Baza wiedzy - Pomiary twardości - ITA Polska sp. z o.o. Sp. k.\nITA Polska Baza wiedzy Pomiary twardości\nKategoria Pomiary grubości powłok Skanery 3D Chropowatość i kontur Szerografia Pomiary twardości Sortuj Alfabetyczne Najnowsze\nBaza wiedzy - Pomiary twardości\nWprowadzenie do pomiarów twardości\nPośród wszystkich pomiarów przeprowadzanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badania twardości należą do najbardziej zróżnicowanych. Pomiary mogą być wykonywane pod obciążeniem od 3000 kp (29430 N) aż do kilkuset lub ledwie kilku gramów (laboratoria). Z jednej strony badana jest twardość ciężkich odlewów, a z drugiej cześci zegarkwów, z kolei zakres materiałów obejmuje przedmioty wykonane z najtwardszych spieków jak i z miękkich stopów. Istnieje tak wiele metod pomiaru oraz tyle skal twardości, że nowe zagadnienie pomiarowe potrafi wprawić w zdumienie nawet najbardziej doświadczonych operatorów twardościomierzy. Znaczący postęp w tej dziedzinie wprowadziła nowoczesna elektronika, która obok podniesienia dokładności pomiaru, pozwala zapamiętać jego wyniki, przedstawić je graficznie oraz poddać analizie statystycznej. Naturalnie, układy elektroniczne służą głównie do odczytywania wyniku i kontroli funkcji urządzenia, nie ingerując w niezastąpioną i wiarygodną, mechaniczną zasadę pomiaru. Poniżej, w kilku punktach opisano specyfikę badań twardości; metody – Rockwella, Brinella i Vickersa – zostaną głębiej przeanalizowane w dalszej części przewodnika.\nPodczas wyboru twardościomierza, na wstępie zaleca się poświęcić uwagę pięciu poniższym punktom:\n2. Zakres mierzonych twardości\n4. Możliwość adaptacji urządzenia do kształtu i wymiarów badanego obiektu\nZ zasady, wgłębnik pod obciążeniem nie może zagłębić się bardziej niż na 1/10 grubości mierzonego elementu bądź badanej warstwy wierzchniej. Kiedy jest to możliwe, zaleca się stosowanie obciążeń dużych, co podnosi dokładność osiąganych wyników, jako że warstwa wierzchnia podlega zazwyczaj odwęgleniu podczas obróbki; poza tym, obciążenie zmniejsza wpływ parametrów powierzchniowych tej warstwy na badanie. Z drugiej strony, zbyt duży nacisk zniszczy przedmiot, inicjując pęknięcie na powierzchni, na której wystąpiły duże naprężenia. Dobór obciążenia powinien uwzględnić także jednorodność materiału: np. odlewy żeliwne wymagają dużych obciążeń.\nZakres mierzonej twardości\nMateriał o twardości powyżej 50 HRC (około 485 HB) wymaga zastosowania wgłębnika diamentowego; wgłębniki w postaci stalowych lub węglikowych kulek mogą być stosowane przy materiałach o niższych wartościach twardości. W metodzie Brinella nie stosuje się wgłębnika diamentowego, co sprawia, że nie może być ona wykorzystana do pomiarów twardości stali hartowanej; zastosowanie znajduje tu natomiast metoda Rockwella, która zakłada użycie zarówno wgłębnika diamentowego, jak i kulki węglikowej. Metoda Vickersa opiera się na wgłębniku piramidkowym i można ją stosować w całym zakresie twardości, chociaż częściej spotyka się ją w laboratoriach niż na produkcji.\nDokładność urządzenia również zależy od wybranej metody: dobrze przygotowane powierzchnie, stały czas pomiaru, regularne sprawdzanie urządzenia na wzorcach - wszystko to wpływa na dokładność. Gdy tylko jest to możliwe, zaleca się stosowanie systemów dokonujących pomiaru statycznego zamiast urządzeń dynamicznych. Dokładność twardościomierza ma jeszcze większe znaczenie, gdy wkracza się w obszar wymagający zastosowania najmniejszych obciążeń pomiarowych.\nMożliwość adaptacji urządzenia do kształtu i wymiarów badanego obiektu\nMożliwe jest zarówno pozycjonowanie przedmiotu względem twardościomierza, jak i odwrotnie: urządzenia pomiarowego względem przedmiotu. Pierwszy przypadek opisuje twardościomierz stacjonarny, na którym mocuje się przedmiot przed testem; takie urządzenie sprawdzi się przy elementach małych i średnich. Przypadek drugi dotyczy twardościomierzy przenośnych, które umieszcza się na przedmiocie, zazwyczaj dużym, o nieregularnych powierzchniach. Wiarygodność testów dokonywanych w trudnych warunkach powinna być okresowo weryfikowana.\nWybór twardościomierza opiera się na analizie kilku czynników, jak: cena, uniwersalność, czas pomiaru i zaangażowanie operatora. Dwa pierwsze aspekty stają się istotne przy badaniach wykonywanych rzadko i przy kontroli wyrobów jednostkowych czy po specjalnej obróbce w małych przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych. Kiedy testy wykonuje się na produkcji, szybkość pomiaru i brak konieczności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry, stają się bardziej istotnymi czynnika-mi przy wyborze twardościomierza.\nAby ułatwić zrozumienie zasady tej metody, na rysunku A zilustrowano kilka etapów wykonywania badania wraz z odczytem widocznym na przyrządzie wskazującym, rejestrującym położenie wgłębnika.\n1. Na początku przykładane jest obciążenie wstępne F0, powodujące nieznaczne zagłębienie; po obciążeniu przyrząd wskazujący ustawiany jest w położeniu zero.\n2. Stopniowo i unikając uderzenia, wprowadzane jest obciążenie główne (F1), które łącznie z obciążeniem F0 daje obciążenie całkowite (F). Konieczne jest odczekanie do momentu zakończenia tego ruchu. Przyrząd wskazujący odzwierciedla przemieszczenie wgłębnika, które maleje wraz ze wzrostem twardości materiału.\n3. Zwalniane jest obciążenie F1, nadal aplikowane jest obciążenie wstępne Fo; dzięki temu, wgłębnik pozostaje w materiale, ale eliminowane jest, powodowane obciążeniem całkowitym F, odkształcenie sprężyste. Wskaźnik pokaże różnicę między położeniami wgłębnika pod obciążeniami głównym i wstępnym. Wgłębniki, obciążenia wstępne, obciążenia główne oraz jednostki twardości są znormalizowane i uszeregowane w dwie grupy - zgodnie z metodą Rockwella i metodą Super Rockwella.\nMetoda Rockwella wykorzystuje stożkowy wgłębnik diamentowy o kącie wierzchołkowym 120° i promieniu zaokrąglenia 0,2 mm (patrz Rysunek B) oraz kulki węglikowe o średnicy wyrażanej w calach: 1/16”, 1/8”, 1⁄4” , 1⁄2”\nStałe obciążenie wstępne: 10 kp (98,1 N). Obciążenie całkowite (wstępne + główne): 60, 100, 150 kp (588,4; 980,7; 1471 N).\nZgodnie z obowiązującymi normami, obciążenia wstępne i główne poszczególnych metod (Rockwella, Brinella, Vickersa) muszą być zadawane w N (Newtonach). Jednakże, z powodów praktycznych często stosowane są kp (kilopondy). Jednostki skali Rockwella odpowiadają przemieszczeniu wgłębnika o 0,002 mm. Wraz z twardością materiału wzrasta wartość liczbowa wskazania, a maleje różnica pomiędzy odczytami dla obciążeń wstępnego i całkowitego. Dlatego też twardość wyrażana skalą Rockwella uzyskiwana jest przez odjęcie od 100 jednostek (przy wgłębniku diamentowym) lub od 130 jednostek (przy pozostałych wgłębnikach) wartości w różnicy zagłębień podzielonej przez 0,002 mm.\nPrzy wgłębniku diamentowym i różnicy głębokości penetracji 0.082 mm, uzyskuje się w skali Rockwella: 100 - (82÷2)= 59 HR. Rozważając teoretycznie zastosowanie wgłębnika kulkowego, przy takiej samej głębokości penetracji, uzyskałoby się według skali Rockwella wartość: 130- (82÷2)= 89 HR. W przypadku urządzeń wyposażonych we wskaźnik zegarowy, który wskazuje przemieszczenie wgłębnika, tarcza podzielony jest na 100 działek, a więc pełen obrót odpowiada głębokości 0,2 mm.\nTarcza wyposażona jest w dwie podziałki:\n1) czarną dla testów przeprowadzanych wgłębnikiem diamentowym;\n2) czerwoną dla testów przeprowadzanych wgłębnikiem kulkowym.\nPrzyrząd w położenie zero ustawia się zawsze względem czarnej podziałki (130 według podziałki czerwonej). W przypadku urządzeń z elektronicznym układem odczytowym, wynik prezentowany jest na wyświetlaczu jako gotowa obliczona wartość po wykonaniu pomiaru. Zestawiając różne wgłębniki z odpowiednim obciążeniem, tworzone są różne skale twardości, co ilustruje Tabela 1.\nWykorzystano wgłębnik diamentowy i obciążenie 150 kp, mamy więc do czynienia ze skalą HRC, gdzie H pochodzi od twardości (ang. hardness), R jak metoda Rockwella a C wskazuje na zastosowaną skalę. Wartość liczbową umieszcza się przed skrótem odnoszącym się do skali, np. 60 HRC.\nMetoda Super Rockwella opiera się na tych samych wgłębnikach co standardowa Metoda Rockwella. Wgłębnik diamentowy, jednakże, pomimo takiej samej geometrii, wymaga większej dokładności kąta stożka i promienia zaokrąglenia. Małe obciążenie pozostawia niewielki odcisk, zatem w razie najmniejszych uszkodzeń wgłębnika, rezultaty pomiarów będą błędne. Niezmienna siła wstępna: 3 kp (29,43 N). Obciążenia całkowite (wstępne + główne): 15, 30, 45 kp (147,1; 294,2; 441,3 N). Jednostka twardości mierzonej metodą Super Rockwella odpowiada głębokości odcisku 0,001 mm. W metodzie tej wskazanie zeruje się przy wartości 100 (0 na wskaźniku zegarowym), niezależnie czy stosuje się kulkę, czy wgłębnik diamentowy. Tarcza wskaźnika podzielona jest na 100 działek, zatem pełen obrót odpowiada przemieszczeniu wgłębnika o 0,1 mm.\nZastosowano wgłębnik diamentowy i uzyskano odcisk o głębokości 0,082 mm, co przekłada się na twardość: 100 - 82 = 18 w skali Super Rockwella. Obciążenie całkowite, poprzedzające literę, jak w Tabeli 2, pozwala rozpoznać poszczególne skale Super Rockwella. Wartość twardości umieszcza się przed powyższym skrótem, dla przykładu 65 HR30 T.\nObszar stosowania różnych skal Rockwella\nJak pokazano w tabelach 1 i 2, istnieje kilka skal twardości dla metody Rockwella i dla metody Super Rockwella: wybór konkretnej skali uzależniony jest od twardości materiału, minimalnej grubości próbki lub warstwy utwardzonej (w przypadku powierzchniowego nawęglania lub azotowania, itd.). Twardość materiału wskazuje na wgłębnik, który należy zastosować: stożkowy wgłębnik diamentowy lub wgłębnik kulkowy. Wgłębnik diamentowy stosuje się do twardych materiałów; nie stosuje się go do stali o wytrzymałości mniejszej niż 785 N/mm2.Kulka stalowa stosowana jest do metali miękkich: im bardziej miękki materiał, tym mniejsze należy wprowadzić obciążenie oraz kulkę o większej średnicy.\nDla przykładu, skala HRB (kulka 1/16” i siła 100 kp) nie pozwala na pomiar twardości materiałów tak miękkich jak skala HRL (kulka 1/4” i siła 60 kp). Największymi kulkami bada się tworzywa sztuczne. Metoda Rockwella umożliwia pomiar twardości tworzyw nawet pod obciążeniem. Podczas badania bardzo cienkich arkuszy lub warstw, wgłębnik oddziałuje na dużej powierzchni materiału oraz wokół samego miejsca aplikacji obciążenia. Deformacja zaobserbowana po drugiej stronie materiału świadczy o nieprawidłowości badania. Wnioskiem w takiej sytuacji jest zastosowanie obciążenia mniejszego, które nie tylko nie doprowadzi do przebicia materiału, ale i nie spowoduje deformacji o wielkości zbliżonej do grubości materiału czy warstwy. To ogólna zasada stosowana w każdym pomiarze twardości. Przed każdym badaniem należy ustalić minimalną (z uwagi na twardość), grubość materiału. Nie ma jednakże ścisłych reguł, gdyż pomiar jest zależny również od rodzaju badanego materiału. Przyjęto pewną zasadę, wg której minimalna grubość ścianki, której twardość jest mierzona, musi być 10-krotnie większa od głębokości odcisku (patrz Tabela 3).\nTo samo odnosi się do próbek powierzchniowo utwardzanych (hartowanych, nawęglanych itp.), gdzie zazwyczaj stosuje się skalę HRA (stożekdiamentowy, obciążenie 60 kp). Najpowszechniej stosowane skale Rockwella to::\nHRC (wgłębnik diamentowy – 150 kp)\nNajczęściej używana skala Rockwella, do materiałów utwardzonych, hartowanych i głęboko nawęglanych. Kiedy mówi się o skali Rockwella, często domyślnie przyjmu- je się właśnie HRC. Może to jednak prowadzić do nieporozumień, jeśli wymagany jest wynik w tak ro- zumianych jednostkach HRC, a materiał wymaga zastosowania innej skali, np. HRL. Wartość twardości wyrażoną w HRC można przeliczać na wartości uzyskane innymi metodami przy pomocy tablic, choć jest to jedynie przybliżenie.\nHRA (wgłębnik diamentowy – 60 kp)\nZ zasady stosowana przy spiekach i bardzo twardych metalach, gdzie twardość węgla może skutkować wykruszeniem wgłębnika. Z tego powodu nie zaleca się dużych obciążeń.\nHRB (wgłębnik kulkowy 1/16’’ – 100 kp)\nW Europie znajduje zastosowanie przy stopach miedzi (mosiądze, brązy itp.) natomiast w USA przy stopach żelaza o wytrzymałości do ok. 686 N/mm2.\nSkale: HR15N, HR30N, HR45N (wgłębnik diamentowy) zalecane są przy pomiarach twardości cienkich warstw.\nSkale: HR15T, HR30T, HR45T (wgłębnik kulkowy 1/16”) zalecane są przy pomiarach twardości przedmiotu o małej grubości ścianki.\nPomiary twardości na powierzchniach cylindrycznych zewnętrznych\nWarunki pomiaru twardości różnią się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z powierzchnią płaską czy cylindryczną. W przypadku powierzchni cylindrycznych o dużych średnicach, różnica w stosunku do płaszczyzn jest pomijalnie mała; natomiast przy badaniach przedmiotów o małych średnicach, wymagana jest kompensacja, która podnosi wartość zmierzoną odpowiednio dla danej średnicy i twardości próbki (patrz Tabela 4).\nWartości korekcji odpowiadające średnicom i jednostkom skali twardości, których nie ujęto w Tabeli 4 interpoluje się na podstawie sąsiadujących wierszy i kolumn, np. dla przedmiotu o średnicy 6 mm i zmierzonej twardości 65 HRC, stosuje się kompensację o 1,25 punktu.\nZalety i ograniczenia w stosowaniu metody Rockwella\nPośród wszystkich metod pomiaru twardości, tylko metoda Rockwella pozwala bezpośrednio odczytać wartość pomiaru, bez systemu optycznego charakterystycznego dla metod Vickersa i Brinella. Co więcej, jest to metoda bardzo szybka i jedyna, którą da się w pełni zautomatyzować. Przyrządy opierające się na tej metodzie są najbardziej popularne, ponieważ są mało wrażliwe na wpływ operatora. Zgodnie z normami pomiar powininen być wykonany na odpowiednio przygoto- wanej powierzchni. Biorąc pod uwagę różne metody pomiaru twardości, metoda Rockwella wykazuje najmniejszą wrażliwość na chropowatość powierzchni.\nGłówne ograniczenie stanowi jedynie 10-krotna różnica między obciążeniami ma- ksymalnym a minimalnym. W pomiarach twardości, w różnych aplikacjach wyma- gany jest szeroki zakresu obciążeń, od 1 do 3000 kp. Niestety skala Rockwella, która pozwoliłaby określić zarówno twardość odlewu żeliwnego jak i np. arkusza blachy o grubości mniejszej niż 0,15 mm, po prostu nie istnieje.\nBy zaradzić tym ograniczeniom, buduje się twardościomierze Rockwella, które mogą działać również w zakresie bardzo małych, niestandardowych obciążeń. Metoda Rockwella oferuje szereg zróżnicowanych skal, pomimo to istnieje grupa ważnych materiałów, takich jak stal w stanie surowym, dla których nie maspecjalnej skali. W takim wypadku, warto rozważyć zastosowanie urządzenia działającego w oparciu o zasadę Rockwella, ale wyposażonego we wgłębnik Brinella i oferującego charakterystyczne dla tej metody obciążenia (wymienione w Tabeli 5)\nModyfikacje metody Rockwella\nPodstawową wadą tradycyjnych urządzeń Rockwella jest silna zależność dokładności pomiaru od idealnego kontaktu między badanym przedmiotem a podstawą, którą najczęściej stanowi stolik. Po powrocie od obciążenia całkowitego do obciążenia wstępnego,odkształcenie wskazane przez wskaźnik zegarowy powinno dokładnie odpowiadać głębokości odcisku. Taka sytuacja ma miejsce tylko w wypadku idealnego kontaktu kowadełka i próbki; cienki film olejowy, smary stałe lub inne cząstki, niewielkie poruszenie - wszystko to wpływa na głębokość odcisku i zakłócając pomiar, obniża wskazanie wartości twardości. Osiągnięcie idealnych warunków bywa często niemożliwe, zwłaszcza w rzeczywistości produkcyjnej, stąd problem wart jest bardziej wnikliwej analizy. By mu zaradzić, prawie wszystkie urządzenia (seria AT, TWIN, BRE-AUT, COMPUTEST SC, DYNATEST SC) pracują w oparciu o zmodyfikowaną metodę Rock- wella, którą ilustruje Rysunek C. Specjalny układ prowadzący wgłębnika (prowadnik), będący w kontakcie z powierzchnią przedmiotu, pozwala dokładnie zmierzyć głębokość odcisku. Dzięki niemu wszelkie poruszenia, podniesienie śruby a nawet ruch statywu nie mają wpływu na wynik pomiaru. Modyfikacja ta daje również korzyści w pomiarach zgodnych z metodami Brinella i Vickersa.\n(1) Układ wgłębnik-prowadnik (a+b) porusza się w kierunku próbki; ruch prowadnika ustaje gdy dochodzi do jego kontaktu z powierzchniąpróbki to punkt automatycznego zerowania wskazania), wgłębnik zadaje obciążenie odpowiadajace sile wstępnej.\n(2) Zadanie obciążeniacałkowitego.\n(3) Zniesienie obciążenia głównego - wskaźnik zegarowy wskazujedokładnie przemieszczenie wgłębnika.\nW przypadku poruszenia próbki, relacja między elementami a i b pozostaje stała, co pozwala uniknąć podstawowego błędu charakterystycznego dla metody Rockwella. Tę samą modyfikację stosuje się w urządzeniach dokonujących pomiaru metodą Super Rockwella.\nUrządzenia firmy Ernst posiadają często jeszcze jeden dodatkowy element oprócz prowadnika (b). W twardościomierzach stacjonarnych jest to tuleja ustalająca pozycję detalu. Służy ona dociśnięciu próbki do stolika, co pozwala uniknąć dodatkowego oprzyrządowania mocującego i stanowi jednocześnie osłonę wgłębnika, podczas umieszczania części w przestrzeni roboczej. Osłona ta może być łatwo usunięta, jeśli wymaga tego specyfika pomiaru.\nW twardościomierzch przenośnych funkcję tulei dosickowej spełnia tzw. pod- stawka, która jest wymienna i pomaga uzyskać odpowiednie oparcie głowicy na próbce.\nW metodzie Brinella, do węglikowego wgłębnika kulkowego (o średnicy wyrażanej w mm) przyłożony jest nacisk o konkretnej wartości i przez określony czas (zazwyczaj 15 sekund). Wgłębnik ten powoduje powstanie na powierzchni próbki (płaskiej i gładkiej) odcisku, mierzonego następnie systemem optycznym (mikroskopem lub projektorem); jeśli odcisk (teoretycznie okrągły) jest zniekształcony, przyjmuje się średnią wartość średnicy.\nTwardość Brinella (HB*) jest wyrażana relacją między obciążeniem i średnicą pozostawionego przez wgłębnik odcisku, zgodnie z poniższym zapisem, gdzie F to siła podane w kp, D średnica kulki w mm oraz d średnica odcisku również w mm.\nZnając obciążenie, średnicę kulki oraz średnicę odcisku, twardość Brinella można oszacować wykorzystując specjalne tabele. Standardowo metoda Brinella opiera się na kulkach o średnicach: 10; 5; 2,5 i 1 mm.\n3000; 1000; 750; 500; 250; 187,5; 125; 62,5; 31,25 kp\n(29420; 9807; 7355; 4903; 2452; 1839; 1226; 612,9; 306,5 N) a czasaem jeszcze mniej.\n* Skrót powszechnie przyjęty, choć aktualna norma podaje oznaczenie HBW, które wprowadzono wraz z kulką wgłębnika wykonaną z materiałów węglikowych.\nPomiaru metodą Brinella dokonuje się wg następującego schematu:\n1. Normy wymagają by średnica odcisku była zawarta w przedziale między 0,24 a 0,60 średnicy kulki; by spełnić to wymaganie, musi istnieć ścisła zależność obciążenia od średnicy stosowanej kulki, dostosowanej do badanego materiału. Naturalnie, zastosowanie kulki o małej średnicy i dużego obciążenia na miękkim materiale spowoduje powstanie zbyt dużego odcisku; z drugiej strony, badanie twardego materiału kulką o dużej średnicy i przy małym obciążeniu uniemożliwi właściwy odczyt, gdyż pozostawiony odcisk będzie miał średnicę mniejszą niż 0,24 średnicy kulki.\n2. Według metody Brinella\nIstnieje fundamentalna relacja F/D2 między stosowanym obciążeniem (kp) a kwadratem średnicy kulki (mm), co jest charakterystycznym współczynnikiem przy każdym teście. Najbardziej popularne jego wartościto: 30; 10; 5; 2,5 (dla wyjątkowo miękkich materiałów można zastosować nawet mniejsze współczynniki). Dla przykładu, wybierając kulkę 10 mm i obciążenie 3000 kp otrzymujemy współczynnik 30.Wg zależności, 3000:102 = 30 Połączenie kulki 5 mm z obciążeniem 125 kp daje współczynnik równy 5. Twardszy materiał wymaga większej wartości współczynnika.\n3. Zależność F/D2 jest istotna\nponieważ wraz z nią bardzo zmienia się wynik pomiaru.W rzeczywistości ten sam materiał badany kulką 10 mm pod obciążeniem 1000 kp (współczynnik HB10) będzie miał inne wskazanie wartości twardości niż poddany badaniu kulką 10 mm pod obciążeniem 500 kp (współczynnik HB5). Z drugiej strony, pomiar twardości wykonany kulką 2,5 mm pod obciążeniem 62,5 kp da taki sam wynik jak pomiar pierwszy, gdyż w obu przypadkach otrzymu- jemy współczynnik HB10 (zakładając naturalnie jednorodność materiału).\nDefinicja metody Brinella\nSkrót HB wywodzi się od twardości (H z ang. hardness) określonej metodą Brinella (B). Wartość twardości umieszcza się przed symbolem HB, który poprzedza infor- macje o średnicy kulki w mm, obciążeniu w kp (lub w N) oraz czasie jego zadawania w sekundach.\nPrzykład: 305 HB 2,5/187,5/15\nDla twardościomierzy przenośnych, skrót HB poprzedza wartość omawianego współczynnika (F/D2) (na przykład, 305 HB30). Poszczególne jego wartości prezentuje Tabela 5.\nZastosowanie metody Brinella\nJak wspomniano w poprzednim rozdziale, wartość współczynnika charakterystycznego dla metody Brinella jest zdeterminowana twardością materiału. Ustalenie jego wartości, pozwala dobrać obciążenie testu na podstawie poniższych zaleceń:\n1. Minimalna grubość materiału (patrz Tabela 6)\n2. Jednorodność materiału. W wypadku materiału niejednorodnego, zaleca się stosowanie dużych obciążeń.\n3. Możliwość i łatwość pomiaru odcisku. Niezależnie czy stosuje się mikroskop czy projektor, łatwiej jest dokonać pomiaru, gdy pozostawiony odcisk ma większą średnicę.\nPoniżej przedstawiono zestawienie stosowanych odmian metody Brinella w zależności od badanego materiału\nZawsze HB30.Metoda Brinella ma fundamentalne znaczenie przy pomiarach stali, gdyż istnieje zależność matematyczna między twardością Brinella a wytrzymałością na rozciąganie. By oszacować wytrzymałość, twardość wyrażoną w skali HB mnoży się przez stałą g (wartość przyspieszenia ziemskiego) i współczynnik 0,34 dla stali chromowo-niklowej albo 0,36 dla stali węglowej, chromowej i chromowo-magnezowej. Przykład: 225 HB30x0,36x9,807= 794,3 N/mm2\nJest to jedyny nieniszczący test pozwalający określić wytrzymałość stali. Niestety metoda Brinella nie znajduje zastosowania przy materiałach utwardzonych, gdzie stosuje się wgłębnik diamentowy.\nHB30, nawet gdy średnica odcisku przekracza połowę średnicy kulki wgłębnika.\nZawsze HB30. Z powodu dużej niejednorodności materiału, zaleca się stosowanie przy danej grubości materiału maksymalnych dopuszczalnych obciążeń pomiarowych. Z zasady wprowadza się obciążenie 3000 kp.\nHB10 lub HB5. Szczególnie miękkie stopy wymagają HB 2,5.\nHB10 dla brązów (przy twardszych odmianach nawet HB30) i HB5/HB10 dla mosiądzów.\nZalety i ograniczenia w stosowaniu metody Brinella\nGłówną zaletę oferowaną przez metodę Brinella stanowią duże obciążenia, które wprowadza się twardościomierzami o sztywnej konstrukcji. Twardościomierz te cechuje ponadto łatwość obsługi. Średnicę odcisku mierzy się bądź przy pomocy mikroskopu, bądź stosując wyskalowaną lupkę, jeśli potrzebna jest szybka kontrola twardości w warunkach produkcyjnych. Pomiar można przeprowadzić nawet w przypadku, gdy ułożenie próbki nie jest idealnie prostopadłe względem kierunku oddziaływania wgłębnika, czego wyma- ga metoda Rockwella. Dodatkowo, metoda Brinella nie jest wrażliwa na ugięcie obiektu badania, którego powierzchnia nie stanowi bazy pomiarowej. Kolejną zaletą jest zależność między wytrzymałością materiału a twardością Brinella, którą wyrażoną liczbowo wystarczy przemnożyć przez odpowiedni dla danego materiału współczynnik. Deformacja odcisku wskazuje na naprężenia istniejące w materiale. Najważniejszym utrudnieniem w stosowaniu tej metody jest odczyt optyczny średnicy odcisku, na który duży wpływ mają umiejętności operatora. Ważne jest również przygotowanie powierzchni, bez którego wyniki stają się często niewiarygodne, ponieważ ich rozrzut w zależności od lokalizacji odcisku jest bardzo duży. Powyższe przesłanki sprawiają, że metoda Brinella nie może być uznana za szybki test, przez co nie znajduje zastosowania przy pomiarach seryjnych. Sposobem na zaradzenie temu problemowi jest złożenie zasady pomiaru z metody Rockwella (pomiar zagłębienia wgłębnika) z wgłębnikami i obciążeniami metody Brinella. W przypadku pomiarów na powierzchniach cylindrycznych, wymagane jest przygotowanie na badanej powierzchni obszaru płaskiego.\nBadania zgodnie z metodą Rockwella przy wykorzystaniu wgłębnika i obciążeń metody Brinella\nAby zaradzić ograniczeniom metody Brinella, wykorzystuje się twardościomierze pracujące w oparciu o metodę Rockwella z brinellowskimi wgłębnikami i obciążeniami. W rzeczywistości, znaczna część twardościomierzy Rockwella aplikując obciążenia metody Rockwella, pracuje również przy obciążeniach Brinella, ponieważ ich wartości się częściowo pokrywają (62,5; 125; 187,5 kp / 612,9; 1226; 1839 N). W takich przypadkach, różnica w zagłębieniu przy obciążeniach wstępnym i właściwym pokazuje głębokość odcisku. Wyniki pomiaru są bezpośrednio przenoszone na wyświetlacz lub na wskaźnik zegarowy w skali Rockwella, a na skalę Brinella przekładane są przy pomocy odpowiednich tabel. Metoda ta nie jest oczywiście ściśle rozumianym testem Brinella, gdyż ten wyma- ga optycznego pomiaru odcisku. Dlatego też wyniki odczytane z tabel różnią się dla poszczególnych materiałów; dla przykładu, istnieją różne tabele dla konwersji jednostek twardości dla stali i dla żeliwa. Niemniej jednak, ten sposób pomiaru jest bardzo wygodny przy dużych seriach, pozwala bowiem zrezygnować z pomiaru optycznego oraz przygotowania powierzchni wymaganego przy klasycznej metodzie Brinella. Podczas pomiarów wykonywanych na stali, możliwe jest zastosowanie specjalnie wykalibrowanej podziałki do bezpośredniego odczytu wytrzymałości w kp/mm2 - N/mm2. Celem polepszenia dokładności przy pomiarach dużych serii, szereg twardościomierzy firmy Ernst daje operatorowi możliwość przeprowadzenia nowej, tymczasowej kalibracji skali Brinella, opartej na wzorcu twardości Brinella, na któ- rym odcisk wykonuje się klasycznym twardościomierzem Brinella.\nZasada pomiaru wg metody Vickersa jest podobna, jak przy metodzie Brinella, z tym że inny jest stosowany w niej wgłębnik - jest to wgłębnik diamentowy o kształcie piramidki z podstawą kwadratową i kącie wierzchołkowym (między ściankami) 136°. Po wykonaniu odcisku, mierzy się jego dwie przekątne, które niemal zawsze mają inną długość, dlatego oblicza się jej średnią wartość.\nPodobnie jak w metodzie Brinella, twardość wyrażana w jednostkach Vickersa to zależność między przyłożonym obciążeniem a polem powierzchni odcisku, zgodnie z zapisem:\ngdzie F to obciążenie wyrażone w kp a d to średnia długość dwóch przekątnych podana w mm.\nRównież w przypadku tej skali zamiast obliczać wynik wyrażony jednostkami Vickersa korzysta się z odpowiednich tabel. Pośród obciążeń metody Vickersa, najczęściej stosuje się: 1; 2; 5; 10; 30 i 100 kp (9,81; 16,62; 49,05; 98,10; 294,30; 981,00 N). Odmianą metody Vickersa, spotykaną zazwyczaj w laboratoriach metalograficz- nych jest pomiar mikrotwardości, w którym aplikuje się obciążenia mniejsze od 1 kp. Pozwala to określić twardość powłok i warstw utwardzonych.\nObszar zastosowania metody Vickersa\nStosując metodę Vickersa, możliwe jest porównanie rezultatów uzyskanych przy użyciu różnych obciążeń, ponieważ za każdym razem korzysta się z takiego samego wgłębnika oraz dlatego, że wartość twardości Vickersa odpowiada konkretnemu obciążeniu na mm2 odcisku. Przykładowo, badania tego samego materiału przy obciążeniu 30 kp (294,30 N) oraz przy obciążeniu 1 kp (9,81 N) przyniosą taki sam rezultat (zakładając jednorodność materiału). Nawet w przypadku obecności wspomnianych warstw, można zastosować metodę Vickersa po uprzednim określeniu wymaganego obciążenia na podstawie minimalnej wymaganej grubości materiału. Ważnym jest, by stosując obciążenia mniejsze niż 200 g, nawet przy materiałach jednorodnych, uwzględnić, że wskazanie twardości będzie zawyżone - tak obja- wia się obecność naprężeń resztkowych. Minimalna grubość materiału, którego twardość jest mierzona, musi być co najmniej 10 razy większa niż głebokość pozo- stawionego przez wgłębnik odcisku (patrz Tabela 7).\nSkrótem oznaczającym pomiar metodą Vickersa jest HV (H = ang. hardness, V = Vickers), po którym wpisuje się informację o obciążeniu wyrażonym w kp oraz o czasie w s, przez jaki obciążenie było zadane. Liczbową wartość twardości umieszcza się przed opisanym oznaczeniem. Przykładowo: 715 HV 5/15. Metoda Vickersa znajduje zastosowanie przy badaniu twardości małych elementów albo takich o niewielkiej grubości czy poddanych cieplnej obróbce powierzchniowej, co wymaga najmniejszych obciążeń. Unikać jej należy przy pomiarach materiałów niejednorodnych, jakimi są np. żeliwa.\nZalety i ograniczenia w stosowaniu metody Vickersa\nGłówną zaletą metody Vickersa jest istnienie tylko jednej skali twardości, której zakres pokrywa twardości od najmniejszych po największe. Z tego powodu jest to podstawowa metoda stosowana w laboratoriach. Każda deformacja odcisku odsłania strukturalną charakterystykę materiału. Podobnie jak w metodzie Brinella, badanie metodą Vickersa nie wykazuje wrażliwości na odkształcenia próbki. W porównaniu z wartościami wg skali Rockwella i Brinella, twardość Vickersa ma wartość jednoznaczną, ponieważ reprezentuje konkretne obciążenie, wywołujące odciski o takim samym kształcie. Ograniczenia w stosowaniu metody Vickersa wynikają z długiego czasu wykonywa- nia pomiaru, gdyż długość przekątnej ustalić należy na drodze optycznej (przy pomocy mikroskopu lub projektora). Obszar badania musi być przygotowany przez polerowanie. Z tego powodu prostopadłość osi wgłębnika do powierzchni mierzonej jest bardzo ważnym czyn- nikiem wiarygodności pomiaru, ponieważ wszelkie odchylenia od niej powodują nieregularność odcisku. Dlatego też metoda Vickersa nie znajduje zastosowania przy liniach produkcyjnych. Podsumowując można stwierdzić, że metoda ta jest częściej spotykana w labora- toriach niż na działach produkcyjnych. By przeciwdziałać tej wadzie, twardościomierze firmy ERNST zaprojektowane są tak, by dokonywać pomiaru twardości Vickersa szybko i w łatwy sposób.\nMetoda Shore’a dla metali\nMetoda ta bazuje na następującej zasadzie: kulka (lub kuliście zakończony trzepień) spada swobodnie w stronę materiału i odbija się od przedmiotu na różną wysokość w zależności od twardości materiału. Nie znajduje ona powszechnego zastosowania, ponieważ prostota zasady działania nie niweluje wpływu masy przedmiotu i prostopadłości osi głowicy na dokładność. Metoda jest ustandaryzowana dla cylindrów o dużej średnicy, po obróbce wykańczającej, dającej bardzo małą chropowatość. Wynik badania podawany jest w stopniach Shore’a. Część spośród twardościomierzy firmy ERNST może być wyposażona w skalę Shore’a, umożliwiając bezpośredni odczyt twardości w stopniach Shore’a.\nBędąc podobną do metody Vickersa, metoda Knoopa wykorzystuje wgłębnik diamentowy o kształcie romboidalnej piramidy o zależności między przekątnymi 1:7. Jest często spotykana w latoraboriach i opiera się na obciążeniach z zakresu poniżej 1 kp, dzięki czemu pozwala określić mikrotwardość badanego materiału, powłoki naniesionej na skutek różnych zabiegów albo uzyskanej metodą obróbki cieplno-chemicznej (jak azotowanie czy nawęglanie) warstwy utwardzonej.\nMetoda Esatest - pomiar w miejscach trudnodostępnych\nZasada pomiaru wg metody Esatest jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Ernst, które opiera się na zmianach rezystancji w obwodzie elektrycznym, jaki stanowi twardościomierz wraz z badanym detalem. Wgłębnik diamentowy, od momentu kontaktu z warstwą, której twardość jest oznaczana, przewodzi prąd elektryczny. Powierzchnia kontaktu rośnie w miarę wzrostu głębokości odcisku, zmniejszając wartość rezystancji, co rejestruje układ elektroniczny. Odnosząc się do krzywej kalibracyjnej, można na podstawie tych zmian określić twardość materia- łu. Jest ona prezentowana bezpośrednio na wyświetlaczu.\nWgłębnik stosowany przy metodzie Esatest można porównać do małego potencjometru. Im twardszy materiał, tym mniejsza jest powierzchnia kontaktu pod wpływem siły F, przez co rośnie rezystancja. Na jej podstawie określa się twardość. Siła aplikowana przez głowicę Esatest jest stale kontrolowana i przyrasta w zak- resie 0,2 - 10 kp (w zależności od wersji). Twardość jest oznaczana przy różnych wartościach siły, co pozwala utworzyć krzywą twardości. Diagram widoczny na wyświetlaczu urządzenia pozwala porównać wyniki badania twardości przy różnych obciążeniach już po jednym teście, oszczędzając czas, jakie- go wymagałoby określenie twardości przy pomocy różnych skal. Dla metody Esatest nie ma odrębnej jednostki twardości. Rezultat badania wyświetlany jest w jednostkach zależnych od wybranej skali, np. HRC, HV itd.\nObszar zastosowania i ograniczenia metody Esatest\nMetoda Esatest stanowi odpowiedź na konieczność określania twardości w miej- scach niedostępnych dla konwencjonalnych twardościomierzy, których rolę również spełnia z powodzeniem. Obszar zastosowań obejmuje materiały przewodzące prąd elektryczny, magne- tyczne i niemagnetyczne. Progresywne wprowadzanie obciążenia pozwala określać twardość po cieplnej obróbce powierzchniowej, zastępując skalę Super Rockwella. Nie ma konieczności ustalania minimalnej grubości warstwy, a niewielkie rozmiary samej głowicy sprawiają, że Esatest sprawdza się wewnątrz otworów czy tuleji, na zębach kół zębatych, w rowkach wpustowych oraz wszędzie tam, gdzie dostęp jest utrudniony. W zależności od potrzeb, elementy małe umieszcza się na odpowied- nich podstawach, do części dużych gabarytowo można podejść z urządzeniem (wersja przenośna). Esatest łączy w sobie zalety metody Vickersa, która nie wymaga zmiany wgłębnika niezależnie od twardości materiału, umożliwiając bezpośrednie porównanie rezul- tatów oraz metody Rockwella, z której uzyskuje się wynik bez angażowania optycznych systemów do pomiaru przekątnych odcisku. W konsekwencji, dzięki głowicy Esatest wynik badania otrzymuje się szybko i można go łatwo porównać np. z efektami poprzednich prób.\nOgraniczenia metody Esatest\nMetody Esatest nie stosuje się przy badaniach materiałów dielektrycznych i słabo przewodzących prąd elektryczny, co stanowi podstawowe ograniczenie. Należy mieć je na uwadze w przypadku badań na warstwach chromowych, gdyż metal ten jest złym przewodnikiem. Siła nacisku wgłębnika tego urządzenia (do 10 kp) sprawia, że żeliwa także wymagają innych twardościomierzy - takich, które oferują większe obciążenia.\nTabele przeliczeń między skalami twardości i wzorce twardości\nPorównanie poszczególnych skal twardości jest efektem wieloletnich doświadczeń, ale należy pamiętać, że nie ma matematycznej zależności między nimi. W rzeczywistości tabele pochodzące z różnych źródeł wykazują znaczące różnice wyników. Dlatego twardość wyznaczona na podstawie tabel może być traktowana jedynie jako przybliżenie.W ogólnym ujęciu, tabele przeliczeń między skalami zawierają również informację o wytrzymałości na rozciąganie wyrażonej w kp/mm2 i N/mm2 dla stali, z współczynnikami konwersji 0,36 lub 0,34 dla skali HB30.\nTwardościomierze wyposażone są zazwyczaj w jeden lub więcej wzorców. Wzorce te wykonane są z wysoce jednorodnego, starannie obrobionego materiału. Wzorce są wykalibrowane jedynie po jednej stronie. Celem zweryfikowania poprawności działania i dokładności twardościomierza, należy sprawdzić wskazanie na wzorcu.\nMiminalna odległość między dwoma środkami sąsiednich odcisków lub od krawędzi wzorca wynoszą:\ndla metody Rockwella: 3 mm\nprzy skali Rockwella N: 1 mm\nprzy skali Rockwella T: 2 mm\ndla metody Brinella: od 2,5 do 6 średnic odcisku, w zależności od twardości\nKiedy powierzchnia wykalibrowana jest gęsto pokryta odciskami, należy wymienić wzorzec na nowy. Twardość wzorca zmienia się również w czasie. Z doświadczenia wiemy, że twardość wzorca określona jako 60 HRC w ciągu pięciu lat wzrasta o 0,5-1 HRC.


