© 2011 Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena.\nParadigm® Veo™ je ochranná známka společnosti Medtronic MiniMed, Inc.\nParadigm®, Paradigm Link®, Guardian REAL-Time®, CareLink® a Bolus Wizard® jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic MiniMed, Inc.\nBD Logic® je registrovaná ochranná známka společnosti Becton, Dickinson and Company.\nCONTOUR®, GLUCOFACTS®, ASCENSIA™, GLUCOMETER™, DEX™, ELITE™ a BREEZE® jsou ochranné známky společnosti Bayer.\nLifeScan®, OneTouch® UltraLink™, OneTouch® Profile®, OneTouch® Ultra®, OneTouch® UltraSmart®, OneTouch® Basic®, OneTouch® FastTake®, OneTouch® SureStep®, OneTouch®\nUltraMini®, OneTouch® Ultra® 2 a OneTouch® UltraEasy® jsou registrované ochranné známky společnosti LifeScan, Inc.\nOptium Xceed™, Precision Xceed™, Precision Xtra®, Therasense FreeStyle®, FreeStyle® Flash, FreeStyle Mini® a FreeStyle Papillon™ mini jsou ochranné známky společnosti Abbott\nACCU-CHEK® Active, ACCU-CHEK® Aviva, ACCU-CHEK® Compact a ACCU-CHEK® Compact Plus jsou registrované ochranné známky člena Roche Group.\nJava™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.\nAdobe® a Acrobat® Reader® jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.\nSonargaon Healthcare Pvt Ltd.\nTel: +852 2919-1300\nTo order supplies: +852 2919-1322\n24-hour helpline: +852 2919-6441\nTel: +375 (172) 665128\nTel: +387 33 202 183\nFax: +387 33 202 183\nTel: +359 888 636 033\n24 Hour Help (Cell): +86 400-820-1981\n24 Hour Help (Landline): +86 800-820-1981\nTel: +385 1 659 57 77\nFax: +385 1 659 57 01\nTel: +65 6436 5090\nor +65 6436 5000\nMedtronic Kazakhstan B.V.\nTel: +389 2 260 36 03\nFax: +389 2 260 36 49\nTel: +603 7946 9000\nFax: +382 20 642 540\nTel: +421 26820 6986\nPhone: 64 9 414 0318\nFree Phone: 0800 106 100\nTel: +358 20 7281 200\nHelp line: +358 400 100 313\nTel: +7 495 580 73 77\nToll Free: +886.0800.005.285\nTel: +40 (0) 21 220 6477\nFax: +381 11 311 5554\nTel: +420 233 059 401\nNon-stop help line:\n+420 233 059 059\nPrimární systémové úkoly\nSpuštění softwaru CareLink Pro\nFunkce Guide Me\nZapnutí a vypnutí funkce Guide Me\nOtevření dokumentace pacienta\nZavření dokumentace pacienta\nNastavení systémových předvoleb\nPředvolby profilu pacienta\nVýběr datových polí\nPřidání uživatelského pole\nZměna pořadí datových polí\nDokončení předvoleb profilu pacienta\nPředvolby pro vyhledávání pacientů\nVýběr údajů k zobrazení\nDokončení předvoleb pro vyhledávání pacientů\nCareLink Pro Uživatelská příručka\nPředvolby pro vytváření zpráv\nDokončení předvoleb pro vytváření zpráv\nPracovní prostor Profile (Profil)\nPřidání nových profilů\nÚpravy profilů pacientů\nOdstranění údajů o pacientovi ze systému\nPropojení se softwarem CareLink Personal\nPracovní prostor Devices (Přístroje)\nPřidání pumpy Medtronic nebo monitoru Guardian\nAktivace nebo inaktivace přístroje\nČtení dat přístroje\nPracovní prostor Reports (Zprávy)\nOtevření pracovního prostoru Reports\nVýběr sledovaného období\nKontrola dat přístroje\nZískání dalších dat z přístroje\nOvěření nastavení zprávy\nVýběr typů zpráv a zahrnutých dat\nDashboard and Episode Summary (Souhrn informací a souhrn\nTherapy Management Dashboard (Souhrnné informace o\nEpisode Summary (Souhrn epizod)\nAdherence Report (Zpráva o dodržování léčby)\nSensor and Meter Overview Report (Přehled senzoru a\nLogbook Report (Zpráva deníku)\nDevice Settings Snapshot (Aktuální záznam nastavení\nDaily Detail Report (Podrobná denní zpráva)\nPoužití aktualizací softwaru\nRuční kontrola aktualizací\nNení-li systém k dispozici\nObecné chyby použití aplikace\nZapomenuté heslo pro