimas. h. Luego llevar la bandeja bajo el chorro de agua para eliminar el mximo de biocarga.\ni. Proceder a escobillar prolijamente con una escobilla de cerdas duras, teniendo especial cuidado de limpiar las articulaciones, las ranuras y cremallera. j. Enjuagar con abundante agua corriente para eliminar el resto de detergente y materia orgnica. k. Realizar un ltimo enjuague. El enjuague final se recomienda con agua destilada, esto evita la corrosin del material metlico y el depsito de sales calcreas en el material de vidrio. l. El secado de los elementos, debe efectuare inmediatamente para evitar recontaminacin, ya sea por medio de paos o aire comprimido con filtro bacteriano. m. Realizar la evaluacin visual minuciosa de los artculos lavados en bsqueda de suciedad que pudiera interferir en los mtodos de esterilizacin. En caso que se encuentre algn desperfecto deber volver a realizarse los mismos procedimientos antes descritos. n. Lubricar si fuera necesario y despus de unos minutos secar el lubricante con papel absorbente. o. Comprobar que estn en buen estado de funcionamiento. Para la limpieza se debe tener las siguientes consideraciones: Con el fin de evitar la coagulacin de albmina, la cual trae consigo problemas de limpieza, la temperatura del agua introducida no podr pasar los 45 C. Las bandejas no pueden ser sobrecargadas para que as pueda ser enjuagado suficientemente todo el instrumental. El instrumental tiene que ser depositado de tal forma, que no se dae mutuamente. Instrumental grande tiene que ser depositado en las bandejas de tal forma que no impida por sombras de lavado la limpieza del instrumental restante. No utilizar sustancias abrasivas y cepillos metlicos, ya que desgastan el material. Al emplear procedimientos usuales de preparacin mecnica las piezas de aluminio anodinadas en color pueden perderlo y por ende su funcin de codificacin. Los residuos de la fase de limpieza tienen que ser quitados durante los enjuagados posteriores, de no hacerlo as aparecern manchas y/o decoloraciones en el instrumental quirrgico. El empleo de un producto neutralizante apropiado puede favorecer este proceso y tambin el resultado del enjuagado posterior. E1 empleo de agua totalmente desalinizado para el lavado final evitar manchas, cambios de color y corrosin. Despus de la limpieza, los instrumentos pueden manifestar rigidez y dificultad en el manejo as como tambin pueden presentar manchas y\notros eventos, por lo que es importante la lubricacin de estos despus de la limpieza y antes de la esterilizacin. Si el instrumental quirrgico va a ser esterilizado en autoclave a vapor el lubricante debe ser soluble en agua y siempre haber sido fabricado para uso en esterilizacin. No debe ser aceitoso, pegajoso, ni txico. No deben utilizarse aceites minerales o de silicona, ni aceite de mquinas, pues los agentes esterilizantes no penetran debidamente y por lo tanto los microorganismos no seran destruidos. Ningn instrumento que presente restos de sangre deber ser introducido al esterilizador, ya que este proceso ser imposible de alcanzar. La presencia de restos de sangre originan que el instrumento se queme en los bordes del lugar donde se halla la sangre, originndose su posterior oxidacin e inutilizacin. Del mismo modo toda sustancia adherida (empastes) debe ser retirada de inmediato para evitar el endurecimiento por precipitacin. Preparacin y Empaque: En esta etapa los artculos a esterilizar son preparados y empaquetados con el objetivo de brindar una adecuada proteccin, identificacin y mantenimiento de la esterilidad, adems facilita el transporte, el manejo por el usuario, la apertura y la transferencia del material estril con tcnica asptica, permitiendo una utilizacin segura de este. Los procedimientos a seguir, para lograr un adecuado empaque son: a. El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al mtodo de esterilizacin y al artculo a ser preparado. Posicionar el material diagonalmente en el centro del empaque. (figura N 1) b. Colocar el indicador o integrador qumico interno en el centro del paquete. (figura N 1)\nFigura N 1 c. Doblar la punta que da a la persona que esta preparando de tal manera que llegue al centro del paquete cubriendo el artculo. Luego realizar un doblez con la punta hacia fuera. (Figura N 2) 14\nFigura N 2 d. Doblar los laterales hacia el centro del paquete en forma de sobre, siempre haciendo un doblez en la punta. (figura N 3) e. Realizar el mismo procedimiento en el otro lado de modo que ambas cubran el artculo. (figura N 4)\nf. Completar el paquete levantando la cuarta y ltima punta hacia el centro del paquete y fechar con cinta indicadora de proceso envolviendo todo el paquete. No se debe poner menos de 5 cm. de cinta de control. (figura N 5)\nLas caractersticas principales de los empaques son: El envoltorio utilizado debe permitir el ingreso y remocin del agente esterilizante y ser barrera bacteriolgica para evitar su recontaminacin. No debe ser txico y debe ser resistente a la rotura y humedad. Debe ser flexible para facilitar su manipulacin. Debe ser impermeable a los\nlquidos, no debe combinarse con el agente esterilizante. Ser econmico y fcil de encontrar en el mercado. El diseo de todo paquete que va a ser esterilizado debe permitir la libre circulacin del agente esterilizante por lo cual su contenido no debe estar sobrecargado, ni comprimido. Cada paquete debe contener solamente la cantidad necesaria de elementos para un solo procedimiento o prestacin. Preparar paquetes de instrumentos de acuerdo a la actividad a la cual van a ser destinados y rotularlos. Ejemplo: equipo de examen, equipo de exodoncia, equipo de profilaxis, equipo de operatoria, equipo de ciruga periodontal, equipo de biopsia, etc. Todo paquete debe rotularse consignando la fecha de esterilizacin y el nombre del material a procesar. No daar el envoltorio al escribir. Se puede usar para ello etiquetas adhesivas o cinta adhesiva (maskingtape) En los paquetes deber colocarse el testigo qumico correspondiente segn el mtodo de esterilizacin. Para la autoclave se recomienda usar un empaque de papel grado quirrgico por que el papel kraft ya esta en desuso. Para la estufa se puede usar cajas metlicas, papel aluminio o frascos de vidrio refractario. Esterilizacin por calor: La esterilizacin por calor, de los artculos odontolgicos, se puede realizar a travs del calor hmedo o del calor seco. a. Calor hmedo (autoclaves de vapor saturado a presin): Este mtodo de esterilizacin elimina microorganismos por desnaturalizacin de las protenas, proceso que es acelerado por la presencia de agua, requiriendo temperaturas y tiempos menores de exposicin que el calor seco. Para la esterilizacin por calor hmedo se utilizan equipos denominados autoclaves a vapor. Este mtodo de esterilizacin se considera de primera eleccin, siempre que las caractersticas del material lo permita, pues es un mtodo efectivo, rpido y penetrante, pero tiene la desventaja que el vapor puede oxidar los objetos. Para la esterilizacin con calor hmedo se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: La autoclave se puede utilizar para esterilizar textiles, instrumentos de acero inoxidable, gomas y plsticos termoresistentes. El vapor es un agente esterilizante de superficie, por ello todo el material y cajas a esterilizar deben encontrarse ABIERTAS. Cargar el equipo en forma homognea para que requieran el mismo tiempo de exposicin (calidad y tamao de paquetes). No sobrecargar ni encimar los paquetes. No ocupar ms del 7O % de su capacidad para permitir el acceso del aire caliente al material. 16\nLa disposicin de la carga dentro de la cmara debe ser en forma vertical dejando un espacio entre paquete y paquete que permita la libre circulacin del vapor. Todo ciclo debe iniciarse con uno o varios vacos (previo al ingreso de vapor) para asegurar la evacuacin total del aire de la cmara. El tiempo que los instrumentos deben estar en la autoclave depende de la temperatura y la presin que se utilice, adems del grosor de los empaques y el tipo de autoclave (tabla N 2). Tabla N 2 Parmetros de Trabajo\nPresin (Atm) Temperatura Tiempo de exposicin\n1,5 2,0 2,9\n121 C 126 C 134 C\nsobre Esterilizacin y\nFUENTE: Ministerio de Salud Chile Desinfeccin de Elementos Clnicos 2001\nTodo el material que salga del esterilizador hmedo debe considerarse "no estril" y volver a procesarse. Al abrir la puerta de la cmara esperar un corto lapso de tiempo antes de descargar para permitir que se iguale la temperatura de la carga y la ambiental. Antes de almacenar, constatar el viraje de los indicadores qumicos utilizados en dicha carga y constatar que tenga la fecha de vencimiento correspondiente al envoltorio utilizado en un lugar visible. b. Calor Seco (Estufa - Pupinel): Este sistema elimina los microorganismos por coagulacin de las protenas. Su efectividad depende de la difusin del calor, la cantidad del calor disponible y los niveles de prdida de calor. Este mtodo puede usarse como segunda opcin, pues la principal ventaja de esterilizar con calor seco es que no corroe los instrumentos metlicos, pero tiene la desventaja de poseer un menor nivel esporicida y requiere mayor tiempo y temperatura, lo que contribuye a deteriorar los materiales (perdida de filo de instrumentos punzocortantes). Se recomienda usar el calor seco en materiales que no pueden ser esterilizados en autoclave, como es el caso de los instrumentos o sustancias que puedan ser daados por la humedad o que son impermeables a esta, tales como: aceites, vaselinas, petrolatos, polvos y objetos de vidrio. Para la esterilizacin con calor seco se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: Cargar la estufa en forma homognea (tamao y calidad de materiales).\nLos paquetes no deben tocar las paredes y que entre cada paquete, haya espacio suficiente para conseguir una buena circulacin. El contenido de instrumental no debe ocupar ms de 2/3 de la capacidad, para dejar espacio para la libre circulacin de agente esterilizante (aire caliente). No encimar ni superponer las cajas. Nunca abrir la puerta de la estufa durante el proceso de esterilizacin, caso contrario iniciar el proceso nuevamente. Retirar el material fro del esterilizador a fin de evitar cambios bruscos de temperatura. E1 tiempo de esterilizacin debe considerarse a partir del momento en que el termmetro de la estufa alcance la temperatura de trabajo (tabla N 3). Tabla N 3\nParmetros de trabajo Temperatura Tiempo 120+ tiempo de calentamiento de carga 60' + tiempo de calentamiento de carga\nFUENTE: Ministerio de Desarrollo Social y Salud Argentina Manual de Bioseguridad\nSi no se cuenta con instrumentos necesarios para determinar el tiempo de calentamiento de carga se puede optar por la siguiente alternativa (tabla N 4). Tabla N 4\nParmetros de trabajo Temperatura Tiempo\n160 C 170 C\n200 (3 horas y 20) 120(2 horas)\nLos polvos (ej. talco) y soluciones oleosas (aceites, grasas. vaselinas) deben colocarse en pequeos recipientes de vidrio o paquetitos de papel. Una vez terminado el proceso de esterilizacin se debe dejar la puerta entreabierta durante 10 minutos, con el objeto de enfriar el material esterilizado y evitar accidentes al descargar. Antes de almacenar, constatar el viraje de los indicadores qumicos utilizados en dicha carga y constatar que tengan la fecha de vencimiento correspondiente al envoltorio utilizado en un lugar visible.\nControl del Proceso de Esterilizacin: La obtencin del material estril depende de una serie de parmetros que deben ser cuidadosamente observados por el equipo de salud a cargo de los procesos. Para que un producto sea clasificado como estril se debe garantizar que todas las etapas del proceso fueron realizadas en forma correcta y que el proceso de esterilizacin es valido. Los monitores o indicadores son equipos o reactivos que permite certificar que el proceso de esterilizacin se efectu en forma apropiada. El nivel de seguridad de los procesos de esterilizacin depende en forma importante de la validacin y supervisin permanente y rutinaria de cada ciclo. Para esto se pueden utilizar tres tipos de indicadores. a. Fsicos: Corresponde a los elementos incorporados al esterilizador que permite visualizar si el equipo ha alcanzado los parmetros exigidos en el proceso. Estos monitores deben calibrarse peridicamente para garantizar su adecuado funcionamiento, son tiles pero no suficientes. Estos son: Calor Hmedo: manovacumetro de cmara interna, manmetro de cmara externa, termmetro de cmara interna, termocuplas, termo registrador. Calor Seco: termmetro, termostato, programador de tiempo, termo registrador. b. Qumicos: Sustancias qumicas que cambian de color al alcanzar la temperatura necesaria, tiempo de exposicin, presin o cierto grado de humedad, segn sea el caso. Su valor es limitado y solo indica que los materiales fueron expuestos a un aparato de esterilizacin que produce calor, sin garantizar la calidad de ste, ya que pueden reaccionar en forma inexacta con los parmetros de esterilizacin adecuados o su lectura es poco clara, adems los fabricantes no han hecho una estandarizacin de ellos. Estos pueden ser: Indicadores de proceso (Clase 1): Es utilizado como ayuda para distinguir los elementos procesados de los no procesados. Indicadores de pruebas especficas (Clase 2): Destinados al uso en pruebas especficas, como el Test de Bowie-Dick, que evala la eficacia del sistema de vaco del autoclave. Indicadores de parmetro (Clase 3): Diseados para responder a una variable crtica del proceso. Puede indicarnos que el paquete estuvo expuesto a una determinada temperatura. Indicadores de parmetros mltiples (Clase 4): Diseados para responder a dos o ms variables crticas del proceso. Puede indicarnos que el paquete estuvo expuesto a una determinada temperatura en un determinado tiempo.