Dentysta może mieć duże problemy z małymi prezentami - dentysta i biznes: podatki, pieniądze, finanse\nDentysta może mieć duże problemy z małymi prezentami\nDentysta może mieć duże problemy z małymi prezentami (foto: sxc.hu)\nSytuacja to codzienna. Dentysta chce w specjalny sposób uhonorować szczególnie odważnego pacjenta, małoletniemu może wręczyć szczoteczkę z wizerunkiem wiewiórki, pełnoletniego może obdarować szczoteczką na przykład bez żadnego wizerunku. Lepiej, aby w każdym z tych przypadków cena podarków nie przekraczała wartości 10 zł netto.\nŚwiadczone przez dentystę usługi medyczne, mające na celu poprawę lub utrzymanie poziomu zdrowia pacjenta nie podlegają VAT, jednocześnie od wydatków związanych z realizacją tych usług nie można zatem odliczyć podatku naliczonego.\nPrezent o wartości ponad 10 zł (netto) stwarza dodatkowy kłopot, gdyż po przekroczeniu tego limitu podatnicy rozliczający VAT muszą prowadzić ewidencję rozdawnictwa z uwzględnieniem danych osoby obdarowanej. Od tego typu nieodpłatnego przekazania należy uiścić VAT (od wartości prezentu). Dlatego ewidencja jest konieczna. Dentysta także podlega przepisom obligującym go do prowadzenia ewidencji. O ile jednostkowa wartość prezentu przekracza 10 zł, właściciel gabinety stomatologicznego musi prowadzić ewidencję wydanego produktu.\nZ kolei o ile jednostkowa wartość prezentu przekroczy 100 zł (netto) to wówczas dentysta wraz z tym prezentem powinien wręczyć obdarowanemu PIT 8C, aby mógł on rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętego przychodu.\nZasada jest zatem taka, w przypadku gdy wartość nieodpłatnie przekazywanego towaru, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, przekracza 10 zł - podatnik może:\n- opodatkować nieodpłatne przekazanie towaru,\n- może także nie opodatkowywać tej kwoty ale musi prowadzić ewidencję osób obdarowanych i kontrolować czy w ciągu roku kalendarzowego ten sam pacjent otrzyma nieodpłatnie towary o łącznej wartości:\n- do 100 zł (wówczas nie ma obowiązku opodatkowania);\n- ponad 100 zł (wówczas wystąpi obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru).\nProblemów z drobnymi upominkami jest więcej. Wiadomo, że o ile sumaryczna wartość wszystkich upominków wręczonej jednej osobie w ciągu roku będzie wyższa niż 100 zł, ale każdego z nich nie przekroczy 10 zł (netto), to ani ewidencji, ani tym samym podatku VAT wyliczać nie trzeba. Co jednak, gdy wartość prezentu nie jest znana, gdyż dentysta, tylko przekazuje pacjentom np. pastę do zębów otrzymaną od przedstawiciela medycznego?\nW przypadku gdy dentysta tylko pośredniczy w przekazaniu prezentu - nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Wszystkie formalności podatkowe powinna wziąć na siebie firma przekazująca podarunki.