aplikaci CareLink Pro\nChyby načítání dat z přístroje\nChyby při vytváření zpráv\nChyby zálohování a obnovení\nDefinice údajů ve sloupcích\nDalší informace o souborech CSV exportovaných softwarem\nPokud zobrazená data neodpovídají očekávání\nDěkujeme vám, že jste si zvolili společnost Medtronic Diabetes jako svého partnera, který vám\npomůže dosáhnout lepší kontroly diabetu. Jsme přesvědčeni, že špičková technologie softwaru\nCareLink® Pro a jednoduché uživatelské rozhraní ovládané pomocí nabídek vám přinese\nSoftware CareLink Pro umožňuje získávat a uchovávat údaje o léčbě pacienta a diagnostické\núdaje a vytvářet z nich zprávy. Lze jej použít také k získání přístupu k údajům z pumpy,\nglukometru a senzoru, které pacienti odeslali do webového systému CareLink® Personal pro\nkontrolu diabetu spolupracujícího se softwarem CareLink Pro.\nCareLink Pro je software pro kontrolu diabetu pro osobní počítač (PC). Zahrnuje následující\nJe možné vytvářet dokumentaci pacientů, v níž budou uloženy údaje shromážděné z přístrojů\npacientů i údaje o terapii z jejich účtů CareLink Personal.\nDo systému mohou být odeslány údaje z inzulinových pump, monitorů a glukometrů. Tyto\núdaje mohou být uloženy a potom použity k vytvoření zpráv.\nPomocí rozhraní jej lze volitelně propojit se systémem CareLink Personal a umožnit tak\npřístup k údajům přístroje, které v něm pacienti uložili. Tato funkce je ideální pro vytváření\naktuálních zpráv mezi návštěvami v ordinaci a díky ní nemusí být během návštěv ordinace\nnutné načítat údaje přístroje.\nZ údajů přístroje uložených v dokumentaci pacienta je možné vytvářet různé zprávy o léčbě.\nZprávy usnadňují odpovědi na důležité otázky spojené s terapií, jako je dodržování léčby,\nprofily a výjimky.\nSystém uživatele upozorní, pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru ke stažení a instalaci.\nDíky tomu má uživatel přístup k nejnovějším funkcím.\nFunkce Guide Me (Průvodce) pomáhá uživatelům, kteří se se softwarem CareLink Pro teprve\nseznamují. Poskytuje doporučení a tipy týkající se prováděných úkolů.\nV softwaru je k dispozici integrovaný systém nápovědy poskytující informace o konkrétních\nSoftware CareLink Pro lze chránit heslem.\nPřenos údajů o pacientovi ze systému CareLink Personal je šifrován pomocí standardní\ntechnologie SSL (Secure Sockets Layer).\nKaždý z těchto dokumentů společnosti Medtronic MiniMed obsahuje informace specifické pro\ndaný přístroj, které nejsou podrobně uvedeny v této uživatelské příručce.\nPOZNÁMKA: Informace týkající se konkrétního glukometru naleznete v pokynech výrobce\ndodaných s glukometrem.\nUživatelská příručka k inzulinové pumpě Paradigm\nUživatelská příručka k monitoru Guardian REAL-Time\nUživatelská příručka k funkcím senzoru\nUživatelská příručka k zařízení ComLink\nUživatelská příručka k zařízení CareLink USB\nPokud potřebujete další pomoc s tímto systémem, obraťte se na místního zástupce společnosti.\nInformace o mezinárodních kontaktech lze získat na následujícím webu:\nSoftware CareLink Pro získává údaje z následujících zařízení.\nPOZNÁMKA: Některá zařízení podporovaná tímto softwarem nemusí být k dispozici ve všech\nzemích, kde je použití tohoto softwaru schváleno.\nInzulinové pumpy/monitory glykémie\nPumpy Medtronic MiniMed:\nPumpy řady Medtronic MiniMed Paradigm®:\nMonitory Guardian REAL-Time:\nSkupina produktů Ascensia™ DEX™ společnosti Bayer,\nvčetně těchto kompatibilních glukometrů:\nSkupina produktů Ascensia™ ELITE™ společnosti Bayer,\nCONTOUR® LINK společnosti Bayer\nMonitor glykémie BD Paradigm Link®\nAscensia™ DEX™ 2\nAscensia™ DEXTER-Z® II\nAscensia™ ESPRIT® 2\nGlucometer™ ESPRIT® 2\nGlucometer™ ELITE™ XL\nPro použití s inzulinovou pumpou řady MiniMed\nParadigm a monitorem Guardian REAL-Time.