\nIndicadores de parmetros integrados (Clase 5): Diseados para responder a todas las variables crticas de ciclos de esterilizacin especficos con un 75% de confiabilidad. Son muchos ms precisos que los de la clase 4. Indicadores emuladores o de verificacin de ciclos (Clase 6): Diseados para reaccionar frente a todas las variables crticas de un ciclo de esterilizacin a niveles considerados como satisfactorios con un 95% de confiabilidad. c. Biolgicos: Se colocarn en los sitios ms crticos del esterilizador (vrtices de la cmara y centro de paquetes). Son los nicos censores confiables de esterilizacin. Estn diseados para confirmar la presencia o ausencia de microorganismos viables despus del proceso de esterilizacin. Para ello se selecciona un microorganismo de prueba que posee alta resistencia al proceso de esterilizacin usado. Las esporas crecern y proliferarn en caso de que el proceso de esterilizacin no se haya alcanzado, mientras que la ausencia de crecimiento microbiano es seal de xito en el proceso. Tambin se utilizan reactivos qumicos capaces de detectar enzimas o protenas especficas de estos microorganismos. Para su fabricacin se emplean en general esporas de Bacillus stearothermophilus como indicador de esterilizacin por vapor saturado a presin y esporas Bacillus subtilis variedad Nger para la esterilizacin por calor seco. Estos indicadores pueden ser: Tiras con esporas: Es una preparacin de esporas viables sobre papel dentro de un sobre. Debe ser colocada dentro de un paquete de prueba y requiere ser procesada en el laboratorio. El periodo de incubacin es alrededor de 7 das. Autocontenidos: Son esporas viables sobre papel que ofrecen gran resistencia a los agentes esterilizantes dentro de un tubo plstico que contiene un caldo de cultivo. Constituyen los indicadores biolgicos utilizados con mayor frecuencia. Su lectura es en 48 horas. Existe este diseo de indicadores biolgicos para la mayora de los mtodos de esterilizacin: xido de etileno, calor hmedo, vapor de formaldehdo y perxido de hidrgeno. De lectura rpida: Consiste en un sustrato que al detectar una enzima activa asociada a esporas de microorganismos pasa a ser fluorescente produciendo un resultado positivo o negativo. La fluorescencia indica la presencia de la enzima (falla en el proceso de esterilizacin evidenciada por una luz roja de la incubadora de la lectura rpida). La no fluorescencia indica la inactivacin de la enzima (proceso de esterilizacin adecuado evidenciando por una luz verde en la incubadora)\nAlmacenamiento del material estril: Corresponde al proceso a travs del cual, los artculos son conservados hasta su uso. Las condiciones de almacenamiento deben asegurar la esterilidad o desinfeccin del artculo al momento del uso. Con respecto al almacenamiento se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: El almacenamiento de los artculos estriles deben realizarse en un lugar que evite los riesgos de contaminacin y favorezca el movimiento e identificacin rpida de los artculos. Debe estar adyacente al rea de esterilizacin. Debe ser un ambiente libre de polvo, con superficies lisas y lavables. Los materiales se almacenan en ambiente fresco y seco, pues la elevada humedad aumenta la porosidad de los envoltorios y lleva a la recontaminacin del mismo. Se debe mantener la temperatura en un rango de 18 a 20C y humedad entre 35 y 55%. Deben almacenarse en armarios cerrados y alejados de las reas de limpieza del instrumental. La estantera debe estar a 25 cm del suelo y 50 cm. del techo y guardando de 15 a 20 cm de la pared, para facilitar el aseo de piso, pared y techo. Las estanteras y cestas metlicas no deben tener picos, ni aristas que puedan desgarrar la envoltura. Los materiales esterilizados debern almacenarse adecuadamente en cajas o bolsas cerradas. Guardar y distribuir los paquetes obedeciendo el orden cronolgico de sus lotes de esterilizacin, tratando en lo posible que los lotes antiguos salgan antes que los nuevos. Los paquetes deben colocarse de forma que sea fcil rotar su uso y estar protegidos de las corrientes de aire. La duracin de la esterilidad del material est dada por el tiempo que el envase permanece indemne con las condiciones locales del almacenamiento. Depende de factores como calidad del material del empaque, condiciones del almacenamiento, condiciones del transporte y manipulacin de los productos estriles. Segn la norma DIN se ha establecido un enfoque racional para la vigencia del material estril. (Tabla N 5) Tabla N 5 Duracin de Material Estril\nUn empaque Doble empaque Cobertor plstico\nSeis semanas Seis meses Mximo 5 aos\nUn da Seis semanas Mximo 5 aos\nB) PROCESO DE ESTERILIZACIN POR AGENTES QUMICOS: La eficacia de este mtodo de esterilizacin denominado en fri depende de varios factores ajenos a la naturaleza del producto qumico. Estos son el tipo y magnitud de la contaminacin microbacteriana de los instrumentos a esterilizar; la concentracin de la solucin qumica; la presencia en los instrumentos de material que puedan inactivar al agente qumico; el tiempo de exposicin al agente qumico y los procedimientos de limpieza previos para eliminar residuos txicos o materiales orgnicas de los instrumentos. El proceso de esterilizacin con agentes qumicos comprende los siguientes pasos: Descontaminacin y limpieza: Antes de esterilizar los instrumentos con lquidos qumicos, estos deben ser sometidos a una profunda descontaminacin y limpieza, pues la mayora de sustancias qumicas esterilizantes se inactivan por la presencia de sustancias orgnicas e inorgnicas presentes en los diferentes artculos. Para lograr una adecuada descontaminacin y limpieza se debe seguir los procedimientos y las consideraciones antes mencionadas en la esterilizacin por calor. Esterilizacin por agentes qumicos: Existe una serie de sustancias qumicas que producen la esterilizacin de los artculos, pero son dos de ellas que se acomodan mejor para ser utilizadas en los artculos estomatolgicos: El glutaraldehdo y el cido peractico. a. Glutaraldehdo: Es un agente qumico que se utiliza como sustancia esterilizante y como desinfectante de alto nivel. La solucin madre es cida (pH 2.5) y en este estado en general sus propiedades microbicidas son menores. Para tener propiedad esterilizante la solucin debe ser activada (alcalinizada) mediante el uso de agentes que elevan el pH de la solucin a 7.5 -8.5. En este estado la solucin alcanza el mximo de su capacidad microbicida pero se hace inestable debido a la polimerizacin de las molculas que bloquean los grupos aldehdos responsables de su actividad microbicida. Las formulaciones convencionales de glutaraldehdo tienen una duracin aproximada de 14 das. Existen formulaciones nuevas en las que se han agregado agentes estabilizantes para prolongar la vida til a alrededor de 28 das. El mecanismo de accin de glutaraldehdo se debe a la anquilacin de los grupos amino, sulfidrilo, hidroxilo y carboxilo, los cuales alteran el ARN, el ADN y la sntesis proteica en los microorganismos.\nPara producir esterilizacin el tiempo de exposicin no debe ser inferior a 10 horas; la concentracin debe ser del 2%. La actividad microbicida de glutaraldehdo es afectada por tiempo de uso, dilucin y carga de materia orgnica. No se recomienda usar formulaciones de glutaraldehdo a concentraciones iniciales inferiores al 2% debido a que no han sido suficientemente evaluadas y algunos productos de estas caractersticas han demostrado ser inefectivos frente a determinados microorganismos. El producto es txico al ser inhalado y al entrar en contacto con la piel o mucosa. Debe ser usado en habitaciones bien ventiladas, en contenedores cerrados, con la proteccin adecuada que evite exposicin y de acuerdo estrictamente a instrucciones del fabricante. Los equipos sometidos al glutaraldehdo deben ser enjuagados rigurosamente posterior al proceso para evitar residuos txicos. No deben mezclarse diferentes marcas de glutaraldehdo porque los activadores o aditivos pueden influir en su accin si son han sido validadas con anterioridad. b. El cido Peractico: Una nueva tecnologa aprobada en 1999 por la FDA, es la combinacin de cido peractico al 35% con perxido de hidrgeno y de soluciones neutralizantes que eliminan su efecto corrosivo. Generalmente est indicado para material sumergible, sensible al calor a temperaturas que oscilan de 50 C a 56 C, a un pH neutro de 6.4 y a una concentracin final de 0.2%, siendo ideal para materiales y piezas que requieran una rpida reutilizacin. El ciclo puede durar entre 25 y 30 minutos. Asimismo cuenta con un sistema de controles o monitores qumicos y biolgicos. Para la esterilizacin por agentes qumicos se debe realizar los siguientes pasos: Las soluciones se deben manipular con proteccin adecuada para evitar la exposicin laboral del personal que lo manipula. El operador deber usar barreras protectoras como son mandil impermeable, mascarilla, lentes protectores y guantes. Seleccionar y preparar la sustancia qumica siguiendo las recomendaciones del fabricante. La solucin debe estar vigente, para estos efectos se debe consignar la fecha de vencimiento en el contenedor o bidn. Si se procesa por inmersin, se debe asegurar que los materiales a esterilizar sean sumergidos completamente para que se pongan en 23\ncontacto con el agente esterilizante. El contenedor seleccionado para la desinfeccin debe asegurar este contacto. El tiempo de esterilizacin debe ser establecido de acuerdo a las caractersticas propias de cada agente qumico. Los contenedores deben mantenerse tapados para evitar la evaporacin y vapores txicos en el ambiente. Los procedimientos deben ser realizados en reas bien ventiladas a fin de evitar exposicin del personal a vapores producidos por el agente qumico. Pasado el tiempo de exposicin se debe sacar los artculos manipulndolos con tcnica asptica (guantes estriles) y enjuagarlos con agua estril o destilada cuidando de no contaminarlos, en caso de no contar con este suministro, se debe usar agua potable y posteriormente enjuagar con alcohol etlico o isoproplico, pues este producto eliminar microorganismos residuales y contribuir en el proceso de secado. El secado debe ser realizado con aire filtrado o comprensas estriles para evitar su recontaminacin. Se debe utilizar controles biolgicos que midan la concentracin de las sustancias qumicas en la medida que exista disponibilidad de ellos. Almacenaje del instrumental estril: Se recomienda esterilizar los instrumentos inmediatamente antes de su uso para evitar contaminacin de los mismos. Si no se utiliza inmediatamente despus de esterilizado, deben ser guardados envueltos en paos o protectores estriles y el almacenamiento debe ser segn las caractersticas antes descritas.\n1.2.1.2. DESINFECCION: Se define como el proceso por medio del cual se logra eliminar a los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure la eliminacin de las esporas bacterianas. El grado de desinfeccin producido depende de varios factores, pero esencialmente de la calidad y concentracin del agente microbiano, de la naturaleza de la contaminacin de los objetos y el tiempo de exposicin. Los materiales e instrumentos descritos como semi-crticos, que no pueden ser esterilizados, sern desinfectados a alto nivel. La desinfeccin tambin se usa en materiales e instrumentos definidos como no crticos.\nA) PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIN: El Procedimiento de desinfeccin consta de las siguientes etapas: 24\nDescontaminacin y limpieza: El material que ser sometido a desinfeccin debe estar totalmente libre de materia orgnica, por que esta interfiere en el proceso de desinfeccin. Para lograr una adecuada descontaminacin y limpieza se debe seguir los mismos procedimientos y consideraciones mencionados para la esterilizacin con calor. Mtodos de Desinfeccin: La desinfeccin es uno de los procedimientos ms antiguos que fuera utilizado en un primer momento para eliminar microorganismos del ambiente e higienizar las manos. Existen dos mtodos de desinfeccin: los qumicos y fsicos: a. Qumicos: Este proceso consiste en poner en contacto el material o superficie con agentes qumicos desinfectantes. Para la desinfeccin, el material debe permanecer en inmersin por un tiempo determinado de acuerdo al producto. Los procedimientos para desinfectar son iguales a los utilizados para la esterilizacin con agentes qumicos, con diferencias en la concentracin y tiempo de exposicin; que vara de acuerdo a la sustancia a utilizar. Para la desinfeccin se debe tener las siguientes consideraciones: Usar el producto como lo indica el fabricante, en cuanto a concentracin y vida til. Hacer las diluciones con agua destilada, en el caso de no especificar que puede utilizarse agua potable. No mezclar desinfectantes cuando no se conoce su efecto. Introducir los artculos secos para evitar la sobre dilucin. Sacar toda burbuja de aire de los artculos a desinfectar. Dejar actuar el desinfectante por el tiempo adecuado. Usar dispositivos limpios y secos para almacenar los desinfectantes o antispticos. No rellenar los frascos en los cuales hay restos de desinfectantes. Evitar el contacto del instrumental en perfecto estado, con otros cuyas superficies se encuentren daadas, para evitar la corrosin por contacto. Evitar la permanencia prolongada del instrumental en las soluciones desinfectantes. Una dosificacin correcta, junto con el tratamiento cuidadoso de los materiales, garantizar un perfecto resultado de desinfeccin. Una dosificacin insuficiente de productos alcalinos (concepto de ahorro errneo) implicar el peligro de la presencia de corrosin en forma de picaduras, que se evitarn con valores pH superiores a 10,5. Al\nutilizar productos cidos podr provocarse una corrosin a travs de los cloruros que se encuentran en el agua, solamente podr evitarse la misma utilizando