Zdjęcie 11: Kwitnące jabłonie\ndrukuj Kwitnące jabłonie\nUtworzono: 28-04-2010, godz. 16.19,\nOstatnia aktualizacja: 28-04-2010, godz. 22.02 Zdjęcie Previous 12 z 12 Kategorie: Fotoreportaż\nTagi: Gorzów Wlkp\nDla tych, co kochają wiosnę\nZdjęcie pochodzi z: Między Wartą a Kanałem Ulgi cz. 3.\nZobacz wszystkie zdjęcia oznaczone tagiem: Gorzów Wlkp, Warta, Zawarcie, szkoły, Zamoście Autor:i_ela\nmeg_a vacik śr., 2010-04-28 23:07\nI kto powie___________że\nI kto powie___________że Zawarcie _________jest brzydkie_______? Ciekawe zdjęcia____________i takie _______kolorowe________! Sorki____że nie na temat_________ale zapytam________czemu pod ______Siberą _________komentarzy dodać nie można_______?\nmeg_a vacik pozdrawia Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać\nGorzowiak czw., 2010-04-29 06:48\nŁuka czw., 2010-04-29 09:52\ni_ela--- wielkie dzięki\ni_ela--- wielkie dzięki szczególnie za zdjęcie dedykowane ."...absolwentom..."--moje ukochane stare LO widzę w tle...z Zawarciem łączy mnie długa droga do szkoły .Z mojego dawnego domu przy obecnej Orląt Lwowskich , potem trasą wzdłuż torów ....I wreszcie otwierały się widoki z mostu na tę cudną wielką gorzowską rzekę. Potem jeszcze Przemysłowa w pyle i szkoła z cudnym parkiem , który przemierzałyśmy w czasie długiej przerwy by kupić gorące słodkie bułki ( w okolicy Kościoła).....jaka piękna delikatna wiosna w Gorzowie na 1 zdj...i niesamowite ,że juz kwitną jabłonie...pozdrawiam serdecznie\nMeg czw., 2010-04-29 12:16\n...dziękuję za "zamówione" zdjęcia...Łuka, czy kupowaliście bułeczki na przeciw głównego wejścia do kościoła?\nŁuka czw., 2010-04-29 13:43\nTak, Meg ,\nTak, Meg , dokładnie...podobno jeszcze jest ta piekarnia? ciastkarnia?....a dzięki biegom po dużym parku obok LO oraz zajęciom wf( głównie ukochana koszykówka i piłka ręczna) masa ciała nie przyrastała, pomimo tych smakowitych niezapomnianych bułeczek:)))\nMeg czw., 2010-04-29 13:55\n....Była cukiernia Pana Stojanowskiego, obecnie nie ma....została zamknięta na początku lat 90-tych ...a jakie tam były pyszne ciepłe lody....eh :)\nW temacie sanitariatów\nnależy zauważyć ich brak w centrum miasta.