\nMonitor glykémie Paradigm Link®\nPro použití s pumpou MiniMed Paradigm a monitorem\nGuardian REAL-Time. (Podrobnosti o požadovaném\nhardwaru uvádí uživatelská příručka k monitoru\nglykémie Paradigm Link®.)\nhardwaru uvádí uživatelská příručka k zařízení\nPro použití s pumpou Medtronic MiniMed 508.\n(Podrobnosti o požadovaném hardwaru uvádí\nuživatelská příručka k zařízení Com-Station.)\nPro použití s glukometry jiných výrobců. Každý\nvýrobce glukometru dodává komunikační datový\nKomunikační datový kabel\nPoznámka: Pokud výrobce glukometru neposkytuje k\npřenášení dat sériový kabel, ale kabel USB, je nutné\nnainstalovat softwarový ovladač poskytovaný\nU výrobce glukometru také ověřte, že je daný ovladač\nUSB kompatibilní s používaným operačním systémem.\nPro 64bitové operační systémy nemusí být některé\novladače USB k dispozici.\nPokud do systému přidáváte zařízení, vyberte jeho značku a model ze seznamu. Není-li značka\na model zařízení v seznamu uveden, můžete použít ekvivalentní zařízení, které vyhledáte v\nPoužívá-li pacient některé z těchto zařízení\nBayer Ascensia™ DEX™ 2\nBayer Ascensia™ DEXTER-Z™ II\nBayer Glucometer™ DEXTER-Z™\nBayer Ascensia™ ESPRIT® 2\nBayer Glucometer™ ESPRIT®\nBayer Glucometer™ ESPRIT® 2\nVyberte toto zařízení\nBayer Ascensia™ DEX™\nBayer Glucometer™ ELITE™ XL\nBayer Ascensia™ ELITE™\nPokud potřebujete objednat výrobky společnosti Medtronic Diabetes, obraťte se na místního\nzástupce společnosti. Informace o mezinárodních kontaktech lze získat na následující adrese URL:\nPOZNÁMKA: Glukometry je možné objednat u příslušných společností.\nPOZNÁMKA: Tato uživatelská příručka obsahuje ukázky obrazovek softwaru. Obrazovky\nskutečného softwaru se mohou mírně lišit.\nV glosáři naleznete definice termínů a funkcí. V následující tabulce jsou uvedeny konvence\npoužívané v této příručce.\nStisknutím levého tlačítka myši nad objektem na\nobrazovce objekt vyberete.\nDvojím stisknutím levého tlačítka myši nad objektem\nna obrazovce objekt otevřete.\nStisknutím pravého tlačítka myši nad objektem na\nobrazovce zobrazíte další okno nebo nabídku.\nOznačuje tlačítko, název obrazovky, název pole nebo\nmožnost nabídky. Například: Patient > New Patient\nDalší informace o postupu nebo kroku.\nUpozornění na možné riziko, které by mohlo v\npřípadě, že by nebylo vyloučeno, způsobit menší nebo\nstřední poškození softwarového programu nebo\nUpozorňuje na možné riziko, které, pokud by nebylo\nvyloučeno, by mohlo způsobit vážné poranění nebo\nsmrt. Může také upozorňovat na možné závažné\nnežádoucí účinky a bezpečnostní rizika.\nSystém CareLink Pro je určen pro použití jako nástroj k usnadnění kontroly diabetu. Účelem\ntohoto systému je vytváření zpráv softwaru CareLink Pro z informací přenášených z inzulinových\npump, glukometrů a systémů pro nepřetržité monitorování glykémie. Zprávy obsahují informace,\nkteré lze použít k identifikaci trendů a sledování denních aktivit, jako je konzumace sacharidů,\nobdobí jídla, výdej inzulinu a naměřené hodnoty glykémie.\nSystém je určen pro použití odborným lékařem, který je dobře obeznámen s kontrolou\nVýsledky systému nejsou určeny k poskytování lékařských rad a nesmí se na ně v tomto\nTento produkt by měl být používán pouze s podporovanými přístroji, jejichž seznam je\nuveden v tomto dokumentu. (Viz Podporovaná zařízení na straně 2.)