agua totalmente desalinizada. b. Fsicos: Los mtodos de desinfeccin fsicos pueden ser la pasteurizacin, los chorros de vapor y el hervido. En nuestro medio se utiliza ms el hervido. El hervido: Se puede alcanzar desinfeccin de alto nivel con agua hervida, si se sigue los siguientes pasos: Realizar el lavado y limpieza del instrumental de acuerdo a lo descrito. Se hierve los instrumentos en un recipiente con tapa. Colocar el instrumental en un recipiente y agregar agua hasta cubrirlos completamente y no se agregar ningn otro mientras este hirviendo. Poner el recipiente a calentar y esperar a que el agua hierva. Mantener a los instrumentos en agua hirviendo durante 30 minutos, contados desde que rompe el hervor. El fuego ser suave, ya que el fuego alto hace rebotar los objetos y disminuye el nivel de agua. Se recomienda usar tiempos ms prolongados para lugares de gran altura sobre el nivel del mar. Se seca con una toalla esterilizada antes de volver a utilizar los materiales o almacenarlos. La desinfeccin por olla a presin se puede utilizar en situacin de extensin. Para ello se debe seguir con los siguientes procedimientos: Realizar el lavado y limpieza del instrumental de acuerdo a lo descrito. Los instrumentos limpios se colocan en una olla a presin y se agrega agua limpia a una altura de 2-3 cm. del fondo. Los instrumentos deben distribuirse por igual alrededor de la olla (lea las instrucciones de la olla a presin). La olla a presin se coloca en la estufa y se lleva a un hervor. Cuando el vapor sale del respiradero, el peso debe colocarse en su lugar. La olla a presin es calentada continuamente por un mnimo de 15 minutos. El vapor debe seguir liberndose de la olla a presin durante este tiempo. Si esto se detiene puede ser que no haya ms agua en la olla a presin. Si esto sucede la olla a presin debe ser retirada del calor, permitiendo que se enfre, aada agua y el ciclo debe ser repetido. Se debe tener cuidado cuando se abre la olla a presin. Primero se debe liberar la presin. La olla a presin debe ser retirada de la estufa despus de 15 minutos y se le debe dejar que se enfre. Los instrumentos se sacan de la olla a presin con frceps y se secan con una toalla estril. 26\nSe debe considerar que el uso constante de agua hervida deteriora los instrumentos por favorecer el depsito de compuestos clcicos y por oxidacin. Almacenaje: Se debe tener en cuenta las mismas consideraciones que en la esterilizacin por agentes qumicos. B) TIPOS DE DESINFECTANTES: Los desinfectantes qumicos lquidos son los ms utilizados en nuestro pas y adems existen mltiples agentes germicidas en forma lquida. Los principales desinfectantes son: Orthophthaldehdo. Este agente qumico es nuevo y se usa para la desinfeccin de alto nivel (DAN). Corresponde al grupo de aldehdos inorgnicos y contiene benzenecarboxaldehyde 1,2. a. Mecanismo de accin: Su accin es por aniquilacin de los componentes celulares y acta directamente sobre los cidos nucleicos. b. Espectro: Los estudios han demostrado su excelente actividad microbicida y una mayor actividad frente a micobacterias que el glutaraldehdo. Es micobactericida y virucida. c. Ventajas y desventajas: La principal ventaja es que posee una excelente estabilidad en un amplio rango de pH (3 - 9) y por lo tanto no requiere de activacin. Presenta adems una excelente compatibilidad con cualquier material o artculo y cuenta con indicadores qumicos. No es carcinognico, pero se recomienda utilizarse en reas ventiladas ya que todava no se ha determinado si puede producir irritacin en los ojos y orificios nasales. Por ahora, el alto costo parece ser la desventaja principal para su uso, adems mancha la piel, ropa y superficies. d. Indicaciones de uso: El tiempo que se requiere para la desinfeccin de alto nivel vara segn los siguientes estndares: Estndar americano (FDA) (10 a 12 minutos a 20 C.) Estndar en Canad (10 min.) Estndar en Europa (5 min.) En nuestro medio se recomienda utilizarlo 10 a 12 minutos. e. Concentraciones de uso: Est indicado en una concentracin del 0.55%. La solucin tiene una duracin de 14 das de reuso, y dos aos de vida til. Glutaraldehdo. Es un agente qumico que se utiliza como sustancia esterilizante y como desinfectante de alto nivel. La solucin madre es cida (pH 2.5) y en este estado en general sus propiedades microbicidas son menores. Para tener propiedad desinfectante de alto nivel la solucin debe ser activada (alcalinizada) mediante el uso de agentes que elevan el pH de la solucin a 7.5 -8.5. En este estado la solucin alcanza el mximo de su\ncapacidad microbicida pero se hace inestable debido a la polimerizacin de las molculas que bloquean los grupos aldehdos responsables de su actividad microbicida. Las formulaciones convencionales de glutaraldehdo tienen una duracin aproximada de 14 das. Existen formulaciones nuevas en las que se han agregado agentes estabilizantes para prolongar la vida til a alrededor de 28 das. a. Mecanismo de accin: Su accin es consecuencia de la alquilacin de componentes celulares alterando la sntesis proteica de los cidos ADN Y ARN. b. Espectro: Es bactericida, fungicida, virucida, micobactericida y esporicida. c. Ventajas y desventajas: No es corrosivo. Para desinfeccin de alto nivel (DAN) se utiliza por 45 minutos, a temperatura-ambiente tiene actividad germicida en presencia de materia orgnica. La gran desventaja del glutaraldehdo es su toxicidad, ya que una vez activado suelen producir vapores irritantes para las mucosas, sistema respiratorio y la piel. Por ello, debe utilizarse en ambientes muy ventiladas y con proteccin personal. En la actualidad se han diseado cabinas con las cuales se protege al operador de ese tipo de injurias. Este agente no debe ser usado en la desinfeccin de las superficies ambientales en ninguna circunstancia. d. Indicaciones de uso: Est indicado para la DAN de endoscopios cuando la esterilizacin no es posible. Tambin en el uso de artculos o materiales de metal como son los espculos, los instrumentos otorrinolgicos y odontolgicos y las lminas de laringoscopio. e. Concentraciones de uso: En nuestro medio contamos con una solucin al 2%. Se requiere de 45 minutos para hacer DAN a una temperatura de 20C. Existen otras formulaciones de Glutaraldehdo en concentraciones que varan entre 2.4% a 3.4%. En Europa existen concentraciones de 1.5% con tiempos mayores de inmersin. El valor lmite del umbral (VLU / valor de exposicin) del glutaraldehdo es de 0.2 ppm. a 0.05 ppm., en 8 horas de trabajo. Cloro y compuestos clorados: Los desinfectantes basados en el cloro generalmente estn disponibles en forma lquida como hipoclorito de sodio (leja), o slida como hipoclorito de calcio (dicloroisocianurato de sodio). a. Mecanismo de accin: Su accin produce inhibicin de las reacciones enzimticas, desnaturalizacin de las protenas e inactivacin de los cidos nucleicos. b. Espectro: Son de amplio espectro microbicida, pues son muy eficaces contra las bacterias Gram positivo y negativos, hongos, esporas y virus, incluyendo al de la Hepatitis B y al del VIH. c. Ventajas y desventajas: Su accin es rpida, de bajo costo y de fcil manejo. Tiene propiedades desodorizantes y actividad microbicida atribuible al cido hipocloroso no disociado.\nLa disociacin de este cido y por consiguiente la menor actividad depende del pH. Su eficiencia disminuye por el aumento del pH. Su uso est limitado por su actividad corrosiva, daan textiles y degradan plsticos y gomas. Adems se inactiva en presencia de materia orgnica, jabones y detergentes; produce irritacin de la piel y mucosas; se polimeriza por los rayos de sol y necesita estar protegida en envases opacos. Las soluciones de cloro no deben conservarse en envases destapados por ms de 12 horas debido a la evaporacin del producto activo, haciendo que las concentraciones de cloro disponible disminuyan de 40% a 50%. d. Concentraciones de uso: La concentracin mnima para eliminar las microbacterias es de 1000 ppm. (0.1%) durante 10 minutos. Su uso en la actualidad aparte de blanqueador se limita al saneamiento ambiental comn de las superficies y artculos no crticos. No se recomienda para desinfeccin de instrumental. Formaldehdo (fo): Es un desinfectante de alto nivel pero actualmente esta discontinuado debido a su alta toxicidad y el olor penetrante que aparece an a muy bajas concentraciones (como la formalina que se da del 37% al 40 %). a. Mecanismo de accin: Produce inactivacin de microorganismos por alquilacin del grupo amino y sulfidrilo de protenas y del anillo nitrogenado de bases pricas lo que hace alterar la sntesis de los cidos nucleicos. b. Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida, virucida y esporicida. c. Desventajas: Presenta olor desagradable, adems de irritar las mucosas. Se considera potencialmente carcinognico. Al utilizarse debern tomarse las precauciones de exposicin ocupacional. d. Indicaciones: Dada su toxicidad su uso es muy reducido. Solo se acepta su utilizacin como desinfectante en solucin acuosa para filtros de hemodilisis y conservacin de piezas de anatoma patolgica. Debido a su efecto txico e irritante, desde 1996 la formalina bajo cualquier presentacin, est excluida de la lista de desinfectantes en los Estados Unidos de Norteamrica. e. Concentraciones de uso: Para producir una desinfeccin de alto nivel se requiere una exposicin de 30 minutos a una concentracin de 8% y para la desinfeccin intermedia a 4%. Perxido de hidrgeno estabilizado: El Perxido de Hidrgeno es un agente oxidante utilizado para DAN. a. Mecanismo de accin: Su accin antimicrobiana se ejerce por la produccin de radicales libres hidroxilos que daan las membranas lipdicas, el DNA y otros componentes celulares. b. Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida, virucida y esporicida en concentraciones del 6% al 7%. 29\nc. Ventajas y desventajas: No daa lentes ni artculos de plstico. Es oxidante para artculos metlicos. Presenta toxicidad ocular y tambin puede producir colitis pseudomembranosa por mal enjuague en la DAN. d. Indicaciones de uso: Est indicado en el uso de DAN para endoscopios por su compatibilidad con este material. e. Concentraciones de uso: Su presentacin vara entre 3% a 7.5%. Para realizar la desinfeccin de alto nivel la indicacin es de 6% a 7.5% en 30 minutos. La solucin puede reutilizarse durante 21 das. cido peractico: Tambin denominado cido peroxiactico es un agente oxidante que acta de manera similar al perxido de hidrgeno a. Mecanismo de accin: Acta por desnaturalizacin de las protenas alterando la permeabilidad de la pared celular. b. Espectro: Bactericida, fungicida, virucida y esporicida. c. Ventajas y desventajas: La mayor ventaja de este elemento es que no produce residuos txicos y tampoco necesita activacin. Puede corroer cobre, bronce y fierro galvanizado. Esta corrosin puede ser controlada con aditivos del pH. Produce toxicidad ocular e irritacin de las mucosas. d. Concentraciones de uso: En concentraciones bajas de 0.1% a 0.2% en un tiempo entre 10 a 15 minutos, tiene rpida accin contra microorganismos (incluyendo las esporas). La solucin tiene una duracin de 14 das. Fenlicos: Los derivados fenlicos comnmente encontrados como principio activo de las formulaciones son: el ortho-fenil-fenol y el orthobenzil-para-clorofenol. Los compuestos fenlicos son producidos a travs de la sustitucin de uno o dos tomos de hidrgeno aromtico de fenol con un grupo funcional (alquil, fenil, benzil, halgeno). a. Mecanismo de accin: En altas concentraciones rompen la pared celular penetrando la clula y precipitando protenas citoplasmticas. En bajas concentraciones, causan la muerte de microorganismos por inactivacin de las enzimas de la pared celular. b. Espectro: Bactericida (micobactericida), funguicida y virucida. Tiene poca accin en los virus pequeos como echovirus, poliovirus, coxsackievirus. Los fenlicos se inactivan ante la presencia de materias orgnicas. c. Desventajas: Los fenlicos pueden ser absorbidos por los materiales porosos, tales como el plstico, dejando residuos que producen irritacin en las mucosas. d. Indicaciones de uso: Los derivados fenlicos estn indicados principalmente en la desinfeccin de artculos no crticos y en superficies lisas. Su uso no es indicado en artculos semicrticos debido a la ausencia de datos sobre su eficacia germicida. Asimismo, su utilizacin est\ncontraindicada en la limpieza de incubadoras y otras superficies en las reas de neonatos por generar hiperbilirrubinemia. Hoy en da y debido a su baja eficacia y a los riesgos descritos, prcticamente no tiene indicaciones de uso. e. Concentraciones de uso: Las concentraciones varan segn la presentacin del producto. Alcoholes: Son componentes qumicos solubles en agua, los ms utilizados son el alcohol etlico y el alcohol isoproplico. a. Mecanismo de accin: Acta por desnaturalizacin de las protenas. b. Espectro: Destruye rpidamente formas vegetativas de bacterias hongos, virus y M. tuberculosis. c. Ventajas y desventajas: Son econmicos. Las desventajas de los alcoholes es que tienden a alterar y endurecer el material de goma y plstico, se inactiva en presencia de materia orgnica y se evapora rpidamente. Esto condiciona que no se debe usar alcoholes como mtodo de desinfeccin de alto nivel ni para materiales en inmersin. d. Indicaciones de uso: El alcohol se considera un desinfectante de nivel intermedio y se usa en la desinfeccin de superficies y artculos no crticos. e. Concentraciones de uso: La concentracin bactericida ptima est en un rango de 60% a 90% por volumen. La concentracin habitual de uso 70% en que tiene su mayor efectividad. Amonio cuaternario: Son antispticos de bajo nivel. Los compuestos ms usados en las unidades hospitalarias son cloruro de alquil-dimetil-benzilamonio, cloruro de alquil-didecildimetil- amonio, y el cloruro de dialquildimetil-amonio. a. Mecanismo de accin: Su accin se debe a la inactivacin de enzimas productoras de energa, a la desnaturalizacin de las protenas celulares y a la ruptura de la membrana celular. b. Espectro: Fungicida, bactericida y virucida solo contra los lipoflicos. No es esporicida, ni microbactericida, ni tampoco presenta accin sobre virus hidroflicos. c. Ventajas y desventajas: Constituye un buen agente para la limpieza debido a su baja toxicidad. Los restos de gasa y algodn pueden afectar su accin. d. Indicaciones de uso: Por su baja toxicidad puede ser utilizado para la desinfeccin de superficies y mobiliario. e. Concentraciones de uso: Las concentraciones de uso varan de acuerdo con la combinacin de compuestos cuaternarios de amonio en cada formulacin comercial.