Włam po trunki - Jelonka.com\nWłam po trunki\nAktualizacja: Poniedziałek, 26 lutego 2007, 17:32\nKilkanaście butelek wina własnej roboty i koniaku ukradł z jednej z piwnic w Szklarskiej Porębie 17-letni mieszkaniec miasta pod Szrenicą.\nWłaściciel piwnicy z trunkami złożył zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do jego budynku. Oprócz alkoholu zginęły także elektronarzędzia.\nPokrzywdzony ocenił straty na tysiąc złotych.\nPolicjanci złapali sprawcę, ale łupu nie udało im się odzyskać w całości. Sprawca najpewniej część wypił lub sprzedał. 17-latek jest wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.\nZa popełniony czyn odpowie przed sądem jak dorosły. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara do dziesięciu lat więzienia.\n~Patol 26-02-2007 16:00\nA nie trzeba płacić podatków za własne trunki :>?? A swoją drogą skąd ten dzieciak wiedział ze w tej piwnicy znajdzie "%" :>?? Hahaha\n~miejscowy 26-02-2007 16:21\nKiedy jest sprawa bombowcow z Milkowa jestem ciekaw ile dostana????? Czy ktos wie cos na ten temat???\n~Ob. Szaraczek 26-02-2007 18:28\nBędzie śledztwo w sprawie nieakcyzowanego koniaku?\n~jelgór 26-02-2007 21:22\nAno: Art.12.1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia spirytus albo wyrabia lub rozlewa wyroby spirytusowe lub wyrabia wyroby tytoniowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Rzadka sprawa, kiedy pokrzywdzony staje się podwójną ofiarą- o ile policja udowodni mu wyrób (choć sam podobno przyznał się, że koniaczek własnej roboty- warto go zgłosić do Nagrody Darwina).\n~piter jg 27-02-2007 8:14\nZa gwałt 3 lata za włam do piwnicy 10 lat co za głupie prawo.\n~Do"Patol" 27-02-2007 12:36\nMam do ciebie pytanie natury osobistej:Jestes jedynakiem?\n~agajg do piter jg 28-02-2007 15:02\nTrafna uwaga.Są straty mo...lne których przeliczyć się nie da.Najwyraźniej włamanie do piwnicy to większa szkodliwość społeczna.


Śmierć Austriaka na komendzie w Częstochowie. Policja: zachowanie funkcjonariuszy nie było nieetyczne - Polsat News\n14.06.2017, 16:49 Polska\nHerbert M. zmarł 27 maja na komisariacie w Częstochowie - poinformowała prokuratura. Wszczęto śledztwo pod kątem niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy. Policja wydała w środę oświadczenie, w którym twierdzi, że wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. "W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi (...) informujemy o przebiegu interwencji" - napisano w komunikacie.\nProkuratura Rejonowa w Lublińcu (woj. śląskie) wyjaśnia okoliczności śmierci obywatela Austrii, który pod koniec maja zmarł w jednym z częstochowskich komisariatów.\nŚledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy, polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu zatrzymania Herberta M., oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci zostało wszczęte 29 maja.\n"Szarpanina" między obcokrajowcem a pracownikiem ochrony\nCzęstochowska policja opublikowała w środę komunikat w związku z "nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi, sugerującymi że na polskim komisariacie doszło do kolejnej śmierci oraz rzekomo nieetycznego zachowania policjantów w obliczu ludzkiego dramatu".\nPolicja podała, że "27 maja 2017 roku tuż przed 21:00 otrzymaliśmy zgłoszenie od firmy zajmującej się ochroną imprezy masowej na Placu Biegańskiego w Częstochowie, że w jej trakcie została naruszona nietykalność cielesna jednego z pracowników ochrony".\n"Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy pracownikiem ochrony a mężczyzną, który chciał wejść na teren imprezy masowej wraz z towarzyszącą mu kobietą, doszło do nieporozumienia i szarpaniny. Pracownik ochrony oświadczył, że został zaatakowany przez mężczyznę, którym okazał się 63-letni obywatel Austrii. Pokrzywdzony został uderzony w twarz i w związku z tym złożył zawiadomienie o naruszeniu swojej nietykalności cielesnej" - napisano w komunikacie.\n"Nie zastosowano żadnych środków przymusu"\nPolicjanci z Komisariatu I Policji w Częstochowie podjęli decyzję o doprowadzeniu obywatela Austrii, któremu towarzyszyła żona, do jednostki policji. "Doprowadzenie miało na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i wykonanie stosownych czynności procesowych, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa" - informuje policja.\nZarówno kobieta, jak i mężczyzna, wyrazili chęć wyjaśnienia sprawy w jednostce policji i zgodzili się na przewiezienie ich radiowozem do komisariatu. "W obecności policjantów zachowywali się spokojnie i współpracowali z policjantami, wykonując ich polecenia. Żona ujętego mężczyzny, znająca dobrze język polski, na bieżąco tłumaczyła pytania i polecenia mundurowych" - dodano w komunikacie.\nPolicja zapewniła, że "wobec małżeństwa nie zastosowano żadnych środków przymusu bezpośredniego". "W trakcie wykonywania czynności mężczyzna nie uskarżał się na żadne dolegliwości zdrowotne. Kobieta poinformowała jedynie, że jej mąż leczy się kardiologicznie i przyjmuje leki" - podano.\n"Mężczyzny nie udało się uratować"\nNa komisariacie policjanci przystąpili do wykonywania czynności. "W pierwszej kolejności parę poddano badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Wyniki badań potwierdziły, że oboje znajdują się pod wpływem alkoholu. Po zbadaniu stanu trzeźwości mężczyzny policjant zauważył, że 63-latek źle się poczuł" - relacjonuje policja.\nPolicjant "natychmiast podjął decyzję o wezwaniu karetki". "Po kilku minutach na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy natychmiast podjęli czynności ratownicze wobec 63-letniego obywatela Austrii. Pomimo wysiłków policjantów i służb medycznych, mężczyzny nie udało się uratować" - poinformowano.\nPolicja podkreśla, że "wszystkie wskazane wyżej czynności były prowadzone w obecności małżonki obywatela Austrii". "O całym zdarzeniu powiadomiono prokuraturę, która zleciła wykonanie dalszych czynności. Policjanci zaproponowali żonie zmarłego mężczyzny pomoc psychologa policyjnego, jednak kobieta nie chciała z niej skorzystać" - dodano.\n"Po zaistniałym zdarzeniu pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik polecił natychmiast wdrożyć czynności wyjaśniające, mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej interwencji. Niezależnie od czynności policji, sprawę również wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Lublińcu" - podsumowano.\nKOMISARIAT KOMISARIAT POLICJI KRAJ POLICJA\nCzytaj więcej: Austriak zmarł na zawał w komisariacie w Częstochowie. Zatrzymali go ochroniarze