\nPacientům je třeba doporučit, aby monitorovali hladiny glukózy v krvi nejméně 4-6krát\nPacientům je třeba doporučit, aby neprováděli žádné změny léčby bez konzultace se svým\nPacientům je třeba doporučit, aby rozhodnutí týkající se léčby přijímali na základě pokynů\nodborného lékaře a výsledků glykémie glukometru, nikoli výsledků naměřených senzorem.\nTento software nelze používat se zařízeními, která nejsou uvedena v části Podporovaná zařízení na\nstraně 2. Také jej nelze používat při léčení jiných chorob než diabetes mellitus.\nPřed spuštěním tohoto softwaru ukončete následující software, který je aktuálně spuštěn ve\nsoftware CGMS® System Solutions™ (7310),\nsoftware Solutions® Pumps & Meters (7311),\nsoftware Guardian® Solutions® (7315),\nsoftware CareLink® Personal (7333),\nsoftware Solutions® pro CGMS®iPro (7319).\nNásledující informace vás provedou spuštěním softwaru CareLink Pro, otevřením a zavřením\ndokumentace pacientů a nastavením předvoleb, které budou použity u všech pacientů v\nPokud používáte software CareLink Pro poprvé, měli byste nastavit obecné předvolby (viz Obecné\npředvolby na straně 12). Tyto předvolby určují, jak se určité položky zobrazí v softwaru a ve\nzprávách, a nastavují způsob komunikace systému s Internetem.\nPředvolby je možné nastavit kdykoli. S nastavením ostatních předvoleb můžete počkat, dokud se\nse softwarem CareLink Pro dobře neseznámíte.\nV následující tabulce jsou uvedeny hlavní úkoly, které budete chtít provést při prvním nastavení a\npoužití softwaru CareLink Pro. Obsahuje také informace o tom, které části této uživatelské\npříručky popisují jednotlivé úkoly.\nSeznámení s uživatelským rozhraním softwaru CareLink\nNavigace v systému na straně 8\nDefinování globálních systémových možností, které\nbude klinika používat\nNastavení systémových předvoleb na straně 12\nVytvoření profilů jednotlivých pacientů\nPřidání nových profilů na straně 20\nPropojení s účty pacientů systému CareLink Personal\nPropojení se softwarem CareLink Personal na straně 21\nPřidání pumpy a glukometrů do profilu pacientů\nPřidání přístroje na straně 28\nNačtení údajů z pumpy a glukometrů pacientů\nČtení dat přístroje na straně 34\nNastavení a vytváření zpráv o jednotlivých pacientech\nVytváření zpráv na straně 37\nPravidelné zálohování databáze CareLink Pro\nZálohování databáze na straně 47\nAktualizace softwaru CareLink Pro\nPoužití aktualizací softwaru na straně 46\nNež začnete pracovat se softwarem CareLink Pro, měli byste se seznámit s uživatelským\nrozhraním. Uživatelské rozhraní zahrnuje nabídky, panel nástrojů, navigační panel, pracovní\nprostory a okno Guide Me (Průvodce).\nPoklepejte na ploše počítače na ikonu CareLink Pro\nnebo v nabídce Start systému\nWindows vyberte v seznamu programů položku Medtronic CareLink Pro.\nJe-li na vašem pracovišti vyžadováno zadání hesla, zobrazí se přihlašovací obrazovka.\na. Zadejte heslo do pole Password (Heslo).\nPOZNÁMKA: Vyžadování hesla je volitelná funkce, kterou lze nastavit v průběhu\nb. Klepněte na tlačítko LOGIN (Přihlásit).\nZobrazí se spouštěcí obrazovka.\nPokud chcete vytvořit novou dokumentaci pacienta, klepněte na tlačítko New Patient (Nový\npacient). Chcete-li otevřít dokumentaci pacienta ze seznamu pacientů v systému, klepněte na\ntlačítko Open Patient (Otevřít dokumentaci pacienta).\nV otevřené dokumentaci pacienta můžete klepnutím na jedno z tlačítek na navigačním panelu\nzobrazit odpovídající pracovní prostor. Tyto pracovní prostory používejte k zadávání nebo výběru\ninformací při provádění úkolů v softwaru CareLink Pro pro daného pacienta.\nProfile (Profil): Umožňuje udržovat uložené informace\no pacientovi, například jméno a datum narození. Tento\npracovní prostor také umožňuje propojení s účtem\nsystému CareLink Personal daného pacienta.