\n1.2.2. SELECCIN DEL MTODO ADECUADO ELIMINACIN DE MICROORGANISMOS:\nEn la atencin odontolgica directa se utilizan numerosos artculos y equipos que toman contacto con el paciente. El mtodo de eliminacin de microorganismos requerido por cada artculo esta directamente relacionado con el riesgo potencial que tiene este artculo en particular de producir infeccin en el paciente. En 1968, Earl Spaulding clasific los materiales en tres categoras (crticos, semi-crticos y no crticos) de acuerdo al riesgo antes mencionado. An cuando la complejidad de la atencin actual y el diseo de algunos artculos hace que no siempre sea apropiada esta clasificacin, se considera el enfoque ms racional para la seleccin de los mtodos de eliminacin de microorganismos y en trminos generales es aplicable a la mayora de los artculos que se utilizan en la atencin odontoestomatolgica. Pero la complejidad de la atencin y la diversidad de artculos que se utilizan hacen necesario que en muchos casos se deba analizar en forma particular algunos equipos y tomar la decisin basada en las caractersticas y riesgos asociados sin considerar completamente la clasificacin de Spaulding. Por otro lado, para seleccionar el mtodo de eliminacin de microorganismos, tambin se debe considerar el tipo de material del que est fabricado el artculo odontolgico. En tal sentido el personal responsable del procesamiento de los artculos debe conocer en profundidad las caractersticas de los distintos materiales, su cuidado y mantencin con el fin de utilizarlo adecuadamente, previniendo su deterioro para asegurar su vida til a lo largo del tiempo y evitando de esta manera costos innecesarios.\n1.2.2.1. METODOS SEGN CLASIFICACIN DE SPAULDING: Con el fin de racionalizar las indicaciones del procesamiento de los artculos se considerar el grado de riego de infeccin que existe en el empleo de los artculos y los clasifica en las siguientes tres categoras: A) MATERIAL CRTICO: Los materiales crticos son aquellos que se ponen en contacto con reas estriles del organismo. Es decir, corresponde a instrumentos quirrgicos punzocortantes u otros que penetran en los tejidos blandos o duros de la cavidad bucal. Si estos materiales estn contaminados an con un inoculo mnimo de microorganismos, representan un riesgo alto de infeccin debido a que las reas donde son utilizados no cuentan con sistemas de defensa que les permita enfrentar la agresin de estos microorganismos o son un buen medio de cultivo para su reproduccin.\nEstos materiales deben ser obligatoriamente esterilizados. Ejemplo: instrumental de ciruga y traumatologa, endodoncia, periodoncia, etc. Instrumental de endodoncia: Todos los instrumentales deben ser esterilizados. Los instrumentales de mango de acero inoxidable o mango de plstico deben ser esterilizados en autoclave. El instrumental con mango anodizado por color es atacado por las soluciones alcalinas y pierde su color codificado. El esponjero con su correspondiente esponja debe estar estril, y utilizarse uno por paciente, descartando la esponja luego de la atencin de cada paciente. El instrumental que se contamina durante el tratamiento del conducto se trata con gasa humedecida con desinfectante (alcohol de 70). Al concluir el tratamiento los escariadores, limas y tiranervios deben ser preparados particularmente ya que son sensibles contra los daos mecnicos y estos deben ser esterilizados. Los clamps de acero inoxidable pueden ser esterilizados como primera opcin en autoclaves. Las puntas de papel deben ser esterilizadas con autoclave. La vaselina se coloca en frascos de vidrio con tapa hermtica, no ms de 50 grs. cubriendo no ms de dos tercios de la capacidad del frasco y luego se esterilizan en el pupinel. Para el caso de las radiografas, una vez tomada la placa radiogrfica, retire la pelcula (sin abrir an) cuidadosamente de la boca del paciente, enjuguela bajo un chorro de agua corriente para retirar la saliva y/o sangre adherida y luego desinfctela sumergindola en alcohol de 70 por un espacio de 5 minutos. Instrumental de ciruga: Los instrumentales quirrgicos de acero inoxidable deben ser esterilizados en autoclave. Los instrumentales que no sean de acero inoxidable deben ser esterilizados con el pupinel. El algodn y la gasa deben esterilizarse en autoclave en paquetes pequeos. Instrumental de periodoncia: Todo el instrumental que se use en Periodoncia debe ser esterilizado.\nB) MATERIAL SEMICRTICO: Corresponde a artculos que no penetran las mucosas pero pueden estar en contacto con ellas o expuesta a la saliva, sangre u otros fluidos. Estos, por lo general son resistentes a infecciones por esporas bacterianas comunes pero susceptibles a las formas vegetativas de las bacterias, virus y\nMycobacterias. Estos materiales, deben estar libres de los microorganismos antes mencionados y deben ser estriles. En caso de que la esterilizacin no sea posible deben ser sometidos minimamente a desinfeccin de alto nivel. Turbina y micromotor: Es deseable la esterilizacin de rutina de las piezas de mano de alta o baja velocidad, entre paciente; no obstante, no todas las piezas pueden ser esterilizadas y el tiempo que tomara la esterilizacin es muy largo para realizarlo entre pacientes. Por lo tanto, las piezas de mano que son posibles de esterilizar deben ser hechas al final del da. Todas las turbinas y micromotores debern ser esterilizados siguiendo estrictamente las recomendaciones dadas por el fabricante. Antes de ser esterilizadas debern ser limpiadas vigorosamente con un pao hmedo y embebido en solucin detergente que permita retirar los restos de sangre, saliva u otros elementos presentes en su superficie y luego squelas bien; posteriormente deber retirarse todo el resto de agua o lubricante que tenga en su interior, hacindola funcionar por 30 segundos. Algunos fabricantes recomiendan lubricar las piezas de mano antes de esterilizarlas. Todo profesional deber adquirir piezas de manos y micromotores que puedan ser esterilizados en autoclave, pero considerando la realidad econmica de que no se pueda adquirir de inmediato un aditamento con estas propiedades, hasta que sea adquirida se puede seguir el siguiente mtodo de desinfeccin. Haga funcionar durante 1 minuto la pieza de mano de alta velocidad y la jeringa triple a fin de que el agua limpie los conductos correspondientes. Lavar y limpiar el instrumental, con la tcnica antes descrita, para remover todos los restos orgnicos. Seque el instrumento con un pao absorbente. La desinfeccin de estos materiales, luego de ser utilizadas con cada paciente, se podr realizar utilizando compresas embebidas en glutaraldehdo al 2%, en alcohol isopropyl al 90% o en alcohol etlico al 70%. Se deber mantener la pieza de mano en contacto con el desinfectante durante el tiempo especificado por el fabricante. No pueden ser introducidas en baos de inmersin. Para la limpieza y conservacin del interior tienen que ser aplicados los mtodos indicados por el fabricante. Despus de la desinfeccin, debe retirarse cualquier residuo qumico, usando agua esterilizada.\nCuando no estn en uso, gurdelos en recipientes metlicos apropiados. Todos los das, antes de empezar a trabajar, se debe dejar correr el agua que contengan las mangueras de la turbina durante por lo menos un minuto, para eliminar las bacterias que puedan haber aflorado durante la noche en el sistema de suministro de agua. Luego de trabajar en el paciente dejar correr el agua de la turbina durante 30 segundos antes de continuar con otro paciente. Las lneas de aprovisionamiento de agua deben ser irrigadas con soluciones bactericidas. El equipo de ultrasonido debe ser tratado de manera similar. Jeringa triple: Se debe esterilizar con calor hmedo o debe esterilizarlas con glutaraldehdo al 2% por 10 horas. Se debe desinfectar al igual que las piezas de mano. Es aconsejable dejar correr el agua que tienen en su interior entre cada paciente y al inicio de las actividades diarias. Instrumental de examen: Los espejos deben ser esterilizados por autoclave o se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Las pinzas, los exploradores y las sondas periodontales pueden ser esterilizadas en autoclave o en el pupinel. Instrumental de operatoria: Todo instrumental de operatoria debe ser esterilizado y en caso de que no se pueda debe ser desinfectado a alto nivel. Los elementos rotativos (fresas, piedras, etc.) debern separarse de los dems, colocndose en los recipientes o dispositivos de sujecin especiales para ellos y deben ser esterilizadas como el resto del material sucio. Las fresas deben ser esterilizadas en pupinel. Se recomienda tener un juego bsico de fresas para cada paciente; sin embargo, de no ser posible, mantenga las fresas sumergidas por 30 minutos en alcohol de 70 (el hipoclorito de sodio corroe las fresas rpidamente) dentro de un recipiente cerrado. No se las debe almacenar en un fresero y menos sueltas en los cajones de los armarios. El cambia fresa debe ser esterilizado o debe recibir una desinfeccin de alto nivel, se recomienda usar el sistema ultra push, para evitar el uso de cambia fresas. Las esptulas para resina son instrumentos sensibles al calor por lo que pueden someterse a una Desinfeccin de Alto Nivel. La parte activa de los equipos de transiluminacin, luz halgena y pulpmetro no son fciles de limpiar ni desinfectar por lo que deben ser cubiertos con fundas de polietileno o de papel de aluminio. El resto de las superficies de estos equipos pueden ser desinfectadas con alcohol de 70\nInstrumental protsico: Tazas de goma, esptulas y cubetas no metlicas se desinfectarn con glutaraldehdo al 2% durante 45 minutos o aplicando alcohol 70 mediante friccin mecnica. Las cubetas para impresin cromadas o de aluminio deben ser esterilizadas en pupinel o sumergirlas en alcohol de 70 por 30 minutos. Las cubetas de acero inoxidable pueden ser esterilizadas en autoclave. Instrumental de ortodoncia: Todos los alicates de uso para ortodoncia as como todo el instrumental usado, debern encontrarse esterilizados y desinfectados, sobre todo aquellos que posean extremos o puntas plsticas que impidan su esterilizacin por medio del calor. Material de laboratorio: Los procedimientos de esterilizacin y desinfeccin que se recomendaron para el instrumental de uso clnico, debern ser estrictamente mantenidos con los materiales de laboratorio. Cualquier elemento que deba ser llevado al Laboratorio; deber ser desinfectado previamente y de ser posible, esterilizado. a. Impresiones: Las impresiones hechas en el consultorio deben ser desinfectadas antes de realizar el vaciado del yeso, utilizando sustancias que no las deterioren o distorsionen. Cuando no es posible desinfectar las impresiones se proceder a desinfectar el modelo de yeso. En el caso de envo de impresiones, se deber seguir las recomendaciones del fabricante acerca de la estabilidad de los materiales frente al uso de los desinfectantes. La solucin de clorhexidrina ha sido usada sin efectos adversos con alginato, caucho, elastmero de silicona y elastmeros de polister. Las soluciones de glutaraldehdo al 2% y de hipoclorito de sodio al 1%, producen cambios estadsticamente significativos en las impresiones de alginato, pero no sucede lo mismo con los otros materiales. Tabla N 6 Desinfeccin de Impresiones Material de Soluciones desinfectantes / Tiempo de exposicin Impresin Hipoclorito 1% Iodforos Glutaraldehdo 2% Alginato Silicona o Mercaptano Pasta Zinquenlica Godiva (modelina) R/1 min. R/10 min. NR NR R/1 min. R/10 min. NR NR NR R/10 min. R/30 min. R/30 min.\nFUENTE: Asociacin Dental Americana (ADA) R Recomendable NR No recomendable ? Se desconoce (*)El tiempo mnimo de exposicin al desinfectante debe ser 20 minutos. Es esencial remover cualquier residuo de desinfectante lavando las impresiones y la prtesis, dejar correr el agua.