2616 Suez Street, Brgy, Manila, Filipiny\nThe Suez Serviced Studios Makati jest 3-gwiazdkowym obiektem usytuowanym mniej więcej w 4.4 km od SM Manila. The Suez Serviced Studios Makati oddaje do użytku gości swoje dźwiękoszczelne pokoje od 2013 roku.\nHotel usytuowany w odległości 20-minutowego spaceru od Greenbelt Mall. Hotel ulokowany jest w centralnej dzielnicy, 6 km od centrum miasta.\nTen obiekt składa się z 36 pokoi oferujących apartament typu superior i pokój dwuosobowy typu deluxe z bezprzewodowym internetem, płatną dodatkowo telewizją, sejfem na laptopa, miejscem do siedzenia i zestawem do prasowania. Wyposażenie łazienek obejmuje prysznic, suszarkę do włosów i ręczniki kąpielowe.\nCodziennie rano goście mogą zjeść śniadanie na słonecznym tarasie. W sąsiedztwie znajduje się piekarnia Purple Oven.\nZ The Suez Serviced Studios Makati do portu lotniczego Ninoy Aquino Intl samochodem dojeżdża się w ciągu 15 minut.\nThe Suez Serviced Studios Makati, Filipiny\n/ 2616 Suez Street, Brgy, Manila, Filipiny / Kontakty\nPrincess Square Service Apts By Vista Hotel Keys Whitefield 3-gwiazdkowe Hotel Nida Rooms Thapae Soi 6 Walking Street 3-gwiazdkowe Hotel Citrus 3-gwiazdkowe Hotel A-one New Wing 4-gwiazdkowe Hotel Hotel Unique International Hotel Intercontinental Carlton 5-gwiazdkowe Hotel Splendid 4-gwiazdkowe Hotel Siam Bayshore 4-gwiazdkowe Ośrodek wypoczynkowy Dusit Thani 5-gwiazdkowe Hotel Baan Boo Loo 3-gwiazdkowe Nocleg ze śniadaniem Hug 2-gwiazdkowe Hostel @home Budget 2-gwiazdkowe Hotel 43 4-gwiazdkowe Hotel Pedro's 3-gwiazdkowe Hotel Econo & 2-gwiazdkowe Zajazd Thanthip Beach 3-gwiazdkowe Ośrodek wypoczynkowy Travel And 2-gwiazdkowe Zajazd Boonyathon House Pensjonat Boardwalk 986 Apartament Dover Guesthouse Pensjonat Hyatt Place Denver Airport 3-gwiazdkowe Hotel Beach 4-gwiazdkowe Hotel Hilton Garden Denver Airport 3-gwiazdkowe Zajazd Portofino Beach 3-gwiazdkowe Ośrodek wypoczynkowy Sleep With Me Design @ 4-gwiazdkowe Hotel Doubletree By Hilton Denver - 3-gwiazdkowe Hotel


Mój piękny stół: Jak elegancko podawać cukier na stół?\nCukier na naszym stole pojawia się chyba codziennie. Chociaż ostatnimi czasy dużo mówi się o jego szkodliwym oddziaływaniu na zdrowie, trudno wyobrazić sobie dietę i kuchnię całkowicie pozbawioną słodkiego dodatku. Z pewnością dobrze jest zachować umiar i czasem zamienić tradycyjny cukier na przykład na miód. Jednak wiele osób zastanawia się jak elegancko podawać go na stół. Dzisiaj przygotowałam dla Was kilka sprawdzonych porad na ten temat.\nNa świecie najbardziej popularne są dwie odmiany cukru: trzcinowy i buraczany. Szacuje się, że pierwsze plantacje trzciny cukrowej powstały w rejonie Nowej Gwinei aż 10 000 lat temu. Stamtąd cukier trzcinowy zawędrował do Polinezji, Indii i Chin. Znany był starożytnym Rzymianom, a w średniowiecznej Europie rozpowszechnił się za sprawą wypraw krzyżowych w XI wieku. Około XIX wieku cukier buraczany stał się powszechnym dodatkiem do potraw i napojów. Wcześniej jednak przez długi okres czasu był dobrem luksusowym. Pojawiał się na najbardziej wystawnych ucztach w postaci bryłowatego przysmaku. Zaproszenie do skosztowania cukru było wielkim wyróżnieniem dla gości. Najbogatsi ozdabiali swoje stoły rzeźbami z cukru, pojawiała się również zastawa stołowa ze słodkiego kryształu, a nawet obrusy z cukrowej przędzy.\nCukier na stole\nJeśli planujecie zaprosić gości na herbatę lub na kawę, na Waszym stole nie może zabraknąć eleganckiej cukierniczki. Na co dzień najczęściej słodzimy napoje sypkim cukrem kryształem, ma on jednak pewną wadę. Pod wpływem wilgoci tworzą się w cukrze nieestetyczne grudki. Dlatego też przed przybyciem gości warto upewnić się, że w cukierniczce znajduje się "świeży" dodatek do napojów. W cukierniczce powinna znaleźć się osobna łyżeczka, która ułatwi nasypanie cukru do filiżanki lub kubka. Pamiętajcie, że dużą gafą jest używanie tej samej łyżeczki do nabrania cukru i zamieszania napoju.\nNieco bardziej eleganckim sposobem na serwowanie cukru jest podanie słodkiego dodatku w kostkach. Oczywiście wsypujemy go do cukierniczki, ale zamiast tradycyjnej łyżeczki podajemy eleganckie szczypczyki specjalnie do tego celu przeznaczone. Dzięki temu gościom będzie dużo łatwiej posłodzić swój napój.\nOczywiście można posłodzić napoje samodzielnie, podczas ich przygotowania, pytając gości o to, ile słodzą. Jednak ten sposób jest zarezerwowany na nieformalne spotkania przy stole. Dużo bardziej eleganckie jest serwowanie cukru w opisany powyżej sposób.\nMam nadzieję, że moje porady przydadzą się Wam nie tylko podczas uroczystych okazji. Serwowanie cukru jest elementem ceremoniału picia herbaty lub kawy – tak przecież lubianego zwyczaju panującego w wielu domach :) Ponieważ jednak lekarze ostrzegają przed nadmiernym spożywaniem cukru, zapraszam już niebawem do lektury wpisu o alternatywach dla białego cukru :)\nAutor: Marcin o 20:26\nEtykiety: historia cukru, jak elegancko podać herbatę, jak elegancko podać kawę, jak podawać cukier na stół, jak serwować cukier\nMałgorzata 2 kwietnia 2013 22:29\nmam słabość do cukierniczek :) lubię jak serwis jest kompletny i oczywiście elegancki :)


Promocje - Bel-Pol\nPodłogi do -27% + KURIER GRATIS Zobacz więcej\nMONTAŻ W CENIE przy zakupie paneli laminowanych i winylowych. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nSuper oferta na drzwi Porta + montaż 1zł + klamka 1zł. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nPanele Egger taniej o wartość podatku VAT 23%. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nSuper oferta na drzwi Premium +montaż 1zł +klamka 1zł. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nDoor2Door skorzystaj z pakietu bezpieczeństwa drzwi Porta z montażem Zobacz więcej\nDrzwi DRE w cenach z 2021 roku Zobacz więcej\nWyjątkowe drzwi wewnętrzne DRE Supreme by K. Miruć już dostępne w sklepach Bel-Pol Zobacz więcej\nPromocja podłóg drewnianych Barlinek do -27% - zamów online Zobacz więcej\nPanele podłogowe Aurum - Montaż w cenie. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nWodoodporne panele podłogowe -10zł Zobacz więcej\nPanele ścienne Linerio + KLEJ ZA 1 GROSZ + KURIER GRATIS. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nSuper oferta na drzwi Pol-Skone + montaż 1zł + klamka 1zł. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nSuper oferta drzwi DRE Premium i Reva +montaż 1zł +klamka 1zł. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nSuper oferta drzwi STUDIO Pol-Skone +montaż 1zł +klamka 1zł. Szczegóły w regulaminie. Zobacz więcej\nPodłogi winylowe Gerflor dostępne w 5 dni Zobacz więcej\nListwy Espumo najbardziej dopasowane do podłóg - zamów online Zobacz więcej


MONNARI Ekstrawagancki shopper bag z brelokiem czarny [259.00zł] - monnari / Torebki - Sklep internetowy - Sukienkimm\nMONNARI Ekstrawagancki shopper bag z brelokiem czarny\nkod produktu: 7550b\nDuże torebki zawsze w modzie! Zwłaszcza te w wydaniu Monnari. Przód pojemnej shopperki zdobi doczepiany brelok. Model wykonany z jakościowej skóry ekologicznej, starannie wykończony logowaną podszewką. W środku do Twojej dyspozycji: dwie kieszenie otwarte i jedna zamknięta. Również z tyłu modelu znajduje się zamykana przegródka na klucze. Torebka mieści dokumenty formatu A4 oraz dużo więcej. W zestawie dopinany długi pasek. Spod zabezpieczony przed otarciem i zabrudzeniem metalowymi stopkami. Model 7550b.


Demonstracja Policji zorganizowana przez wójta Gminy Jasienica! | proKapitalizm - Portal zwolenników wolności\nJak obstawiano wizytę komisarza eurokołchozu, do której nie doszło\n13 czerwca 2015 Temat dnia, Publicystyka, Polska, Społeczeństwo, Rajmund Pollak No comments\nNajstarsi mieszkańcy małej miejscowości Międzyrzecze Dolne w Gminie Jasienica nie widzieli jeszcze tylu policjantów na raz w swojej niewielkiej wsi.\nNieoficjalnie dowiedziałem się, że żaden z demonstrujących policjantów nie zarabia miesięcznie kwoty 6.000 złotych i niemal wszyscy poczuli się dotknięci znieważającą wypowiedzią Komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej. W sumie to w krzakach, w szczerym polu oraz tuż przy asfaltowej drodze podzielonej bramkami demonstrowało około 200 policjantów z różnych formacji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, ale również z Oddziałów Prewencji podległych Komendantowi Śląskiej Policji w Katowicach. Aby nie doszło do starć ściągnięto z Komendy Wojewódzkiej Śląskiej Policji Specjalny Oddział do Zapobiegania Konfliktom!\nMimo szumnych zapewnień Wójta Gminy Jasienica, Komisarz Elżbieta Bieńkowska nie raczyła.... „zaszczycić” swoją obecnością uroczystości w Międzyrzeczu Dolnym i zlekceważyła zarówno samego wójta jak i wszystkich mieszkańców gminy Jasienica swoją absencją. Wcześniej pani komisarz UE obraziła 90% Polaków, którzy zarabiają poniżej 6 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast ja chciałem ją tylko grzecznie zapytać cóż to jest za nowa filozofia unijna, według której godność i wartość człowieka klasyfikuje się według tego czy zarabia powyżej czy też poniżej 6.000 złotych na miesiąc? Pani Komisarz najwyraźniej nie miała odwagi cywilnej odpowiedzieć na takie pytanie.\nElżbieta Bieńkowska, Rajmund Pollak, demonstracja, gmina Jasienica, policja, płace


Ciasto czekoladowe w kubku. Wszystkie składniki masz w domu! [PROSTY PRZEPIS] | Wrocław Nasze Miasto\nKatarzyna Zimna 21.06.2020\nCiasto czekoladowe prosto z kubka? Pychota! 123rf\n/porcja dla 1 osoby/\nWszystkie składniki umieszczamy w kubku (ceramicznym lub szklanym) i dokładnie mieszamy. Wkładamy kubek do mikrofalówki, ustawiamy moc na 800 W i włączamy na 3 minuty. Sprawdzamy patyczkiem, czy jest upieczone w środku, a jeśli tak - zajadamy łyżeczką wprost z kubka! W wersji premium, można na wierzch położyć gałkę lodów waniliowych, owoce i bitą śmietanę.\nCo ciekawe, to ciasto udaje się także bez jajek! Wówczas lista składników wygląda tak:\nszczypta sody oczyszczonej i soli\nPrzygotowanie i "pieczenie" tak samo jak wyżej.\nszybkie ciasto z mik...\nAreszt montelupich m...\njedzenie więźniowie ...\nKuchnia w krakowskim więzieniu. Zobacz, co jedzą osadzeni\nJak są karmieni osadzeni w areszcie Montelupich w Krakowie? Okazuje się, że są różne jadłospisy dla wegetarian, muzułmanów i cukrzyków. Jak podaje kpt Anna Czajczyk rzecznik Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, normy żywieniowe osadzonych reguluje rozporządzenie ministra sp...\nOto przepisy na proste potrawy z kasz, ryżu oraz makaronu\nPrzeczytajcie i skorzystajcie!\nrezerwacja zestawów ...\nWrocław. Nowość w Auchan. Możesz zrobić zakupy bez wchodzenia do sklepu (SZCZEGÓŁY)\nBezpieczne i szybkie zakupy w Auchan. Nowa usługa “Rezerwacja zestawów” dostępna jest od 7 kwietnia we wszystkich hipermarketach i na Allegro.pl. Przeczytaj szczegóły.\nOto najlepsza dieta na koronawirusa i odporność. Przeczytaj szczegóły\nOto rady dr Katarzyny Kasperkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przeczytajcie


Sportowe obuwie McKeylor - Zima 2021 - AVANTI24.PL\nSportowe obuwie McKeylor - Zima 2021\nMarka McKeylor oferuje najmodniejsze, sportowe obuwie. Nowa kolekcja marki McKeylor już dostępna! Sprawdź wszystkie dostępne nowości i wybierz coś dla siebie. Online możesz kupić naprawdę atrakcyjne produkty. Nie musisz obawiać się wysokich cen! Sklep internetowy oferuje liczne promocje i wyprzedaże. Przeceny sięgają wartości aż 0%! Nie przegap okazji!\nButy zimowe męskie Mckeylor sznurowane sportowe\nButy zimowe męskie brązowe Mckeylor sportowe sznurowane