\nDevices (Přístroje): Umožňuje ukládat informace\npotřebné k načítání přístrojů pacienta.\nReports (Zprávy): Umožňuje vybrat parametry a zvolit\nzprávy, které mají být pro daného pacienta vytvořeny.\nDokud není přidán a uložen profil pacienta, je možné získat přístup pouze k pracovnímu prostoru\nProfile. Dokud nejsou pro pacienta přidány přístroje, je možné získat přístup pouze k pracovním\nprostorům Profile a Devices daného pacienta.\nPanel nástrojů v softwaru CareLink Pro poskytuje snadný přístup k často používaným funkcím.\nPanel nástrojů obsahuje následující tlačítka.\nAdd Patient (Přidat pacienta)\nOtevře pracovní prostor Profile, ve\nkterém můžete do systému přidat\ndokumentaci nového pacienta.\nOpen Patient (Otevřít dokumentaci\nOtevře tabulku pro vyhledávání\npacientů, ve které můžete zvolit\ndokumentaci existujícího pacienta\nGuide Me (Průvodce)\nZobrazí nebo skryje okno Guide\nMe. Klepnutím získáte kontextové\nJakmile otevřete dokumentaci pacienta, zobrazí se pod panelem nástrojů karta, na které je\nuvedeno jméno pacienta. Pokud je karta aktivní, znamená to, že dokumentace pacienta a\npracovní prostor jsou aktivní a že můžete v softwaru CareLink Pro provádět úkoly týkající se\nDokumentaci pacienta lze aktivovat klepnutím na kartu pacienta. Chcete-li dokumentaci zavřít,\nklepněte na kartě na tlačítko Close (Zavřít)\nV softwaru CareLink Pro je vždy k dispozici funkce Guide Me (Průvodce). Otevře okno s\nkontextovými tipy a doporučeními pro akce, které je možné provést v té části systému, která je\naktivní. Okna funkce Guide Me mohou obsahovat také odkazy >> learn more (Další informace).\nPo klepnutí na tyto odkazy se zobrazí odpovídající část online nápovědy s dalšími podrobnostmi.\nVe výchozím nastavení je funkce Guide Me zapnutá. Můžete ji však kdykoli vypnout.\nFunkci Guide Me zapnete nebo vypnete provedením jednoho z následujících kroků:\nKlepněte na tlačítko Guide Me.\nVyberte položku Help (Nápověda) > Guide Me.\nSoučasně může být otevřeno až šest dokumentací pacientů. Pokud jste dosud nevytvořili\nžádné profily pacientů, viz Přidání nových profilů na straně 20.\nVyberte položku File (Soubor) > Open Patient (Otevřít dokumentaci pacienta) nebo\nklepněte na tlačítko Open Patient.\nZobrazí se seznam pacientů podobný\nPOZNÁMKA: Pokud se zobrazí zpráva o tom, že je otevřeno příliš mnoho dokumentací\npacientů, klepněte na tlačítko OK, zavřete některou dokumentaci a pokračujte.\nVyhledejte záznam pacienta zadáním částečného nebo celého jména do pole Find a Patient\n(Vyhledat pacienta). Pokud je záznam pacienta zvýrazněn, klepněte na tlačítko OPEN\n(Otevřít), poklepejte na záznam nebo stiskněte klávesu ENTER. Seznam je možné procházet\ntaké pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů.\nZobrazí se pracovní prostor Devices (Přístroje) (pokud dosud nebyly přidány přístroje) nebo\nReports (Zprávy) daného pacienta.\nChcete-li zobrazit pracovní prostor Profile (Profil) pacienta, klepněte na tlačítko Profile\nna navigačním panelu.\nUjistěte se, že dokumentace pacienta, kterou chcete zavřít, je aktivní (karta je zvýrazněna).\na. Vyberte položku File (Soubor) > Close Patient (Zavřít dokumentaci pacienta).\nb. Klepněte na kartě pacienta na tlačítko Close (Zavřít)\nc. Stiskněte klávesy Ctrl+F4.\nTyto předvolby se vztahují na všechny pacienty v systému. Informace o předvolbách, které ovlivní\npouze jednotlivé pacienty, uvádí část Ověření nastavení zprávy na straně 40.