\nb. Aparatos protsicos y de ortodoncia: Los aparatos protsicos y de ortodoncia deben ser igualmente desinfectados antes de enviarse al laboratorio dental, empleando sustancias que no corroan o cambien el color del material utilizando en su confeccin (tablas N 7). Las impresiones como los aparatos protsicos debern ser enjuagados de la saliva que portan, bajo chorro de agua y posteriormente debern ser desinfectados, antes de sacarlos de los consultorios. Se tendr especial cuidado en retirarles todo el vestigio de sangre. Las prtesis totales y tambin las parciales, debern ser manipuladas con bastante precaucin, recomendndose el uso regular de guantes para realizarle la correspondiente higiene antes de trabajas sobre ellas. Ha sido demostrado la gran prevalencia de Candida Albicans en pacientes portadores de prtesis que presentan estomatitis por prtesis dental. Cuando los aparatos protsicos metlicos lleguen al consultorio procedente del laboratorio, debern ser desinfectados siguiendo las mismas pautas que se utilizan para el instrumental operatorio y en el caso de que ya se encuentre con acrlicos, se debern desinfectar prolijamente antes de ser introducido en la boca de paciente. Una buena recomendacin es conocer las instalaciones del laboratorio con el que habitualmente se trabaja, con el fin de informarnos sobre los parmetros de higiene en los que se desarrolla el trabajo en l y as poder implementar cuidados adicionales con aquellos aditamentos que les enviemos. La comunicacin en este aspecto deber ser sumamente fluida entre el profesional y el laboratorista. Se debe alertar al laboratorista cuando le estemos remitiendo algn implemento de trabajo perteneciente a algn paciente que presenta alguna enfermedad infectocontagiosa. Las sustancias pulidoras del tipo de la piedra pmez cuando son usadas sobre prtesis contaminadas, se convierte en un reservorio bacteriano y puede permanecer contaminada durante 3 meses. Para prevenir infecciones, se puede aadir a la piedra pmez un lquido desinfectante (5 partes de hipoclorito de sodio a 100 partes de agua destilada). Tabla N 7 Desinfeccin de Aparatologa para Laboratorio Dental (*)\nAparato (Prtesis/ortodoncia) Sustancias Desinfectante Hipoclorito Glutaraldehdo Iodforos (1%) (2%)\nPrtesis Fija 37\nMetal/porcelana Metal/acrlico Porcelana Acrlico Prtesis Removible Metal/acrlico Acrlico/porcelana Ortodoncia Acrlico/alambres Ferulas De Relajamiento Acrlico\nR/D R/D R/D R R/D R NR\nR/D R R/D\nFUENTE: UPCH Control de las Infecciones Transmisibles en la Prctica Odontolgica R Recomendable NR No recomendable R/D Recomendable pero puede daar el material (*) Siempre enjuagar previamente con agua y luego sumergirlo en la sustancia recomendada por minutos\nc. Modelo de yeso: Sumergir el modelo fraguado y sin el material de impresin en una solucin de hipoclorito de sodio al 1% durante 30 minutos y luego enjuagar con agua. C) MATERIAL NO CRTICO: Esta clasificacin corresponde a instrumentos o dispositivos que pueden tener contacto frecuente con los aerosoles generados durante el tratamiento dental, tocados por el paciente o por las manos contaminadas del clnico o auxiliar dental durante el tratamiento. Estos materiales toman slo contacto con piel sana por lo que el riesgo de producir infecciones es mnimo o inexistente. La piel sana acta como una barrera efectiva para la mayora de los microorganismos y por lo tanto el nivel de eliminacin de microorganismos requerido puede ser mucho menor. Para estos materiales deben utilizarse desinfectantes de nivel intermedio o bajo nivel. Por ejemplo amalgamador, unidad dental, silln, lmpara de luz halgena, mangueras de piezas de manos y jeringa triple, equipos de rayos x, llaves y otros.\nUnidad dental: La unidad dental deber ser desinfectada diariamente al comienzo y al finalizar las labores de trabajo, con un pao embebido en alcohol de 70. La escupidera debe ser higienizada con agua y detergente al iniciar el da y despus de cada paciente eliminando todo tipo de residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar desinfectantes qumicos como hipoclorito de sodio al 1%, haciendo correr agua. Los eyectores deben ser desacartables y las puntas de los suctores deben ser autoclavadas o esterilizadas con desinfectantes de alto nivel de accin (glutaraldehdo al 2% durante 10 horas). El depsito de agua debe ser decontaminado con un agente qumico de nivel intermedio, dos veces a la semana. Es fundamental evitar la formacin del biofilm. En el agua de la unidad dental se han encontrado microorganismos de transmisin hdrica (Pseudomonas,Legionella,Mycobacterium,etc.) lo que indica que el agua que entra procedente de la red comunitaria es la fuente de contaminacin de estos microorganismos. Con relacin a la lmpara se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de nylon que deber ser cambiada despus de cada paciente.\nMesa de trabajo: La mesa de trabajo deber mantenerse en buenas condiciones de higiene durante toda la jornada de trabajo. Para lograrlo es recomendable colocar sobre la misma un campo descartable, que se cambiar luego de la atencin de cada paciente. En dicha mesa de trabajo slo deber estar el equipamiento necesario para la atencin de cada paciente. Se deber evitar expresamente que el porta residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo. Las superficies de las mesas de trabajo, sillones dentales, etc., deben ser desinfectadas prolijamente con una solucin de hipoclorito de sodio 0.5%. Comprensora: Las comprensoras debern ser purgadas, es decir, se les deber eliminar el agua que se condensa en el interior del recipiente que contiene el aire, ya que esa agua se puede oxidar y contaminar con facilidad con el siguiente riego para el paciente cuando se le aplica la turbina o el aire de la jeringa triple. Silln: Desinfecte el silln dental con un pao embebido de hipoclorito de sodio 0.5% o alcohol 70 antes y despus de la atencin diaria. Si un paciente presentar lesiones cutneas o capilares exudativas o micticas, se 39\nrecomienda desinfectar el silln dental inmediatamente despus que se haya retirado. Colocar cubiertas descartables en toda la superficie del silln odontolgico que est en contacto directo con el cuerpo del paciente (apoyabrazos, cabezal, respaldo) y la manija del foco bucal, de no contar con cubierta descartable lavar con agua y detergente. En caso de manchas orgnicas (sangre-saliva) absorber en toalla descartable eliminar como residuo peligroso, luego lavar con agua y detergente y desinfectar con solucin de hipoclorito de sodio al 1%. No se debe usar desinfectantes a base de Yodo en superficies plsticas, pues pueden originar decoloracin.\n1.2.2.2. MTODOS SEGN CARACTERSTICAS Y COMPOSICIN DE MATERIALES: Los diferentes elementos que se utilizan en la odontologa estn fabricados de diversos materiales, cada uno de ellos con caractersticas propias, las cuales deben ser consideradas para seleccionar el tipo de mtodo que se debe emplear en la eliminacin de microorganismos. A) ACERO: Los artculos de acero inoxidable tienen en su composicin distintos componentes y su calidad depende de la proporcin de ellos. Algunos afectan su dureza y otros su resistencia al xido. Este tipo de artculos son resistentes a la oxidacin y herrumbre an en contacto con cidos, humedad, lcalis y gases corrosivos y es capaz de resistir a altas temperaturas. Se utiliza principalmente para la fabricacin de instrumental quirrgico y cajas de instrumental. Para aumentar la resistencia a la corrosin el instrumental es sometido a pulido y pasivazo. Este ltimo consiste en dejar una capa de xido de cromo en la superficie del instrumento que es muy resistente a la corrosin si se utilizan mtodo de limpieza y mantencin que no lo alteren. Las superficies que no son pulidas son ms propensas a la corrosin. Los artculos de acero inoxidable son durables si se mantiene de acuerdo a indicaciones del fabricante. La calidad del agua puede daarlos ya sea por exceso de cloruros o de sustancias alcalinas o cidas. Tambin puede daarse por el tipo de marcado si ste debilita su estructura original.\nPara este tipo de instrumentales se recomienda la esterilizacin con vapor de agua (autoclave). El acero al carbn o cromado debe ser preferentemente esterilizado en el pupinel. B) PLSTICOS: Son compuestos realizados sobre la base de polmeros naturales o sintticos y su caracterstica principal es que son capaces de deformarse y moldearse. Son utilizados ampliamente en el mbito clnico ya sea como componente de instrumentos y equipos, como aislante trmico y elctrico y como empaque. En general resiste la accin de cidos, lcalis y algunos solventes. La resistencia de los plsticos es directamente proporcional a la densidad, a mayor densidad mayor resistencia. Para los artculos de plsticos termo resistentes se puede utilizar la autoclave y los artculos termolbiles se deben esterilizar con sustancias qumicas como el glutaraldehdo al 2% durante 10 horas.\nC) VIDRIOS: Son sustancias que se fabrican a partir de slice que se funden a grandes temperaturas. Son rgidos debido a que sus molculas son muy cohesionadas; estas caractersticas los hacen muy frgiles y fciles de romper. Muchos artculos usados en odontologa estn envasados en vidrios Los ms frecuentes procesados son los de tipo pirex debido a que son de mayor grosor y dureza que confieren resistencia a traccin y temperaturas altas. Los vidrios pueden contener en su composicin metales y plsticos. A mayor cohesin de sus partculas es ms duro y resistente. Los vidrios esmerilados (opacos) no se utilizan en la fabricacin de materiales que requieren ser esterilizados debido a que podran tener materia orgnica o residuos de gases. Los vidrios deben ser esterilizados por calor seco (pupinel) o deben ser desinfectados, pero cuando se trata de envases de vidrio que contengas lquidos para esterilizar, se utiliza la autoclave. D) LATEX: Son sustancias derivadas del caucho que se utilizan para la fabricacin de guantes. Se caracteriza por ser muy vulnerable y poco resistente a la traccin y accin del detergente. Ciertas caractersticas del ltex son\nalteradas con los detergentes hacindolos permeables al paso de microorganismos. Por otra parte, el lavado no es suficiente para eliminar todas las bacterias de sus superficies y se han descrito reacciones a pirgenos atribuidas a guantes reesterilizados. Por lo anterior los guantes no deben ser reutilizados. E) ALGODONES: Son textiles provenientes de fibras naturales. Los algodones resisten altas temperaturas pero se daan fcilmente con la traccin y accin de instrumentos. Los algodones absorben lquido por lo que slo pueden ser esterilizados en equipos que aseguren su secado. Los algodones como las gasas deben ser esterilizadas por autoclave. F) LQUIDOS: En la actualidad, debido a la dificultad que presenta la esterilizacin de lquidos la mayora de soluciones que se usan en la prctica clnica se obtienen estriles de fbrica. La esterilizacin de lquidos por lo tanto son excepcionales. Slo es posible efectuarla en autoclaves que tengan un programa especial para estos efectos. 1.3. MANEJO DEL AMBIENTE ODONTOLGICO:\nEn las reas de atencin profesional no se deben realizar otras actividades que no sean la sealada. En estos espacios no se guardar alimentos o utensilios de comida, ni tampoco se tendrn plantas o materiales de limpieza. La ventilacin de todos los lugares de trabaj deber ser muy intensa a fin de evitar la polucin causada por aerosoles generados durante las preparaciones dentarias o debido a las emanaciones del sistema de desage.\n1.3.1. PROTECCIN DEL AMBIENTE DE TRABAJO: Los medios ms frecuentes a travs de los cuales se producen infecciones cruzadas, son: a. A travs de aerosoles y otras sustancias expelidas por las turbinas, micromotores, jeringas triples y aparatos de profilaxia, los que pueden diseminar grandes cantidades de microorganismos de la boca del paciente hacia todos los ambientes del consultorio. b. Contacto directo de las manos del profesional o su asistente con los equipos, instrumentos, materiales contaminados con saliva o sangre del paciente.\nPara limitar la diseminacin de la sangre y la saliva en el ambiente se debe seguir las siguientes consideraciones: Reducir al mnimo necesario el uso de la jeringa triple. Cuando se use la jeringa triple, se debe tener cuidado de que la presin de agua no sea demasiado fuerte, pues provocar aerosoles muy intensos con accin diseminadora muy extensa. Se recomienda que primero se use el spray de agua y luego el del aire, pues el uso alterno de ambos elementos, producen mayor contaminacin de los ambientes. Utilizar un buen sistema de evacuacin (succin) de sangre y saliva. Reducir la formacin de aerosoles y salpicaduras de saliva y sangre utilizando solo la cantidad necesaria de agua en la pieza de mano de alta velocidad y en los destartarizadores ultrasnicos. Evitar la contaminacin de pisos y mdulos con la cada de saliva, sangre, materiales contaminados como algodones y restos de impresin.\n1.3.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIN DEL AMBIENTE: Estas normas tienen por objeto disminuir la contaminacin ambiental y eliminar la suciedad visible. En los establecimientos asistenciales hay grmenes patgenos presentes en los elementos o equipos sucios o contaminados cercanos al paciente que se pueden comportar como reservorios o fuentes de infeccin. La limpieza de los ambientes debe ser realizada por un personal protegido con un gorro, delantal impermeable, mascarilla, guantes de goma hasta la mitad del antebrazo y anteojos protectores. Asimismo el personal debe estar vacunado contra el ttano y la Hepatitis B. Para la limpieza de los ambientes se debe tener las siguientes consideraciones: Siempre se efectuar la limpieza ambiental desde el rea ms limpia a la ms sucia. La limpieza comienza por las superficies verticales, siguiendo por sillones y pisos. Se prohbe el uso de plumeros, escoba, escobilln o elementos que movilicen el polvo ambiental. En las reas de trabajo no debe existir alfombras u otros, que acumulen polvo o desechos contaminados. No se debe usar cortinas en los baos. No usar cera, kerosn, aerosoles, desinfectantes, desodorantes ambientales y pastillas de formol. Los muebles deben estar separados de la pared por lo menos 20 cm. para facilitar la limpieza y del piso por lo menos 10 cm. por el mismo motivo. Deben eliminarse aquellos muebles que no cumplan una funcin estrictamente definida y especfica en cada sector.