Mieszkanie krakow widok bezpośrednio - Trovit\n...sprzedaży jednopokojowego mieszkania o powierzchni 27 m 2 zlokalizowanego przy ul. Wysłouchów w dzielnicy Kurdwanów. LOKALIZACJA: Mieszkanie...\nKraków, Bielany, Królowej Jadwigi, 80,68 m2\nZakup bezpośrednio od dewelopera. Nowe mieszkania w atrakcyjnych cenach, dostępne bez prowizji oraz podatku PCC 2%. Dostępne inne konfiguracje...\nKraków, Bielany, Królowej Jadwigi, 92,93 m2\n1 253 000 PLN\nKraków, Dębniki, Praska, 138 m2\nNa sprzedaż posiadamy rządzone i umeblowane mieszkanie w nowej inwestycji firmy Bryksy STEAM PARK w Krakowie na ul. Rakowickiej. Inwestycja...\nKraków, Zwierzyniec, Kościuszki, 36,50 m2\n...669 tys. Zł. Oferujemy piękny i funkcjonalnie urządzony apartament w prestiżowej inwestycji Kościuszki Apartments, znajdującej się bezpośrednio...\nKraków, Salwator, gen. Tadeusza Kościuszki, 36,50 m2\nDo sprzedaży oferujemy piękny i funkcjonalnie urządzony apartament w prestiżowej inwestycji Kościuszki Apartments, znajdującej się...\nKRAKÓW, Podgórze, 60 m2\nBezpośrednio, Kraków, Grzegórzki, ul. Widok, 47 m²...\nBez pośredników! Dzień dobry, sprzedaję jako właściciel 3 pokojowe mieszkanie 47m2, 2 piętro, z dużym balkonem i piwnicą w świetnej...\nBezpośrednio, Kraków, Stare Miasto, pl. Na Groblach, 60 m²...\nBez pośredników! Bezpośrednio. WIDOK NA WAWEL z tarasu, Plac na Groblach 19, 2 pok. 59,93m2, parking, stare miasto. Właściciel sprzeda...\n540 872 PLN\n...Sportów Zimowych, które ma znajdować się 5 min pieszo od osiedla. Cena 574.000 zł Oferta bezpośrednio od właściciela. Zapraszam do kontaktu.\nBez pośredników! Do sprzedaży 1 pokojowe mieszkanie o pow. 32,6 m2 w dzielnicy Czyżyny, os. Dywizjonu 303, usytuowane bezpośrednio przy parku...\nBezpośrednio, Kraków, Dębniki, ul. Borkowska, 46 m²...\nBez pośredników! Piękne mieszkanie w cichej okolicy. Widok na zachodzące słońce bez sąsiadów na przeciwko. Słoneczne mieszkanie z dużym...\nBezpośrednio, Kraków, Nowa Huta, os. Przy Arce, 38 m²...\nBez pośredników! Do sprzedania Gotowiec Inwestycyjny mieszkanie 4-pokojowe do wynajmu na pokoje. Powierzchnia 38 m2. Super lokalizacja, 11...\nNa sprzedaż posiadamy mieszkanie w nowej inwestycji firmy Bryksy STEAM PARK w Krakowie na ul. Rakowickiej. Inwestycja zakończona w połowie...\nBezpośrednio, Kraków, Łagiewniki, 100 m² - Mieszkanie\n...pośredników! Ekskluzywny jasny komfortowy apartament z dwoma dużymi widokowymi balkonami oraz tarasem na dachu z którego podziwiać można widok...


Chessmaster: Grandmaster Edition - darmowe gry do pobrania - Victory Games Strona: 1\nshayia kwiaty m3 wyszukiwarka extermination gra harry potter limbo smith nigrelli lochy fatman ray doświadczenie\ngra na lata\nmnóstwo sposobów zabawy\nSą przedmioty, które używamy i takie, które zużywamy. Przekleństwem naszych czasów jest to, że firmy dążą do tego, by coś, co kiedyś mogło służyć nam przez całe życie, trzeba było stale wymieniać. Aparaty fotograficzne, pralki, sprzęt kuchenny... No i gry. Jak często zdarza się wam trafić na produkcję, do której macie po co wracać po roku, dwóch i pięciu?\nSzachy w wykonaniu Ubisoftu to taka właśnie gra: cudowna rozrywka na setki i tysiące wieczorów. Niezwykle rozbudowana produkcja, przeznaczona dla zupełnych laików i zawodowców, dzieci i dorosłych, szukających wiedzy i rozrywki, lubiących walczyć z komputerem i żywym przeciwnikiem.\nJest tu naprawdę wszystko, czego można wymagać od komputerowej wersji szachów. Zabawę zaczynamy od utworzenia profilu gracza, na którym zapisywane będą wszystkie nasze sukcesy i porażki. Obserwowanie własnych postępów sprawia mnóstwo frajdy, pod warunkiem oczywiście, że nie przegrywamy każdej partii. ;)\nO to jednak nie trzeba się specjalnie martwić: niezwykle rozbudowany tryb nauki pozwala zgłębić wszystkie tajniki królewskiej gry. Akademia prowadzona przez mistrzów objaśnia zasady i typowe strategie, a baza ruchów i słynnych gier wraz z komentarzami to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy chcą wyjść poza stadium amatora.\nW głównym trybie gry nie zapomniano o niczym – jeśli tylko przyjdzie ci do głowy jakaś opcja, na pewno pomyślała o niej również ekipa z Ubisoftu. Mecze zwykłe i rankingowe, tryb sieciowy i LAN, dziesiątki planszy i pionków do wyboru i moja ulubiona funkcja: analizy rozegranych partii. Dzięki nim łatwo możesz dowiedzieć się, jakich strategii użył przeciwnik i w którym momencie popełniłeś błąd.\nJest też całkiem sporo szachowych łamigłówek i minigier, a nawet specjalny tryb, w którym sterujemy kórlikami (to nie literówka) z Raving Rabbids. Słodko.\nChessmaster: Grandmaster Edition to produkcja, która ma już sześć lat na karku, ale nie straciła nic ze swego uroku. Jasne, oprawa graficzna nie powoduje opadu szczęki, ale zaryzykuję stwierdzenie, że dzięki tej anachroniczności jest przyjazna: mniej współczesna, a bardziej ponadczasowa.\nTak, naprawdę mało jest gier, które się nie zużywają. Gdy wszyscy wokół grają w Call of Duty i League of Legends, być może lepiej pójść pod prąd. Zwłaszcza że wygranie partii, w której przeciwnik był o krok od dania ci mata, dostarcza więcej emocji niż dowolny shooter.\nTylko gdzie to kupić w normalnej cenie?


Suwalczanie świętowali 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (foto) • Niebywałe Suwałki\nStrona główna Galeria Suwalczanie świętowali 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (foto)\nW piątek, 3 maja w Suwałkach ważną rocznicę świętowali wspólnie mieszkańcy, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele instytucji, firm, szkół, stowarzyszeń, samorządowcy, radni, służby mundurowe i politycy – wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński i posłanka Bożena Kamińska.\nZ wystąpienia prezydenta Suwałk, Czesława Renkiewicza:\n,,Jest mi niezmiernie miło, że w taki dostojny sposób, tak licznie spotykamy się dzisiaj, żeby obchodzić 228. rocznicę uchwalenia konstytucji. Chciałbym jako gospodarz miasta, w imieniu organizatorów, czyli suwalskiego samorządu i suwalczan, bardzo serdecznie powitać uczestników tej uroczystości. Dziękuję za to, że świętujemy w Suwałkach wspólnie, razem, to jest wielka sprawa, tak chyba powinno być zawsze. Tworząc wspólnotę lokalną, musimy poszukiwać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Suwałki będą takie, jakie sami je stworzymy, zbudujemy. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, starajmy się szukać drogi do zrozumienia i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie najlepsza nasza praca dla Polski i naszego miasta. Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji 3 Maja – ,,na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.\nPoprzedni artykułMoriah Woods zjednuje muzyką i osobowością – po koncercie w Augustowie\nNastępny artykułCzy to już koniec?! Wigry przegrały z Sandecją


W kryzysie spada sprzedaż dóbr luksusowych - Polskatimes.pl\nW kryzysie spada sprzedaż dóbr luksusowych\nData dodania: 2008-12-29 19:48:52\nOstatnia aktualizacja: 2008-12-29 23:48:06\nW ciągu ostatnich dwóch miesięcy amerykańscy konsumenci wydali około 20 proc. mniej pieniędzy niż przed rokiem na artykuły luksusowe. Spadła sprzedaż damskich ubrań, elektroniki użytkowej i biżuterii. Podobne zjawisko występuje w innych krajach. Według SpedingPluse, instytucji, która monitoruje rynek dóbr luksusowych, tylko dzięki obniżkom cen aż o 70 proc. udało się powstrzymać spadek w okresie przedświątecznym. W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem wydatki spadły o 4 proc. w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. W okresie od 1 listopada do 24 grudnia sprzedaż drogich damskich ubrań spadła o 23 proc., a męskich o 14 proc.\nSprzedaż najwyższej klasy elektroniki użytkowej obniżyła się o 27 proc., a dóbr kosztujących więcej niż 1000 dol. jeszcze bardziej. Najgorzej sprzedaje się biżuteria. W ostatnich dwóch miesiącach roku klienci kupili aż o 35 proc. mniej wyrobów jubilerskich.\nZ raportu firmy doradczej Bain & Company wynika, że w całym 2008 r. wzrost globalnych wydatków na luksusowe artykuły i usługi przyhamuje do 3 proc. To o połowę mniejsza dynamika niż w ubiegłym roku i ledwie jedna trzecia wzrostu sprzed dwóch lat. Jeszcze gorzej ma być w przyszłym roku. Wydatki na luksusowe zakupy obniżą się.\nWedług autorów raportu przyszłoroczny spadek w niektórych regionach może sięgnąć 7 proc. Ale recesja w luksusie powinna być stosunkowo krótka. Wszystko dzięki rosnącej grupie klientów w bogacących się krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Najszybciej wyjdą z kryzysu firmy z portfelem mocnych marek. One pierwsze zrekompensują spadek sprzedaży na dojrzałych rynkach Ameryki Północnej, Europy i Japonii ekspansją w krajach BRIC oraz w Europie Wschodniej. To właśnie dzięki najbogatszym konsumentom z naszego regionu wzrost wydatków na luksus w całej Europie zwolni w przyszłym roku do około 2 proc. W najbardziej dotkniętych kryzysem Stanach Zjednoczonych utrzyma się na obecnym poziomie. Natomiast w Japonii może spaść nawet o 7 proc.\nSpadek sprzedaży dóbr luksusowych widać też w Polsce. - Od lipca obroty spadły ok. 20 proc. - mówi Piotr Miszczuk, właściciel firmy Hermitage, która jest wyłącznym przedstawicielem luksusowych marek zegarków takich jak Hublot czy Girard-Perregaux, biżuterii Bulgari czy luksusowych telefonów komórkowych Vert. Kryzysu jednak się nie boi, bo 18 grudnia 2008 roku w Warszawie oficjalnie otwarto pierwszy w Polsce butik Hublot. Już przed miesiącem oficjalnie o spadkach sprzedaży informowały takie marki jak Burberry, Bulgari, Richemont i Hermes. Ostrzegano inwestorów, by nie liczyli na ogromne zyski w okresie przedświątecznym. Burberry podał, że wydatki w jego sklepach firmowych spadły w październiku i listopadzie o kilka procent, a sprzedaż w hurcie do butików prowadzonych na zasadzie franczyzy obniżyła się nawet o 10 proc. Wsp. Joanna Pieńczykowska\nOd lipca w Polsce sprzedaż zegarków spadła o 20 proc.


PiS ...wysyPiSko głupców !\nWojewoda Sipiera - najgłupszy z głupich.\nDobry policjant , zły policjant .... sialalala zabawa trwa !\n- słuchaj Zdzisiu, ty odmów tych syren oficjalnie a ja do ciebie jutro zadzwonię i cię przekonam.\n- dobra, Jojo, mordo ty moja, załatwione!\nkonkurs na idiotę roku w pisie trwa permanentnie,\nnaprawdę ciężko ustalić zwycięzcę bo liderzy tak często się zmieniają\nJak to parę tygodni temu niektórzy "Prawdziwi Polacy" krzyczeli na Krakowskim Przedmieściu?\nCzy nie jakoś tak: zdejmij jarmułke, podpisz ustawę?\nOj biedny ten Jojo, biedny. Jak się nie narazi jednym, to narazi się drugim... :-))\nZdzich Sipiera wcale nie jest antysemitą - nikt mi nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne!!!\nPisowskie mendy prześcigają się w byciu większym idiotą. Każdy chce się przypodobać władzy z Nowogrodzkiej i tylko patrzą co by tu jeszcze spieprzyć, komu dowalić.\nWojewoda ma rację. W godzinę W syreny wyją ostrzegając przed niebezpieczeństwem naziolów którzy w Warszawie odpalają wtedy race i coś tam krzyczą. Taki chichot historii.


samochody do wynajęcia Kraków lotnisko | w-sieci.elk.pl\nWyruszasz na wczasy lub w podróż firmową do innego miasta czy też państwa? Na miejscu chcesz zwiedzić jak najwięcej, przewożąc rodzinę lub ewentualnie współpracowników do sąsiednich miast?\nKiedyś jedynym dobrym rozwiązaniem byłyby taksówki lub też własny przewóz – dzisiaj o wiele poprawniejszą oraz tańszą alternatywą są wypożyczalnie aut, które szturmem zdobyły serca amerykanów oraz pomału przekonują do siebie również europejczyków, w tym także polaków.\nCoraz więcej ofert krajowych wypożyczalni aut pokazuje, że potrzebujemy aut w wyznaczonym czasie. Co więcej, wypożyczalnie samochodów stają się standardem nie jedynie dla podróży firmowych, lecz też do tych osobistych, gdy potrzebujemy szybkiego oraz nieograniczonego transportu w danym rejonie.\nPrzejdźmy wobec tego do meritum – jakie są koszty wynajmu auta? To zależy od tego, które auto chcemy wypożyczyć oraz na jak długi okres. Wyjeżdżając na dwutygodniowe wczasy, należałoby pomyśleć o najmie na pełen okres urlopu. Czemu? Bowiem najem wyłącznie na kilka dni może być dużo droższy niż najem na tydzień lub też dwa tygodnie. Ta reguła dotyczy nie tylko turystów, jednak także przedsiębiorców, którzy potrzebują samochodów w trakcie podróży służbowej.\nNa cenę ma również wpływ typ samochodu. Bogata w dodatki limuzyna będzie dużo droższa niż przeciętne rodzinne auto (jakie także nie musi być pozbawione wygód rodzaju klimatyzacja czy fotelik dla dziecka, który coraz częściej jest w standardowym wyposażeniu). Nie zmienia to niemniej jednak faktu, że wypożyczalni samochodów jest tak dużo, że musiało to odbić się na opłatach – mniejszych cenach dla Konsumentów.