\nPředvolby jsou zobrazeny v následujících skupinách:\nGlucose Units (Jednotky glykémie),\nCarbohydrate units (Sacharidové jednotky),\nPatient Profile (Profil pacienta)\nvýběr a uspořádání datových polí v profilech pacientů;\nPatient Lookup (Vyhledání pacienta)\núprava a změna pořadí polí, která se zobrazí po výběru funkce Open Patient pro\nzobrazení seznamu pacientů;\nReport Generation (Vytvoření zprávy)\nvolba datových polí, která budou zobrazena při výběru položky podrobné denní zprávy z\nKarta General (Obecné) slouží k definování způsobu zobrazení určitých typů informací a k\nvytvoření předvoleb externí komunikace.\nNení-li dosud aktivní, klepněte na kartu General.\nVyberte položku Tools (Nástroje) > Options (Možnosti). Zobrazí se následující okno.\nKlepněte na přepínač u požadované hodnoty:\nGlucose Units (Jednotky glykémie): mmol/l nebo mg/dl\nCarbohydrate units (Sacharidové jednotky): grams (gramy) nebo Exchanges (Výměnné\na. Pokud u položky Carbohydrate Units vyberete možnost Exchanges zadejte do pole\ngrams are equal to 1 Exchange (gramů odpovídá jedné výměnné jednotce) příslušné\nZaškrtněte políčko nebo zrušte zaškrtnutí políčka v části Chart Options (Možnosti) > Overview\nReport (Přehled). Je-li toto políčko zaškrtnuto, aplikace přidá naměřené hodnoty glykémie do\ngrafu s porovnáním hodnot glukometru. (Tento graf je zobrazen v přehledu senzoru a\nVe skupině Communications (Komunikace) zaškrtněte políčko (povolte) nebo zrušte\nzaškrtnutí políčka (zakažte) pro následující předvolby:\nPOZNÁMKA: Ujistěte se, zda při nastavování předvoleb komunikace postupujete podle\npokynů kliniky nebo oddělení IT.\nAutomatically check for software updates (Automaticky kontrolovat aktualizace\nsoftwaru): Je-li toto políčko zaškrtnuto, bude do každého systému se spuštěným\nsoftwarem CareLink Pro odesláno upozornění na aktualizaci softwaru, kdykoli bude k\ndispozici. Aktivní uživatel bude mít potom možnost stáhnout a nainstalovat aktualizace.\nChcete-li tomu zabránit a zajistit řízenou distribuci aktualizací softwaru, můžete\nzaškrtnutí tohoto políčka zrušit.\nSynchronize with Medtronic CareLink® Personal (Synchronizovat se softwarem\nMedtronic CareLink Personal): Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby systém při\nkaždém otevření profilu pacienta prováděl automatickou aktualizaci s aplikací CareLink\nPersonal. Jestliže zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nutné aktualizovat údaje\naplikace CareLink Personal pro jednotlivé pacienty ručně.\nZaškrtněte políčko nebo zrušte zaškrtnutí políčka v části Troubleshooting (Řešení problémů).\nJe-li políčko zaškrtnuto, bude aplikace ukládat záznam čtení dat z přístroje pro účely řešení\nKlepnutím na tlačítko OK uložte obecné předvolby.\nToto je globální nastavení, které definuje obsah profilů. Pole v pracovním prostoru Profile lze\npřizpůsobit tak, aby zahrnuly informace, které jsou pro vaše pracoviště nejdůležitější. Můžete\npřidávat nebo odebírat pole, vytvářet vlastní pole a určit pořadí polí zobrazených v okně.\nVyberte položku Tools (Nástroje) > Options (Možnosti).\nKlepněte na kartu Patient Profile (Profil pacienta). Zobrazí se následující okno.\nPOZNÁMKA: Pomocí zaškrtávacích políček zvolte pole, která chcete zobrazit v profilu. K\nuspořádání polí použijte tlačítka se šipkami nahoru a dolů.\nPomocí zaškrtávacích políček přidejte požadovaná pole.\nPOZNÁMKA: Pole se jménem a příjmením nelze odebrat.\nPokud chcete z profilu odebrat některé pole, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.\nChcete-li pole označit jako povinné, zaškrtněte políčko ve sloupci Required (Požadováno).\nProfil je možné vytvořit až po vyplnění všech povinných polí.