\nLimpieza de Mobiliario: Las superficies de los muebles de trabajo debern ser de material fcilmente higienizable, liso y con la menor cantidad posible de ngulos en donde se pueda depositar el polvo o material contaminado. Es importante tener presente que la boca puede expulsar saliva o sangre hasta un dimetro de dos metros desde el lugar en que se encuentra ubicado el paciente, por lo tanto todas las superficies que se encuentran ubicadas en ese espacio se debern desinfectar con mayor frecuencia que el resto del mobiliario. La limpieza de mobiliario debe realizarse una vez por turno y siempre que se encuentren visiblemente sucios. El procedimiento a seguir es el siguiente: Lavar con solucin de detergente limpiador, enjuagar y luego embeber una esponja con solucin de hipoclorito de sodio al 0.1% y desinfectar la totalidad del mueble por 15 minutos, finalmente enjuagar con una esponja embebida en agua y secar la superficie descontaminada. En caso de mancha de sangre u otro fluido orgnico embeber inmediatamente en toalla absorbente, eliminar como residuo patognico, proceder a la limpieza con solucin detergente e hipoclorito de sodio al 1%, segn punto anterior. Paredes, puertas, ventanas y vidrios: El local asistencial deber contar con paredes y pisos de fcil lavado, evitando apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene del consultorio. Se debe lavar desde una altura de 2m. hacia abajo, evitando la salpicaduras y teniendo extrema precaucin con las bocas de electricidad. Parra ello se debe usar una solucin detergente o jabn, cepillando en forma meticulosa. Enjuagar, secar y a continuacin desinfectar esta superficie con solucin de hipoclorito de sodio al 0.1%. Cambiar ambas soluciones tantas veces como sea necesario o cuando se encuentre las soluciones visiblemente sucias. Este procedimiento se debe realizar una vez por semana y cuando se encuentren visiblemente sucios. Pisos y zcalos: Se utilizar la tcnica de doble balde/doble trapo, en los cuales se realizar los siguientes procedimientos: Si hubiese presencia de materia orgnica, el personal de limpieza debe colocarse los guantes y luego colocar toallitas de papel sobre la mancha (tantas veces como sea necesario) para que la mancha se absorba. Una vez absorbida, descartar las toallitas en bolsa plstica de Residuos Patognicos. Luego pasar un trapo con agua y detergente, enjuagar y pasar un trapo con hipoclorito de sodio al 1%.\nEn el caso de pisos que no estn contaminados, proceder a limpiar de la siguiente manera: llenar un balde con agua limpia, tibia y detergente, lavar la superficie limpiando vigorosamente con un trapo de piso embebido en solucin detergente (no mezclar con hipoclorito de sodio), enjuagar con agua limpia pasando el mismo trapo por las superficies. Se deber cambiar el agua entre ambientes, tantas veces como sea necesario para que nunca est notoriamente sucia, llenar el otro balde con solucin hipoclorito de sodio al 0.1%, repasar con el segundo trapo y la solucin de hipoclorito de sodio manteniendo hmedo durante 15 20 minutos. Finalmente, enjuagar el balde y trapos utilizados, dejar secar los baldes boca abajo, con los trapos extendidos y las cerdas de cepillos hacia arriba, lavarse las manos antes y despus de este procedimiento previo al retiro de los guantes. Desechar el contenido lquido de los baldes por la pileta de patio o por el inodoro. No eliminarlo por la pileta del lavado de manos bajo ningn aspecto. Este procedimiento se debe realizar una vez por turno y siempre que se encuentren visiblemente sucios. Cielorrasos: Deben estar visiblemente limpios. Pintarlos por lo menos una vez por ao o cuando estn visiblemente sucios. La frecuencia de limpieza es cada 2 meses, incluidos los sistemas de iluminacin. Baos: Se efectuar igual procedimiento que el descrito en pisos y paredes; el inodoro y el lavatorio se desmancharn con jabn aninico o solucin de detergente, enjuagar y por ltimo desinfectar con hipoclorito de sodio al 0.1/o, en cada turno o cuando estn visiblemente sucios con material orgnico. Los materiales utilizados en este sector no se pueden utilizar en otro sector.\n2. USO DE BARRERAS: Comprende el concepto de evitar la exposicin directa a sangre y otros fluidos orgnicos potencialmente contaminantes, mediante la utilizacin de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Estos dispositivos de proteccin tienen el objeto de impedir contaminacin con microorganismos eliminados por los enfermos, y en otros casos que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a los pacientes. La utilizacin de barreras no evita los accidentes de exposicin a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. Para lograr esto el odontlogo y el personal auxiliar que apoye directamente en el rea asistencial deber usar los siguientes mtodos de barrera 2.1. GUANTES:\nSu uso tiene como objetivo la proteccin del personal de salud y la del paciente, al evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminacin del paciente con los microorganismos de la piel del operador, como de la transmisin de grmenes de la sangre, saliva, o mucosas del paciente a las manos del operador; por lo tanto, en todo\ntipo de procedimiento odontolgico, incluyendo el examen clnico, el uso de guantes es indispensable. En relacin al uso de guantes debe considerarse: Se deber usar guantes para todo tipo de procedimiento que se realice en la atencin odontolgica del paciente. Antes de utilizar los guantes, el personal de salud deber verificar que sus uas estn cortadas o se deben retirar las uas artificiales. Retirar las joyas, tales como anillos, pulseras y relojes. Las manos deben ser lavadas segn tcnica y secadas antes de su colocacin. Verificar que no estn daados los guantes antes de usarlos. Los guantes estriles de ltex deben utilizare en todo procedimiento invasivo (ej. ciruga maxilofacial y periodontal). Podrn utilizarse guantes de ltex no estriles en los procedimientos no invasivos (ej. para examen). Si se utilizan guantes de ltex, no aplicar lociones o cremas en las manos inmediatamente antes de colocarse los guantes, ya que el aceite puede degradar el ltex. Debe atenderse a pacientes de alto riego con guantes estriles. Los guantes gruesos de hule debern ser utilizados para el manejo y limpieza de instrumentos contaminados, manejo de desechos contaminados, limpieza de ambientes y limpieza de sangre y otros fluidos corporales Usar como mnimo un par de guantes nuevos por paciente. Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente, luego del contacto con materiales que puedan contener alta concentracin de microorganismos o cuando estos se hayan contaminado con sangre, as como aquellos que se daen durante los actos operatorios. No permanecer con los guantes puestos ms de 45 minutos, pues favorece la maceracin y fisuracin de la piel y adems produce deterioro del material del guante. Los trabajadores que tengan heridas en la mano, cortes, o manos agrietadas, debern considerar la posibilidad de usar doble guante. En caso haya lesiones abiertas, los trabajadores deben evitar tratar con sangre u otros fluidos corporales. Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz y piel descubierta. No se pasee por el consultorio con los guantes puestos. Mientras realiza la atencin, dichos guantes no debern manipular ningn objeto o equipamiento que no est estrictamente vinculado al rea asistencial del paciente, de tener que hacerlo deber desechar esos guantes y utilizar un nuevo par. Para evitar contaminarse las manos enguantadas o contaminar los objetos que toque, es preferible que la asistenta se encargue de controlar la luz, alcanzar el instrumental que no se encuentre a mano, disparar el accionador del equipo radiogrfico o de otro equipo y de ser el caso, el contestar las llamadas telefnicas. Si durante la realizacin de algn procedimiento odontolgico se cayera un instrumento, utilizar otro similar y continuar con el tratamiento interrumpido. No recogerlo sino hasta la finalizacin de dicho tratamiento. 46\nNunca intentar desinfectar y/o esterilizar los guantes, pues estos procedimientos los deterioran. Los guantes deben estar bien adaptados, si son grandes o muy estrechos interfieren con la destreza manual. Los guantes deben cubrir el puo del mandil. 2.2. MASCARILLAS: Se utilizan para proteger las mucosas de nariz y boca contra la inhalacin o ingestin de partculas presentes en el aire, en los aerosoles y contra las salpicaduras de sangre y saliva. Las mascarillas deben tener las siguientes caractersticas: Adaptarse con comodidad a la cara. No filtrar aire por los lados. Carecer de costura central para evitar el paso de grmenes. Las mascarillas odontolgicas deben filtrar partculas de 1 micrn y tener como mnimo tres capas con una eficiencia de filtracin del 95%. Cubrir sin presionar los labios ni los orificios nasales. No irritar la piel. Permitir la respiracin. No favorecer el empaamiento de los protectores oculares. Las mascarillas estn disponibles en variedad de materiales: Papel. Tela, hule espuma, fibra de vidrio y otros compuestos sintticos. Se consideran a las de fibra de vidrio como las ms eficaces. En relacin al uso de mascarillas debe considerarse: Se deber usar mascarillas para cualquier tipo de procedimiento que se realice en la atencin odontolgica del paciente. Toda mascarilla debe ser cambiada al estar presente la humedad en algunas de las capas. Las mascarillas deben ser de uso personal y preferentemente descartables. Sus superficies son susceptibles a contaminarse, por consiguiente deben ser consideradas como un objeto sptico. Nunca deben ser tocadas con las manos aun estando enguantadas. Manipularlas del elstico de soporte. 2.3. PROTECTORES OCULARES: Los protectores oculares sirven para proteger la conjuntiva ocular y el ojo de la contaminacin por aerosoles, salpicaduras de sangre y saliva y de las partculas que se generan durante el trabajo odontolgico como ocurre cuando se desgastan amalgama, acrlico, metales, etc. Los anteojos deben tener las siguientes caractersticas: Deben ser neutros, de material resistente (alto impacto). Deben ser fcilmente descontaminables. 47\nDebe permitir el uso simultneo de anteojos correctores. Debe permitir una correcta visin. Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la proteccin Debe tener proteccin lateral y frontal. Debe tener ventilacin indirecta, orientada hacia atrs para evitar que se empaen. En relacin al uso de anteojos de proteccin debe considerarse: Se deber usar protectores oculares para cualquier tipo de procedimiento que se realice en la atencin odontolgica del paciente. Debe ser de uso personal. Lavarlos y desinfectarlos despus de cada paciente utilizando jabones germicidas o soluciones antispticas. Frotar con un pao suave; si tiene banda sujetadora, sta deber retirarse y lavarse por separado. Para la desinfeccin, usar desinfectantes tales como: alcohol isoproplico al 0,7%, compuestos de amonio cuaternario al 0,1% - 0,2%. Tener presente que las soluciones altamente custicas daaran la superficie de la pelcula. Enjuagarlos con abundante agua y secarlos con paos de papel. Tener cuidado de no rayarlos con productos en base a piedra pmez. Si pese al uso de anteojos cae sangre o saliva a los ojos, inmediatamente debe aplicarse repetidas veces agua con un gotero. 2.4. MANDIL: El mandil protege la piel de brazos y cuello de salpicaduras de sangre y saliva, aerosoles y partculas generadas durante el trabajo odontolgico. Tambin protege al paciente de grmenes que el profesional puede traer en su vestimenta cotidiana. Debe tener las siguientes caractersticas: Longitud aproximadamente hasta el tercio superior del muslo. Manga larga y de preferencia con el puo elstico adaptado a la mueca. Cerrado hasta el cuello. Preferentemente de color blanco. Confortables. En relacin al uso del mandil debe considerarse: Siempre que se trabaja en el consultorio odontolgico debe usarse el mandil. Debe mantenerse siempre limpia, prolija e impecable. Deber usarse dentro de las instalaciones del consultorio y ser retirada al salir de l. El lavado debe seguir el ciclo normal de lavado de ropa, con la observacin de adicionar siempre blanqueadores caseros (leja), de ah la recomendacin de que el mandil sea de preferencia de color blanco.\n2.5. PECHERA: La pechera protege al mandil y evita las salpicaduras, lquidos o fluidos corporales del enfermo evitando el cambio de este entre pacientes. En relacin al uso de la pechera debe considerarse: Colocarse la pechera sobre el mandil, cada vez que se realizar un procedimiento invasivo. Cambiar el mandil y la pechera cuando estn visiblemente manchados o salpicados con sangre o saliva. Las pecheras pueden ser de tela o de plstico. Cuando se haya terminado de realizar los cuidados y antes de lavarse las manos, los mandiles sern removidos o desechados Depositar y transportar la pechera en bolsas plsticas descartables. No mezclar la ropa cotidiana con la vestimenta protectora. 2.6. GORRA: Evita la contaminacin de los cabellos por aerosoles o gotas de saliva y/o sangre generadas por el trabajo odontolgico. En relacin al uso del gorro debe considerarse: El gorro debe cubrir totalmente el cuero cabelludo. El cabello debe estar totalmente recogido, evitando la cada hacia la parte anterior o lateral de la cara.\n3. MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS: Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a travs de los cuales los materiales utilizados en la atencin de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 3.1. MANIPULACIN DE RESIDUOS PUNZOCORTANTES:\nUn gran porcentaje de los accidentes laborales se da por el mal manejo del material punzocortantes. Los pinchazos o cortes con aguja o instrumento contaminado con sangre o secreciones son altamente peligrosos. Estos instrumentos incluyen: agujas, bisturs, exploradores, curetas periodontales y para dentina, fresas de diamante y carburo, instrumentos de endodoncia, tijeras bandas y alambre para ortodoncia, cinta matriz, piedras montadas y discos de pulido, etc. En relacin a los residuos punzo-cortantes se considera: Nunca reinsertar con las manos las agujas en su protector. Si se efecta una segunda puncin durante un mismo procedimiento clnico, debe delimitarse un campo estril en el rea clnica directa para dejar la jeringa carpule (rin o bandeja estril). O bien utilizar siempre una pinza porta aguja, para volver\na colocar la cubierta protectora de la aguja o algn mtodo que elimine la posibilidad de pincharse. Nunca dejar la aguja sin cubierta en la bandeja de instrumentos. Las agujas sin cubierta protectora deben retirarse de las jeringas utilizando una pinza porta agujas o desinsertarla en contenedores. Las hojas de bistur deben retirarse del mango con instrumentos con cremalleras. No doblar las agujas, ni querer romperlas. Coordinar con precisin el pase de instrumentos punzo-cortantes entre el asistente y el operador. En caso contrario solo el operador deber manipular el instrumental de la bandeja. No permitir que el asistente limpie con una gasa o algodn, aun con las manos enguantadas, los residuos orgnicos de los instrumentos que se estn utilizando. Las jeringas y agujas usadas deben ser recolectados y eliminados en recipientes descartadores rgidos, resistentes a la puncin. Los recipientes descartadores deben estar lo ms prximo posible al rea de trabajo. 