Sweter Colours & Sons 9221-133_902 COMBO B pomarańczowy - R\n9221-133_902 COMBO B\nSweter męski marki Colours&Sons pomarańczowo-granatowy.\nBawełniany sweter o regularnym dopasowaniu. Wykonany splotem ściągaczowym. Pomarańczowo-granatowo-zielono-błękitna dzianina melanżowa. Okrągły dekolt, długi rękaw oraz dół wykończone ściągaczem. W lewym, dolnym rogu niewielka naszywka z logo marki. Z tyłu zielono-czerwona naszywka z wyhaftowanym logo marki.


Xiaomi goni Apple'a wynikami sprzedaży. Huawei ma do pokonania tylko Samsunga\nStrona główna›Xiaomi goni Apple'a wynikami sprzedaży. Huawei ma do pokonania tylko Samsunga\nW wielu firmach nadszedł okres chwalenia się wynikami sprzedaży za trzeci kwartał 2018 roku. Nie inaczej jest w przypadku marek jednoznacznie kojarzonych przede wszystkim ze smartfonami, a dobrym przykładem mogą być choćby publikowane dzisiaj przez nas wyniki finansowe Apple'a. Analizowanie liczb dotyczących jednej marki jest jednak ciekawe przede wszystkim dla fanów konkretnych produktów, zaś szersze grono odbiorców powinny bardziej zainteresować porównania do innych producentów, a tu robi się już nieco ciekawiej.\nOkazuje się bowiem, że wyraźny wzrost sprzedażowy odnotowują przede wszystkim chińskie marki, w tym Xiaomi. Jak wynika z raportu Strategy Analytics, w trzecim kwartale producent sprzedał 33 miliony smartfonów, czyli o ponad 19 procent więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku i pozostaje na czwartym miejscu w rankingu pod względem liczby sprzedanych urządzeń.\nWarto zwrócić uwagę, że Apple (aktualnie na trzeciej pozycji) w tym samym okresie sprzedał niecałe 47 milionów smartfonów, odnotowując przy tym mniej niż 0,5 proc. wzrostu. Różnica między Xiaomi i Apple wyraźnie się zatem zmniejsza i jeśli tempo zostanie zachowane, wyniki sprzedażowe obydwu producentów zrównają się mniej więcej za dwa lata.\nCiekawie wygląda także sytuacja na dwóch pierwszych miejscach w zestawieniu, gdzie wygrywa Samsung, ale po piętach depcze mu chiński Huawei. Przypomnijmy, że pod kątem liczby sprzedanych urządzeń, Huawei stał się drugim producentem na świecie już kilka miesięcy temu (a także wcześniej w 2017 roku, epizodycznie), gdy podsumowywano wyniki za drugi kwartał bieżącego roku. W tamtym okresie firma sprzedała ponad 54 miliony urządzeń, co względem tego samego okresu poprzedniego roku stanowiło prawie 31-procentowy wzrost. Jak wynika z raportu Strategy Analytics, w opisywanym teraz trzecim kwartale Huawei sprzedał prawie 52 miliony urządzeń, a to o ponad 32 procent więcej, niż w tym samym okresie w 2017 roku.\nTakimi wynikami producent kolejny raz udowadnia, że wie jak walczyć o klienta i prawdopodobnie nic nie stanie mu na drodze, by kontynuować walkę o pierwsze miejsce, które obecnie zajmuje Samsung. Na tę chwilę zadanie wydaje się stosunkowo proste, zważywszy na fakt, iż Samsung odnotował wyraźną stratę: w trzecim kwartale sprzedał ponad 72 miliony urządzeń co jest imponującym wynikiem, ale jednak o ponad 13 procent gorszym w porównaniu do sprzedaży z tego samego okresu rok wcześniej. Huawei nie kryje swoich zamiarów: jeszcze w 2013 roku pracownicy firmy ogłosili, że docelowo wyprzedzą sprzedażą zarówno Apple'a, jak i Samsunga. Jak widać, pierwsze z tych założeń udało się już zrealizować.


Program Champion - MOLL biurka dla dzieci\n» Program Champion\nSYSTEM FORM - biurka Champion i dodatki do nich.\nNowy system biurek Champion rosnących wraz z dzieckiem łączy nowoczesny design połączony z wieloma przydatnymi funkcjami. Podstawowa kolorystyka to biurko w białym kolorze plus dodatkowe elementy (na obrazku u góry pomarańczowe) w 7 kolorach. Można je zmieniać w każdej chwili. Od niedawna biurka Champion są dostępne w wersji Style, z kolorowymi bokami i teraz mogą mieć następującą kolorystykę:\nDodatkowo można dokupić oddzielnie same boki i zmienić wygląd biurka po jakimś czasie. Champion może mieć trzy rodzaje blatu:\nW biurku Champion zainstalowany został nowoczesny system regulacji pochyłości blatu. Każde biurko Champion w zestawie posiada: podpórkę na książki, magnetyczną linijkę oraz aluminiowy panel na kable. Dodatkowo do każdego biurka Champion można dokupić:


Chrze?cija?ska Pochwa?a Na Wzg?rza Dzi?kczynienia Dnia Tle Chrześcijański Mężczyzna Lub Kobieta Wręczamy Mienia I Czytania Biblia Zdjęcie Stock - Obraz złożonej z bóg, święty: 154746676\nChrze?cija?ska pochwa?a na wzg?rza dzi?kczynienia dnia tle Chrześcijański mężczyzna lub kobieta wręczamy mienia i czytania biblia.\nChrze?cija?ska pochwa?a na wzg?rza dzi?kczynienia dnia tle Chrześcijański mężczyzna lub kobieta wręczamy mienia i czytania biblia święta R?ki sk?ada? w modlitwie cześć bóg z chrześcijańską pojęcie religią\n5768x3761px19.2" x 12.5" @300dpi\n8157x5319px27.2" x 17.7" @300dpi\nuczeń nauczyciel kulinarny klasy opadowy olej Kobiety target439_0_ Młody człowiek w modlitwie Narastający wykres dla dziecko edukacyjnej zabawki Krucyfiks, Jesus na krzyżu w kościół z promieniem światło Uroczy naturalny dziki krajobraz z skalistych gór dżungli przerastającym zwartym zielonym drzewem, palmą i jasną lazur wodą denny Młodzi ludzie stoi wokoło z nastroszonymi rękami ono modli się wpólnie słońce Sylwetka chrześcijanina krzyż na trawie w wschodu słońca tle\nChrześcijańskie starsze kobiet ręki szeroko rozpościerać z pochwałą Młoda Chrześcijańska kobieta medytuje bóg słowo w pochwale i cześć Szczęśliwa mężczyzna wzrosta ręka na ranku widoku Chrześcijanin inspiruje pochwałę Iść Poddania Conceptï ¼ š Teraz Chrześcijańskiej pochwały Jezusowy odrodzony w Easter dnia pojęciu dla mądrości życia, nadziei wiary Wielki jest Thomas Chisholm Thy wierność cześć Chrześcijański hymn\nInne zdjęcia z Artitcom portfolio\ndo rąk Pojęcie dla ratuneku, przyjaźni, wiary i wiary, Ludzkie ręki otwierają palma up cześć Eucharystii terapia Błogosławi bóg On Chrześcijański kobiety modlenia cześć przy zmierzchem R?ki sk?ada? w modlitwie cześć bóg z chrześcijańską pojęcie religią Ludzkie ręki otwierają palma up cześć Eucharystii terapia Błogosławi bóg On Mężczyzna z otwartym ręka cześć chrześcijaninem Eucharystii terapia Błogosławi Iść Chrześcijański kobiety modlenia cześć przy zmierzchem R?ki sk?ada? w modlitwie cześć bóg z chrześcijańską pojęcie religią Konceptualny drewno krzyż lub religia symbolu kształt nad zmierzchu niebem z chmury tłem dla boga Ludzkie ręki otwierają palma up cześć Eucharystii terapia Błogosławi bóg On Ludzkie ręki otwierają palma up cześć Eucharystii terapia Błogosławi bóg On\nChrze?cija?ska pochwa?a na wzg?rza dzi?kczynienia dnia tle Chrześcijański mężczyzna lub kobieta wręczamy mienia i czytania biblia


Strona głównaDomy NowoczesneDomy Nowoczesne do 150mProjekt nowoczesnego domu Sky\nKategoria : Domy Nowoczesne do 150m Cena : 2495.00 zł\tPow. użytkowa: 132.00 [m²]\tPow. zabudowy: 131.30 [m²]\tMin. wym. działki: 20.10 x 20.30 Wys. budynku: 8.17 [m]\tKąt nach. dachu: 40 [°]\tKondygnacja: piętrowy - garaż: 21.00 [m²]\tModel: Sky\nCharakterystyka projektu: Projekt nowoczesnego domu Sky\nBudynek niepodpiwniczony piętrowy z garażem lub bez garażu. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny z jadalnią, kuchnię ze spiżarnią, dodatkowy pokój, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Zaletą domu jest salon z widocznymi schodam i dużym ciekawym przeszkleniem. Na poddaszu znajdują się trzy pokoje, łazienka i garderoba oraz schowek (powierzchnie poddasza liczono od wysokości 1.9m). Dokumentacja dostępna również w odbiciu lustrzanym.\nNowoczesny, energooszczędny dom z dachem dwuspadowym. Budynek charakteryzuje sie zwartą bryłą (aby minimalizować straty ciepła), niewielkimi otworami okiennymi od strony wejściowej i dużymi przeszkleniami od strony ogrodu (najlepiej od południowej, południowo-zachodniej strony).\nŚciany budynku zaprojektowano z betonu komórkowego gr. 24cm docieplonego wełną. Strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową. Inne pokrycia w ramach adaptacji. Elewacje tynkowane, cokoły tynkowane lub okładane płytką klinkierową.


Słodziki dla diabetyków w aptece Olmed\nSłodziki to popularne zamienniki cukru. Zalecane są dla osób na diecie niskowęglowodanowej, dla diabetyków i innych osób szukających alternatywy dla białego cukru. W aptece Olmed można kupić syntetyczne słodziki oraz naturalne słodziki takie jak np: stewia i cukier kokosowy. Stosowanie słodzików zmniejsza kaloryczność posiłków oraz pomaga uniknąć skoków poziomu glukozy we krwi po posiłku. Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi to większa kontrola nad cukrzycą oraz wagą.\nNaturPlanet Cukier Kokosowy z Palmy Kokosowej -250g\nSussina Gold słodzik w proszku - 200 g\nStevia Sussina słodzik- 200 tabl.\nSussina Gold słodzik z dozownikiem- 200tabl.\nNaturPlanet Erytrytol -500g\nNaturPlanet, Ksylitol, cukier brzozowy -250g\nSłodki Eryk Erytrytol - 250 g\nIndeks glikemiczny - co to jest, niski i wysoki IG\nNajczęstsze nowotwory u mężczyzn - jak im zapobiegać?


Drukowanie karty gry\nJesteś tutaj: dom -> Produkty -> karty gry -> Drukowanie karty gry\nJesteśmytechniczne Taiwan Drukowanie karty gry producent, fabryka, dostawca i eksporter. W zależności od stabilnej inwestycji, kompetencji przełożonego i dobre usługi po sprzedaży, zrobiliśmy nas jako jeden z czołowych producentów i eksporterów w branży. Obiecujemy, jakość produktów i konkurencyjne ceny i terminowość dostaw dla Ciebie. Zostaliśmy ustanowienia długoterminowej interesy naszych klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani w każdym modelu naszych produktów, proszę mieć swobodę kontakt z nami.\n• rozmiar bridge grać w karty z bajki na brzegu


Projektowane zmiany w ustawie o NBP nie mogą ograniczać uprawnień RPP, ani zmieniać trybu jej powoływania i liczebności - poinformował dziś Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że bank centralny jest przeciw rotacyjności kadencji członków Rady, co zakłada rządowy projekt.\n„W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektem założeń do nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP wypracują wspólne stanowisko wobec proponowanych zmian, które zostanie przedłożone Rządowemu Centrum Legislacji” - poinformował bank centralny. Dodano, że procedury dokonywania zmian legislacyjnych dotyczące NBP, jak i ich treść muszą być zgodne z zasadą niezależności NBP.\n„Obecne konstytucyjne i ustawowe kompetencje Rady Polityki Pieniężnej są składnikiem ładu instytucjonalnego, który powinien zostać utrzymany. Projektowane zmiany nie mogą ograniczać uprawnień Rady Polityki Pieniężnej, ani też zmieniać trybu jej powoływania i liczebności” - zaznaczył NBP. „Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej i zarząd stwierdzają, że konstytucyjny zakaz finansowania przez NBP deficytu budżetowego musi być zachowany w przygotowanym projekcie ustawy i w pełni respektowany w praktyce” - podano w komunikacie. Wynika z niego ponadto, że Rada Polityki Pieniężnej i zarząd NBP uważają, że utworzenie Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz ustanowienie postępowania związanego z uporządkowaną likwidacją banków jest zasadne i potrzebne, aby skuteczniej wpływać na bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego.\n"Rozwiązania powyższe przyczyniać się będą także do zachowania stabilności cen. Powinny one zostać wypracowane w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego" - napisano. W podobnym tonie wypowiedział się szef NBP Marek Belka. „Mechanizm rotacji członków RPP co dwa lata nie ma obecnie sensu, a zasada dwukadencyjności w Radzie może naruszać jej niezależność” - ocenił Belka w wywiadzie opublikowanym na należącym do NBP portalu Obserwatorfinansowy.p\n„Trzeba wspólnie dyskutować w sprawie nowego instrumentarium jakie miałaby mieć do dyspozycji zarząd i RPP dla utrzymania stabilności finansowej. Rada nie powinna mieć obaw, że te nowe instrumenty będą stosowane bez jej udziału"-dodał szef NBP. W czerwcu rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim, która przewiduje m.in. rotacyjność kadencji członków RPP. Rada ma być bardziej stabilna, dzięki temu, żenie będzie się zmieniał jednocześnie cały jej skład.\nW projekcie założeń do noweli zaproponowano, by 1/3 składu Rady była powoływana co 2 lata w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat. „Rozwiązanie to zapewni płynne zmiany w jej składzie i większą stabilność działania" - wyjaśniało wówczas Centrum Informacyjne Rządu. Obecnie RPP liczy 10 członków (w tym prezes NBP), których kadencja trwa 6 lat. Po wejściu w życie noweli prezydent, Sejm oraz Senat powoływaliby dodatkowo po jednym członku Rady.\n„Po zakończeniu kadencji przez obecnych członków w 2016 r., ww. organy powoływałyby po jednym członku. Skład Rady zmniejszyłby się do sześciu osób. Po upływie kolejnych 2 lat skład Rady zostałby uzupełniony o kolejnych trzech członków, czyli osiągnąłby wielkość ustawową - dziewięciu członków" - podkreślało CIR.\nFot. [PAP/Ireneusz Sobieszczuk]