3.2. MANIPULACIN DE MATERIAL TXICO:\nUna de las muchas precauciones que se deber tener en el consultorio odontolgico es respecto a la manipulacin del mercurio. La exposicin al mercurio metlico es un factor de riesgo, pero cuando se equivocan los procedimientos para su utilizacin, como puede ser el permitir los derrames accidentales, la confeccin de amalgama en la palma de la mano de la asistente o del profesional, el hecho de exprimir con los dedos descubiertos los excesos de mercurio de una amalgama, las fallas de los amalgamadores, el calentar en el esterilizador instrumentos que presenten restos de amalgama y la eliminacin de antiguas amalgamas sin usar aerosol de agua. Se deber tener mucho cuidado en limpiar el resto de Mercurio de todos los instrumentos utilizados e la confeccin de obturaciones de amalgama, ya que el calor del esterilizador incrementa notoriamente los niveles de gases mercuriales con el consiguiente dao para la salud de quienes trabajan en el consultorio. Respecto al tema de contaminacin ambiental producida por la amalgama y ms propiamente respecto al mercurio, se ha determinado que existe relacin con el nmero de amalgamas que se elaboren, la higiene del consultorio, tipo de revestimiento de los pisos, la ventilacin y los aos de uso del mismo. Sin embargo se debe expresar que si existen algunas personas que presentan reacciones alrgicas al mercurio. Los riesgos del paciente en relacin al mercurio no son grandes, ya que el paciente permanece muy poco tiempo en el consultorio como para perjudicarse con sus gases. Lo que se recomienda hacer es evitar el contacto fsico de las manos con la amalgama y mantener hermticamente cerrado los frascos que contengan mercurio. Todos los sobrantes se guardarn en un frasco de vidrio que contenga agua.\nLa eliminacin de residuos contaminantes, como son los excesos de amalgama de plata, debern ser colocados dentro de un recipiente descartable a prueba de agua, que se cerrar hermticamente antes de su eliminacin, previa rotulacin con el ttulo de Material Txico. Se recomienda eliminar las alfombras y tapetes en las reas de tratamiento. La friccin de las partculas contenidas en las alfombras eleva el vapor de mercurio 10 y 20 veces por encima del lmite de seguridad y estos niveles dainos se mantienen durante varios das. El uso de aspiradoras sobre las alfombras contaminadas puede causar una elevacin en el nivel ambiental de mercurio. Cuando se pisan las amalgamas que se encuentran en el suelo o al momentote prepararlas, aumenta la concentracin de mercurio en el ambiente. Cuando una amalgama es calentada a consecuencia de su remocin con una fresa de alta velocidad, el nivel de vapor de mercurio aumenta considerablemente, por lo que se reitera la utilidad de usar succionadores de alta potencia cuando se efecta este tipo de trabajo. La presencia de mercurio en las partculas de amalgama es baja, de manera que la amalgama no es considerada como una fuente de vapor. Las partculas de amalgama combinadas con otras fuentes de mercurio existentes en los consultorios, contribuyen al riesgo de la salud para quienes trabajan en odontologa y para el paciente.\nELIMINACIN DE RESIDUOS:\nPara la eliminacin de los residuos se debe acondicionar previamente los servicios, con materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos en esta Norma. Los residuos comunes o no contaminados provenientes de la limpieza en general (polvos, cartones, papeles, plsticos, etc.), no representan riesgo de infeccin para las personas que lo manipulan y que por su semejanza con los residuos domsticos pueden ser considerados como tales. Deben ser almacenados en recipientes con bolsas de color negro. Los residuos biocontaminados provenientes del rea asistencial (algodones, gasas, guantes, vendas, inyectores de saliva, elementos punzocortantes, etc.), son residuos slidos con grandes cantidades de microorganismos provenientes de las secreciones, excreciones y dems lquidos orgnicos del paciente y si no se eliminan en forma apropiada, son potencialmente riesgosos. Deben ser depositados en bolsas rojas; la no disponibilidad de bolsa color rojo obliga a colocar rtulos bien legibles indicando residuos contaminados. Estos residuos deben ser tratados previamente (incineracin, esterilizacin por autoclave, desinfeccin por microondas enterramiento controlado) antes de ser eliminados en los rellenos sanitarios autorizados por DIGESA. 51\nLos residuos especiales lo constituyen los elementos contaminados con sustancias qumicas, radioactivas y lquidos txicos, tales como sustancia para revelado, mercurio, etc. Para este tipo de residuos se debe utilizar bolsas de color amarillo. Los residuos contaminados como los materiales punzocortantes deben ser depositados en los descartadores, con destino a su eliminacin. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados. Es recomendable que los descartadores deben estar hechos con material resistente a los pinchazos y compatible con el procedimiento de incineracin sin afeccin del medio ambiente, deben tener asa para su transporte y que la misma permita manipularlo lejos de la abertura del descartador. La abertura debe ser amplia de forma tal que al introducir el material descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. Debe tener tapa para que cuando se llene hasta las dos terceras partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma segura. Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el smbolo de material infectante y una inscripcin advirtiendo que se manipule con cuidado. Deber tener dicha inscripcin y smbolo, de dimensiones no menores a un tercio de la altura mnima de capacidad del recipiente y con dos impresiones, de forma de visualizarlo fcilmente desde cualquier posicin. En el caso de que no se pueda adquirir descartadores, se usarn recipientes rgidos como botellas plsticas de gaseosa, de buena capacidad, de paredes rgidas y cierre a rosca que asegure inviolabilidad. Sumergir los residuos en hipoclorito de sodio al 0.5% con la finalidad de desinfectar el material y daarlo para impedir que vuelva a ser usado. Las autoridades del establecimiento de salud, deben asegurarse que la empresa prestadora de servicios de manejo de residuos slidos hospitalarios, debe contar con la autorizacin emitida por el Municipio y ser depositada en rellenos sanitarios registrados en la DIGESA, adems de contar con la autorizacin para la disposicin final de residuos slidos hospitalarios. Para la eliminacin de residuos se debe considerar: Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe ser al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar segn la clase de residuos. Los recipiente sern colocados con sus respectivas bolsas lo ms cercano posible a la fuente de generacin. Ubicar el recipiente para el residuo punzocortante de tal manera que no se caiga ni se voltee. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente respectivo. Desechar los residuos con un mnimo de manipulacin, sobre todo para aquellos residuos biocontaminados y especiales.\nCerrar hermticamente las bolsas una vez que estn llenas en las dos terceras partes. Las bolsas nunca deben ser arrastradas. Si el recipiente tiene dispositivo para separar la aguja de la jeringa, descartar slo la aguja en dicho recipiente Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separacin de aguja, eliminar la aguja con una pinza porta aguja. Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible acumulados en las reas de trabajo retirndose con una frecuencia mnima de una vez por turno y siempre que se encuentren llenos los recipientes. Los residuos deben ser tratados sin perjuicio a la poblacin y al medio ambiente, por ello los mtodos de tratamiento recomendado son: enterramiento controlado, esterilizacin por autoclave, incineracin y desinfeccin por microondas.\n2. MEDIDAS BASICAS FRENTE A ACCIDENTES DE EXPOSICIN A SANGRE O FLUIDOS CORPORALES (AES): Se denomina AES, a todo contacto con sangre o fluidos corporales y que lleva una solucin de continuidad (pinchazo o herida cortante) o con contacto con mucosa o piel lesionada (eczema, excoriacin, etc.). En un AES se debe definir: La vctima o personal de salud accidentado El material causante del accidente El procedimiento determinante del mismo La fuente, es decir la sangre o fluido potencialmente contaminante.\n1. CLASIFICACIN DE AES: Los Accidentes de Exposicin a Sangre (AES) se clasifican de acuerdo a la naturaleza de la exposicin y puede clasificarse en 4 categoras probables: 1.1. Dudosa: Cualquier lesin causada con instrumental contaminado con fluidos no infectantes, o exposicin de piel intacta o fluidos o sangre infectante. 1.2. Probable: Herida superficial sin sangrado espontneo con instrumentos contaminados con sangre o fluidos infectantes o bien mucosas expuestas a sangre o fluidos infectantes.\n1.3. Definida: Cualquier herida que sangre espontneamente contaminada con sangre o fluidos infectantes o bien, cualquier herida penetrante con aguja u otro instrumento contaminado con sangre o fluidos infectantes. 1.4. Masiva: Transfusin de sangre infectada por VIH. Inyeccin accidental de ms de 1 ml. de sangre o fluidos contaminados. Cualquier exposicin parenteral a materiales de laboratorio o de investigacin conteniendo virus VIH.\n2. AGENTES INFECCIOSOS TRANSMITIDOS POR AES: Numerosos agentes infecciosos en la sangre o fluidos corporales de lo que se denomina "fuente", pueden ser transmitidos en el curso de un accidente. En la prctica los agentes ms frecuentemente comprometidos en los AES son: VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH): el riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a travs de una aguja que tiene sangre contaminada es estimado en 0.5 - 1%. En un contacto mucoso con sangre contaminada baja a un 0.05%. HEPATITIS A VIRUS B (HBV): el riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a travs de una aguja que tiene sangre contaminada es promedio un 15%, llegando hasta un 40%. HEPATITIS A VIRUS C (HVC): el riesgo en este caso no est todava bien precisado citndose cifras de hasta un 10%.\nEn la prctica odontolgica tambin se produce la transmisin de otras enfermedades de menor frecuencia, pero igualmente presentan una serie de secuelas y complicaciones (ver tabla N 8 y 9). Tabla N 8 Infecciones Transmisibles de Inters en Odontologa\nEnfermedad Hepatitis Tipo B Sida\nSangre, saliva, 2 a 6 meses material contaminado Contacto sexual, Hasta 10 aos contacto con sangre,\nCarcinoma de hgado Muerte\nTuberculosis Herpes simple Tipo I Herpes simple Tipo II Conjuntivitis Herptica Gonorrea\nBacteria Virus Virus Virus Bacteria\nmadre-nio Inhalacin, saliva, instrumentos contaminados Contacto con saliva infectada Contacto sexual, saliva, sangre Autoinoculacin con saliva infectada Contacto sexual, saliva, sangre Contacto directo, sangre, contacto sexual Heridas abiertas Saliva, sangre\nHasta 6 meses Inhabilitacin, latente muerte 3 a 7 das latente Hasta 2 semanas latente 3 a 7 das latente 1 a 7 das 2 a 12 semanas 7 a10 das 4 a 7 semanas Dolor, inhabilitacin Lesiones dolorosas Ceguera Artritis, esterilidad en mujeres Dao cerebral, muerte Inhabilitacin, muerte Inhabilitacin temporal Inhabilitacin temporal, esterilidad en hombres Osteomielitis reumatismo cardiaco Osteomielitis neumona Inhabilitacin temporal\nBacteria Bacteria Virus\nTtano Mononucleosis Infecciosa\nInhalacin Contacto con secreciones ulceras orales, periodontitis Exposicin a heridas cutneas Saliva, sangre\n14 a 25 das\nInfecciones Estreptocsicas Infecciones Estafiloccicas Resfri\n1 a 3 das 4 a 10 das 48 a 72 horas\nFUENTE: UPCH Control de las Infecciones Transmisibles en la Prctica Odontolgica\nTabla N 9 Riesgo de Transmisin de las Infecciones entre los Pacientes y el Personal de Salud\nEnfermedad PAC =>P.S. VIH/SIDA Viruela/Zoster diseminado Zoster localizado Conjuntivitis viral Citomegalovirus Lnea De Transmisin P.S. => PAC\n? Alto Bajo Alto Bajo\n? Alto Bajo Alto ? 55\nHepatitis A Hepatitis B Hepatitis no A y no -B Herpes simple Influenza Sarampin Infec. Por meningocosos Parotiditis Rotavirus Rubeola Salmonella/Shigella Sarna Streptococo aureus Streptococo grupo A Tuberculosis Sfilies\nFUENTE: OPS - SILOS N 12 (?): No hay suficientes datos para comentar\nBajo Bajo Bajo Bajo Intermedio Alto Raro Intermedio Intermedio Intermedio Bajo Bajo ? ? Bajo a alto Bajo\nRaro Raro ? Raro Intermedio Alto ? Intermedio Intermedio Intermedio Bajo Bajo Raro Raro Bajo a alto ?\n3. CONDUNTA A SEGUIR EN CASO DE UN AES: Cuando ocurre un AES se debe realizar los siguientes procedimientos: 1. Primeros cuidados de urgencia 1.1. Pinchazos y heridas: Retirarse los guantes inmediatamente Lavar inmediatamente la zona cutnea lesionada con abundante agua y jabn. Favorecer el sangrado haciendo que fluya sangre al exprimir la zona adyacente a la lesin. Volver a lavar la herida con agua y jabn Realizar antisepsia de la herida con alcohol al 70% vol. (3 minutos), o alcohol yodado o tintura de yodo al 2%. Dependiendo del tamao de la herida cubrir la misma con gasa estril. Mantenga la herida cubierta siempre que atienda a un paciente hasta su total cicatrizacin. 