Zapłacimy za “uchodźców” - Zycie\n• Wrzesień 17, 2015\nRząd kanadyjski zadeklarował w tym tygodniu większą pomoc dla syryjskich uchodźców, uciekających przed wojną domową. Trwająca w Kanadzie debata o pomocy dla nich uwzględnia trzy czynniki: kwestie humanitarne, bezpieczeństwo i kampanię wyborczą.\nSytuacja uciekinierów z Syrii to duża część relacji w mediach. Szczególnie od chwili, gdy okazało się, że rodzina chłopca, który razem z bratem i matką utonęli u wybrzeży Turcji, chciała dotrzeć do Kanady, a pieniądze na opłacenie się przemytnikom przesłała mieszkająca w Coquitlam (Kolumbia Brytyjska) Tima Kurdi, siostra Abdullaha Kurdiego, ojca i męża ofiar.\nKanadyjczycy podchodzą do możliwych form pomocy bardzo rzeczowo. Organizacje pozarządowe gromadzą środki na sponsorowanie imigrantów, czyli opłacenie podróży, formalności i osiedlenia się w Kanadzie. Rząd federalny zadeklarował zaś, że do końca 2017 roku do Kanady trafi 11,3 tys. uchodźców z Syrii, spośród których ponad jedna piąta już jest w Kanadzie. Pieniądze dla nich deklarują kolejne prowincje, pomoc organizują też uniwersytety.\nWiele osób uważa, że pomoc dociera do Syryjczyków zbyt wolno, jednak zdziwienie budzą wypowiedzi takie jak Abdullaha Kurdiego, który – jak relacjonowała agencja Canadian Press – powiedział, że wina za tragedię jego rodziny leży po stronie Kanady. Kurdi twierdził, że jego wniosek o azyl został odrzucony. Jednak zarówno kanadyjskie ministerstwo ds. obywatelstwa i imigracji, jak i siostra Kurdiego twierdzą, że taki wniosek nigdy nie został złożony. Wniosek, ale niekompletny, złożył brat Kurdiego.\nKanadyjska debata na temat pomocy dla syryjskich uciekinierów uwzględnia również kwestie bezpieczeństwa. Premier Stephen Harper już zapowiedział, że nie ma mowy o masowych ewakuacjach samolotami uciekinierów z Syrii czy Iraku, ze względu na działalność organizacji terrorystycznych i konieczność dokładnego sprawdzenia wniosków o azyl. Publicyści przypomnieli, że po zakończeniu wojny w Wietnamie, Kanada w ciągu 1979 i 1980 roku sprowadziła 60 tys. Wietnamczyków uciekających z komunistycznego kraju. Joe Clark, ówczesny premier, który doprowadził do publiczno- prywatnej współpracy w tym przedsięwzięciu, mówił kilka dni temu w rozmowie z Canadian Press, że wówczas uwzględniono ryzyko, iż wśród uciekinierów mogą być kryminaliści i komunistyczni agenci. Rząd wysłał jednak do obozów dla tzw. boat people dziesiątki swoich urzędników, którzy na miejscu skutecznie przeglądali wnioski uchodźców.\nSprawa pomocy uchodźcom stała się również elementem kanadyjskiej gry wyborczej (19 października odbędą się wybory do parlamentu), choć żaden z federalnych liderów partii nie mówi tego wprost. Obietnice mają trafiać zarówno do dotychczasowego elektoratu, jak i nowych wyborców. Rządowe programy pomocowe są przeznaczone nie tylko dla Syryjczyków, ale także np. dla Irakijczyków, uciekinierów z Erytrei czy Bhutanu.\nJuż w sierpniu Harper zapowiedział, że jeśli konserwatyści wygrają wybory, to Kanada sprowadzi dodatkowo 10 tys. Syryjczyków ponad już określone limity. Lider socjaldemokratycznej NDP Tom Mulcair obiecuje, że jeśli jego partia utworzy rząd, to do końca roku do Kanady wjedzie 10 tys. Syryjczyków, a przez najbliższe cztery lata dodatkowo ponad 46 tys. Lider Liberałów Justin Trudeau uważa, że do Kanady jak najszybciej powinno trafić 25 tys. syryjskich uchodźców.\nWładze federalne utworzą fundusz pomocowy na rzecz obozów dla syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących z Syrią – poinformował minister ds. rozwoju międzynarodowego i frankofonii Christian Paradis.\nWysokość środków, jakie wyasygnuje rząd, będzie równowartością sum, które przeznaczają na ten cel prywatni donatorzy w Kanadzie. – Aby wesprzeć ich hojne dary i sprawić, że będą one miały bardziej znaczący wpływ na sytuację uchodźców, rząd tworzy Syryjski Fundusz Pilnej Pomocy.\nDo każdego dolara ofiarowanego przez Kanadyjczyków Ottawa dorzuci następnego, „aż do 100 mln dol. kanadyjskich” (66 mln euro) – wyjaśnił minister.\nKanadyjskie fundusze pomocowe będą alokowane przez takie organizacje działające w regionie jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż czy agendy ONZ. Paradis zapewnił, że Ottawa sprawi, iż środki finansowe trafią do Ankary, Bejrutu i Ammanu.\nMigracja do Europy\nFestiwal na Roncesvalles\nDziewica urodzi w Manitobie


prawa autorskie majątkowe - Artykuły na temat 'prawa autorskie majątkowe'\nRozbieżność w kwestii patentowalności software pomiędzy literalnym brzmieniem przepisów a praktyką obrotu prawnego w Europie i Polsce omawia Kamil Trzaskoś, prawnik z kancelarii KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski Sp.p z siedzibą w Krakowie. »\nKorzyści i zagrożenia zdolności patentowej software w świetle stanowienia prawa w Europie i polskim systemie prawnym omawia Kamil Trzaskoś, prawnik z kancelarii KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski Sp.p z siedzibą w Krakowie. »\nPolskie prawo autorskie oparte jest na modelu francuskim i zakłada dualistyczny podział praw autorskich na osobiste i majątkowe. Często pojęcia te są mylone lub źle interpretowane. Na czym tak naprawdę polega i czego dotyczy ten podział? »


Inteligentne miasta mogą być niebezpieczne - GazetaPrawna.pl\nSystemy nawigacji samochodowej analizujące natężenie ruchu, kamery wykrywające śmieci w miejscach publicznych czy samoregulujące się lampy uliczne. / ShutterStock\nCyberprzestępcy z łatwością wykorzystają luki w konsumenckich urządzeniach Internetu Rzeczy, a to niesie poważne ryzyko dla firm i samorządów planujących wdrożenie tych technologii.\nTo z kolei będzie wiązało się z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Jednak miasta przeobrażają się już dziś. Z danych Schneider Electric wynika, że obecnie miasta zajmują jedynie 2 proc. powierzchni Ziemi, ale mieszka w nich 54 proc. światowej populacji. Szacuje się, że do 2045 roku w miastach będzie mieszkać 70 proc. wszystkich ludzi. Co więcej światowy popyt na energię w latach 2000–2030 zwiększy się o 200%, a już dziś miasta są odpowiedzialne za 75 proc. całkowitego zużycia energii.\nMało, kto zdaje sobie jednak sprawę, że aby miasto mogło zmieniać się w inteligentne konieczna jest też zmiana w sposobach zarządzania i dystrybucji mediów, a szczególnie energii. Jest ona podstawowym gwarantem rozwoju miast w przeszłości jak i dziś. Zapewnia funkcjonowanie każdego obiektu jak i usług świadczonych w mieście. Dlatego też połączenie energetyki i technologii informatycznych jest niezbędne począwszy od sieci należących do firm lub miast, na zarządzaniu zużyciem energii we własnym domu kończąc. W tym celu wykorzystywane są odnawialne źródła energii, inteligentne liczniki, sieci przesyłowe czy rozwijane technologie składowania energii – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.\n- Postęp urbanizacyjny oraz rozwój Internetu rzeczy i procesów analizy danych sprawił, że wchodzimy w erę szybkiego upowszechniania koncepcji inteligentnych miast. Metropolie takie jak Glasgow, Barcelona, Nicea, Nowy Jork, Londyn czy Singapur już obrały ten kierunek. Według danych firmy Navigant Research do 2023 roku, rynek inteligentnych miast może być warty nawet 27,5 miliarda dolarów rocznie. Analitycy szacują również, że do 2020 roku na całym świecie liczba bezprzewodowych urządzeń podłączonych do sieci przekroczy 40 miliardów. Ta nowa fala technologii i usług spowoduje powstanie nieznanych wcześniej luk w zabezpieczeniach, które będą dotyczyć również firm - zauważa Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet na Polskę, Ukrainę oraz Białoruś.\n- Kluczowe będzie zatem dobieranie takich rozwiązań z kategorii Internetu rzeczy, które oferują szyfrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniami. Należy również rozważyć wdrożenie lub wzmocnienie systemów szyfrowania do ochrony danych w sieciach, usługach w chmurze i na urządzeniach końcowych - dodaje Rzepka z Fortinet.\nSpecjaliści z FortiGuard Labs firmy Fortinet na bieżąco monitorują ataki na Internet rzeczy, które pojawiają się na całym świecie. W ostatnich latach analitycy bezpieczeństwa wykryli luki w wyposażonych w Wi-Fi lalkach Barbie, jeepach Cherokee, urządzeniach do pomiaru aktywności fizycznej oraz innych podłączonych do sieci przedmiotach. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać luki w konsumenckich urządzeniach IoT, aby uzyskać dostęp do sieci korporacyjnych i sprzętu, do których jest podłączony.\nJednorazowe uwierzytelnianie oraz fakt, że większość urządzeń IoT jest zawsze uruchomiona i podłączona, czyni Internet rzeczy atrakcyjnym celem dla hakerów. Wzmocnienie bezpieczeństwa bram, które łączą urządzenia Internetu rzeczy, jest zatem koniecznością. Osoby odpowiedzialne za IT w firmie powinny nakreślić, gdzie te bramy się znajdują i z czym są powiązane – mogą one znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz, a nawet być podłączone do producentów urządzeń Internetu rzeczy. Powinien zostać również wdrożony plan bieżących aktualizacji systemu bezpieczeństwa, zarówno na bramach jak i samych urządzeniach IoT.\n- W rozwoju koncepcji inteligentnych miast jedno jest pewne – będziemy mieli do czynienia z coraz większą ilością generowanych, przetwarzanych i przechowywanych danych. Firmy, które wykorzystują big data, będą doświadczać jeszcze większego zalewu informacjami. Niestety tego typu dane będą również atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. W ochronie dużych ilości informacji kluczowa będzie przepustowość urządzeń zabezpieczających - twierdzi Mariusz Rzepka.\n- W 2015 roku odnotowano znacznie więcej ataków na urządzenia podłączone do Internetu i bazujących na technologii IoT. Mimo to główną przyczyną ataków była utrata urządzenia wraz z przechowywanymi nań danymi. Jeśli chodzi o inteligentne urządzenia oparte na IoT np. w budynkach, to szanse są o wiele mniejsze, gdyż urządzenia te posiadają szereg protokołów zabezpieczeń. Również sieć w ramach, której działają i sterują urządzeniami są dodatkowo zabezpieczone. Nad zabezpieczeniami trzeba jednak pracować cały czas. Prognozuję, że dziś najbardziej narażone w Smart Cities na ataki będę inteligentne samochody, co udowodniono już kilkakrotnie - mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.\ninteligentne miasta smart city cyberbezpieczeństwo internet\nŻeby chronić prawa autorskie warto wskazać autora. Tu i słusznie autor się nie ujawnia bo rozmawiając ze sprzedawcą zachwalającym swój towar a krytykującym cudzy, szanowny autor stał się twórcą wymanipulowanym. A szkoda bo przy okazji temat się czytelnikom odłożył nie po tej stronie Mocy :-(


Home >> Kuchnia>>Fartuchy i ścierki kuchenne, tekstylia >>Fartuch kuchenny bawełniany czarny << Powrót\nWymiary: 66 cm x 89 cm\nFartuch kuchenny wykonany z 100% bawełny w kolorze czarnym. Idealnie chroni ubranie przed zabrudzeniami przy gotowaniu. Posiada kieszeń i regulowany pasek na szyję. Można prać w pralce.\nKomplet 30 barwnych etykiet samoprzylepnych z linii Home Made firmy Kitchen Craft. Pięknie zaprojektowane wzory (3 rodzaje) nadadzą słoikom i butelkom z domowymi przetworami niepowtarzalny wygląd, a puste miejsce na środku etykiety umożliwi dokładny opis produktu.\nGARNEK Z KAMIONKI Z POKRYWĄ 1,5 L\nPojemność: 1,5 l, średnica: 16 cm. Garnek kamionkowy z pokrywą. Prosty, doskonały do kiszenia kapusty czy ogórków bądź buraków, a także do przygotowania zakwasu na żur. Sprawdzi się również do tradycyjnego przechowywania soli.