1.2. Contacto con mucosas (ojo, nariz, boca): Lavar abundantemente con agua o con suero fisiolgico, por un tiempo no menor a 10 minutos. No utilizar desinfectantes sobre las mucosas. En el caso de ojos agregar colirio simple. 1.3. Contacto con piel intacta: Efectuar arrastre mecnico con abundante agua corriente, no menos de diez minutos.\n2. Avisar al supervisor inmediato. Cada Institucin definir quien registrar los datos a efectos de recabar la informacin necesaria para asegurar que se den todos los pasos correspondientes en forma eficiente. 3. En caso de corresponderle los beneficios y prestaciones de Seguros, deber ser enviado inmediatamente al mismo a los efectos de proseguir con las medidas a tomar. 4. El supervisor designado por la institucin en el punto 2 deber, con el asesoramiento tcnico que corresponda, realizar la evaluacin del tipo de riesgo generado por dicho accidente. No es conveniente que el propio trabajador accidentado sea el que realice dicha evaluacin. 5. Cada institucin tendr la medicacin disponible en todo momento para iniciar un tratamiento. Tienen indicacin de tratamiento los accidentes por exposicin laboral de las categoras probable, definida y masiva. 6. En el caso de VIH se iniciara el tratamiento lo antes posible, dentro de las seis horas de producida la exposicin. El tratamiento ser a base de antiretroviral de acuerdo al esquema que maneja la estrategia. 7. En el caso de Hepatitis B se debe aplicar inmunoglobulinas y vacunas segn el caso (ver tabla N 10). 8. El supervisor responsable de la evaluacin solicitar al accidentado en forma voluntaria los exmenes serolgicos correspondientes. La extraccin deber hacerse dentro de las 24 horas de producido el accidente. En ningn caso se demorar el comienzo de la medicacin por dicho examen. 9. Es necesario conocer el estado clnico-serolgico del paciente fuente. Si el estado serolgico es desconocido, el mdico prescribir la realizacin de los siguientes exmenes previo consentimiento del paciente: serologa para VIH., marcadores de hepatitis y otros anlisis que juzgue por conveniente el profesional. En caso de no poderse evaluar el caso fuente ste debe ser considerado como positivo y procederse en consecuencia. 10. Se complementar el formulario de declaracin de accidente laboral que se adjunta el cual se archivar en la Institucin tanto pblica como privada. 11. Notificar el accidente a los Comits Locales de Control de Infecciones del establecimiento de salud. 12. A las 48 horas el mdico de referencia deber reevaluar toda la situacin, teniendo en cuenta la presencia de indicadores de riesgo de infeccin, el conocimiento de la serologa del paciente fuente y la tolerancia de la medicacin. Con estos elementos se evaluar la pertinencia de la continuacin del tratamiento iniciado o la interrupcin del mismo en caso de no ser justificado.\nTabla N 10 Medidas Complementarias a la exposicin del virus de la hepatitis B (VHB) Si Y Entonces el --Trabajador de Salud\n1. Debe recibir esquema de vacunacin contra hepatitis B 2. Debe recibir dosis nica de HBlg en los 7 primeros das Debe medirse anti-HBs y si es < 10 mU aplicar una dosis de HBlg y vacuna de refuerzo\nFuente de contacto es hallada positiva para HBsAG\nFuente de contacto es hallada negativa para HBsAg.\nFuente de contacto niega a analizar sangre o no identifica la fuente contacto\nse su se de\nPersonal de salud no est vacunado contra hepatitis B Personal de salud est vacunado contra hepatitis B Personal de salud no est vacunado contra Debe recibir vacuna contra hepatitis B hepatitis B Personal de salud est No requiere ninguna medida vacunado contra la hepatitis B 1. Debe recibir el esquema Personal de salud no vacunacin est vacunado contra 2. Si fuente es de alto riesgo o hepatitis B sospechosa de HBsAg, debe recibir HBlg en los 7 primeros das Personal de salud est El manejo debe ser individualizado para vacunado contra la cada caso hepatitis B\nAntgeno de superficie para Hepatitis B Inmunoglobulina especfica para Hepatitis B (DOSIS: 0.06 ml/kg) Anticuerpos contra antgeno de superficie para hepatitis B\nFUENTE: UPCH Control de las Infecciones Transmisibles en la Prctica Odontolgica HBsAg HBlg Anti-HBs : : :\nANEXO I DEFINICIONES OPERACIONALES 1. AGENTE INFECCIOSO: Virus, rickettsias, bacterias, hongos, protozoarios o helmintos capaces de producir una infeccin. 2. BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de actitudes y procedimientos orientados a impedir la contaminacin por microorganismos hacia el personal de salud y hacia el paciente. 3. CONTAMINACIN: Es la presencia de un agente infeccioso en la superficie del cuerpo, vestidos, instrumentos, vendajes quirrgicos u otros artculos inanimados o sustancias incluyendo el agua y los alimentos. 4. DESINFECTANTE DE BAJO NIVEL: Destruye bacterias patgenas en su forma vegetativa y algunos hongos, no elimina el Mycobacterium tuberculosis ni los virus de tamao pequeo no lipdicos. Existen desinfectantes de nivel bajo que no destruyen las formas vegetativas de todas las bacterias. En este grupo estn los amonios cuaternarios. 5. DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO: Destruye las formas vegetativas de bacterias, hongos y virus pero no necesariamente todos los virus de tamao pequeo no lipdico. En circunstancias especiales puede eliminar el Mycobacterium tuberculosis. Aqu se incluyen los Compuestos clorados, los agentes Iodforos, los alcoholes y los fenoles. 6. DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL: Destruye todos los microorganismos incluyendo al M. tuberculoso y a los virus resistentes, pero no lo hace con todas las esporas bacterianas. Como ejemplo esta el glutaraldehdo, el orthophthaldehdo, el peroxido de hidrgeno, el formaldehdo y los productos basados en cido paractico. 7. DETERGENTE: Los detergentes son agentes qumicos utilizados para la eliminacin de suciedad que es insoluble en el agua. 8. ENFERMED INFECCIOSA: Se define como la proliferacin de microorganismos dentro de los tejidos produciendo dao y dando lugar a una variedad de manifestaciones clnicas. Dentro de su evolucin puede tener un estadio asintomtico es decir sin sintomatologa; con sintomatologa leve (sub-clnica) o con sintomatologa evidente (infeccin activa). 9. ENFERMEDAD TRASMISIBLE: Es aquella causada por un agente infeccioso capaz de transmitirse de una persona o animal infectado o de un reservorio a un husped susceptible.\n10. FUENTE: Es el lugar desde el cual un agente infeccioso pasa hacia el husped. Este paso puede ser por contacto directo o indirecto. La fuente puede ser animada (ser vivo) o inanimado (objetos). 11. FUENTE DE GENERACIN: Unidad o servicio del establecimiento de salud que, en razn de sus actividades, genera residuos slidos. 12. INCINERACIN: Mtodo de tratamiento de residuos que consiste en la oxidacin qumica para la combustin completa de los residuos en instalaciones apropiadas, a fin de reducir y controlar riesgos a la salud y ambiente. 13. LIMPIEZA: La limpieza es la remocin mecnica de toda materia extraa en el ambiente, en superficies y en objetos, utilizando para ello el lavado manual o mecnico. El propsito de la limpieza es disminuir la biocarga (nmero de microorganismos) a travs del arrastre mecnico. Usualmente se utiliza agua y detergente para este proceso. 14. PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: Procedimientos que penetra piel, mucosas o cavidades y que implica el riego de contaminacin. 15. PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS: Procedimientos que no penetran piel, mucosas o cavidades del paciente. 16. RESIDUOS SLIDOS HOSPITALARIOS: Los Residuos Slidos Hospitalarios son aquellos desechos generados en los procesos y en las actividades de atencin e investigacin mdica en los establecimientos como hospitales, clnicas, postas, laboratorios y otros. 17. TRANSMISION: Es cualquier mecanismo en virtud del cual un agente infeccioso se propaga en el ambiente o de un persona a otra. 18. TRANSMISION DIRECTA: Es el traspaso directo e inmediato de un agente infeccioso a puerta de puerta de entrada receptiva tal como piel, mucosa oral mucosa nasal, conjuntivas o cosas genitales. 19. TRANSMISION INDIRECTA: Es la transferencia de un agente infeccioso a un individuo susceptible a travs de vehculos de transmisin, vectores o aerosoles. 20. TRATAMIENTOS DE RESIDUOS: El tratamiento de los residuos slidos hospitalarios consiste en transformar las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer ms seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposicin final.\nANEXO II PREPARACIN DE DESINFECTANTES QUMICOS\n1. GLUTARALDEHDO AL 2% CON BUFFER FENLICO Para obtener 1 litro a una concentracin de 1:16, existen 2 formas: a. Medir una parte de solucin y agregar 15 partes de agua destilada. b. Medir 62.5cc de glutaraldehdo y agregar 937.5cc de agua destilada. Precauciones: Trabajar con ambiente bien ventilado con elementos de proteccin (anteojos de seguridad, guantes de ltex, delantal de polietileno y barbijo). La solucin de glutaraldehdo al 2% activada utilizada para esterilizar o desinfectar debe descartarse a los 14 28 das despus de ser activado. Nunca superar ese tiempo establecido. El envase donde se almacena el glutaraldehdo activado deber estar bien tapado. Utilizar tiras de control de concentracin de glutaraldehdo con el fin de descartar aquellas soluciones cuya concentracin haya disminuido por debajo del 1,5% (durante el periodo de uso de 14 28 das desde la activacin). Los elementos que se colocan en este producto deben estar siempre secos, a fin de evitar dilucin del preparado.\n2. HIPOCLORITO DE SODIO Para obtener 1 litro a una concentracin del 1% (1:5), existen 2 formas: a. Medir una parte de leja domstica y agregar cuatro partes de agua destilada. b. Medir 200cc de leja domstica y agregar 800cc de agua destilada para obtener un litro de hipoclorito al 1%. Para obtener 1 litro a una concentracin del 0.5% (1:10), existen 2 formas: a. Medir una parte de leja domstica y agregar nueve partes de agua destilada. b. Medir 100cc de leja domstica y agregar 900cc de agua destilada. Precauciones: La leja concentrada deber almacenarse a temperatura inferior a 25, protegida de la luz en frascos plsticos opacos y bien tapados. Nunca utilizar leja concentrada como desinfectante o decontaminante ya que es totalmente ineficaz. Utilizar las diluciones especificadas, no aumentar la concentracin ya que es intil por eficacia y costo. Las diluciones de la leja concentrada debern realizarse en forma diaria reduciendo de esta manera la prdida significativa de cloro activo. El agua utilizada para la dilucin de la leja concentrada ser agua corriente (no destilada) y fra. Nunca utilizar agua caliente o tibia. No superar los tiempos de exposicin establecidos ya que es intil.\n3. ALCOHOL DE 70 Para obtener 1 litro de alcohol de 70: Medir 623cc de alcohol de farmacia de 95 y agregar 377cc de agua destilada para obtener un litro de alcohol de 70. Precauciones: El alcohol de 95, no tiene propiedades germicidas, por lo tanto nunca usar alcohol de 95 sin diluir. Necesita la presencia de agua para actuar como microbicida.\n4. ALCOHOL IODADO Para obtener un litro de alcohol iodado: Medir 100 ml de tintura de yodo fuerte y agregar 900ml. de alcohol de 70. Precauciones: Conservar en sitio fresco (inferior a 25o C) en recipientes de vidrio de color caramelo, al abrigo de la luz. Evitar el contacto directo con elementos metlicos ya que es corrosiva. 5. FORMALDEHDO Para obtener 1 litro de formaldehdo al 8%: Medir 200cc de formol comercial al 40% y agregar 800cc de agua destilada. Para obtener 1 litro de formaldehdo al 4%: Medir 100cc de formol comercial al 40% y agregar 900cc de agua destilada.\n1. Adelina LO BUE y Col. Manual de Bioseguridad. Gobierno de Mendoza. Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Repblica Argentina. 1999. 2. Jaime Otero M. y Jaime Ignacio Otero. Manual de Bioseguridad en Odontologa. Lima Per. 2002. 3. Margarita Serra y Col. Normas de Bioseguridad. Ministerio de Salud Pblica, Uruguay. Noviembre 1997. 4. Ministerio de Salud Chile. Normas Tcnicas sobre Esterilizacin y Desinfeccin de Elementos Clnicos y Manual para su aplicacin. Gobierno de Chile. 27 de Noviembre del 2001. 5. Ministerio de Salud. Manual de Aislamiento Hospitalario. Resolucin Ministerial N 452-2003 SA/DM. MINSA. Per - 2003. 6. Ministerio de Salud Manual de Bioseguridad para Laboratorios. Instituto Nacional de Salud Resolucin Jefatural N 447-2002. OPD/INS. MINSA. Per -2002. 7. Ministerio de Salud Manual de Esterilizacin y Desinfeccin Hospitalaria. MINSA. Per 2002. 8. Ministerio de Salud. Manual de Bioseguridad para VIH/SIDA. Programa Especial de Control de SIDA. Publicacin N 3. MINSA. Per - Octubre de 1991. 9. Ministerio de salud. Norma Tcnica de Manejo de Residuos Slidos Hospitalarios. Resolucin Ministerial N 217-2004 SA. MINSA.Per 2004. 10. Ministerio de salud. Norma Tcnica de Prevencin y Control de Infecciones Intrahospitalarias. Resolucin Ministerial N 753-2004/MINSA. Per 2004. 11. Ministerio de salud. Norma Tcnica de Vigilancia Epidemiolgica de las Infecciones Intrahospitalarias. Resolucin Ministerial N 179-2005/MIN. Per 2005. 12. Wilson Delgado Azaero, Gabriel Flores Mana, Vctor Vives Barreto. Control de las Infecciones Transmisibles en la Prctica Odontolgica. Universidad Particular Cayetano Heredia. Lima Per. 1ra. Edicin. 1995.\nDocumente similare cu Bioseguridad en Odontología - Propuesta Técnica\nMetodos Fisicos de Control de Microorganismoa\nDesinfeccio Esterilizacion Ok\nMai multe de la irvingmezco\nBoletines de Salud Ocupacional Final