\nZaškrtněte políčko vlevo od prázdného uživatelského pole.\nZadejte text názvu pole (například Kontakt pro naléhavé případy). Tento název pole se\nzobrazí v profilu pacienta.\nPOZNÁMKA: Pokud chcete z profilu odebrat uživatelské pole, zrušte zaškrtnutí políčka\nvedle polí, která chcete odebrat.\nVyberte pole, které chcete přesunout, a přesuňte je klepnutím na šipku nahoru nebo dolů\n(První a poslední šipka slouží k přesunutí pole zcela na začátek nebo konec seznamu.)\nJestliže seznam Field Order (Pořadí polí) obsahuje všechna požadovaná pole ve správném pořadí,\nProfily pacientů nyní obsahují vybraná pole v pořadí, které jste právě určili.\nTabulka Patient Lookup (Vyhledání pacienta) slouží k vyhledání a otevření dokumentace\npacienta. Tato tabulka zahrnuje všechny pacienty v databázi a poskytuje informace pro\nidentifikaci z profilu pacienta. Které informace jsou v této tabulce zobrazeny a v jakém pořadí\njsou sloupce zobrazeny, můžete určit vy. Chcete-li upravit tabulku Patient Lookup, postupujte\nKlepněte na kartu Patient Lookup (Vyhledání pacienta). Zobrazí se následující okno.\nPOZNÁMKA: Pomocí zaškrtávacích políček zvolte údaje, které chcete zobrazit v tabulce\npro vyhledávání pacientů. K uspořádání sloupců použijte tlačítka se šipkami nahoru a\nPomocí zaškrtávacích políček vyberte typ údajů, které chcete zobrazit v tabulce pro vyhledávání\npacientů, nebo vymažte údaje, které zobrazit nechcete.\nChcete-li v tabulce pro vyhledávání pacientů změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec, který chcete\npřesunout, a klepněte na šipku nahoru nebo dolů.\n(První a poslední šipka slouží k přesunutí\ndatového sloupce zcela na začátek nebo konec seznamu.)\nDatový sloupec na začátku seznamu Column Display Order (Pořadí zobrazení sloupců) se zobrazí\nv prvním sloupci tabulky pro vyhledávání pacientů. Datový sloupec na konci seznamu bude\nzobrazen v posledním sloupci tabulky.\nJestliže seznam Column Display Order (Pořadí zobrazení sloupců) obsahuje všechny požadované\núdaje ve správném pořadí, klepněte na tlačítko OK.\nTabulka pro vyhledávání pacientů bude nyní obsahovat vybrané údaje a pořadí sloupců, které jste\nV okně Select and Generate Reports (Výběr a vytváření zpráv) je zobrazena tabulka údajů. Tato\ntabulka se používá při vytváření zpráv. Obsahuje denní informace získané pomocí přístrojů\npacienta a (je-li to možné) z účtu softwaru CareLink Personal daného pacienta. Údaje v této\ntabulce pomáhají určit, pro které dny jsou vyžadovány podrobné denní zprávy. Tyto údaje jsou\nužitečné také při rozhodování, které další zprávy je vhodné vytvořit.\nData zobrazovaná v této tabulce, včetně pořadí, v jakém jsou v tabulce zobrazena, lze na\nvašem pracovišti upravit tak, aby odpovídala potřebám pracoviště.\nPOZNÁMKA: Způsob použití těchto předvoleb v tabulce údajů během vytváření zprávy uvádí\nčást Výběr typů zpráv a zahrnutých dat na straně 41.\nKlepněte na kartu Report Generation (Vytváření zpráv). Zobrazí se následující okno.\nPomocí zaškrtávacích políček vyberte typ údajů, které chcete zobrazit v tabulce údajů, nebo\nvymažte údaje, které zobrazit nechcete.\nDo tabulky údajů lze zahrnout následující informace.\n№ of Meter Readings (Počet hodnot naměřených\nMnožství hodnot zaznamenaných pro dané datum\nMeter Readings Average (Průměr hodnot naměřených\nPrůměr hodnot glykémie zaznamenaných příslušnými\nSensor Duration (Doba použití senzoru)\nDoba, po kterou byly pro dané datum zaznamenávány\núdaje senzoru. Hodnoty jsou -- (žádná), 0:05 - 24:00.\nSensor Average (Průměr senzoru)\nPrůměr hodnot zaznamenaných pro dané datum\nHighest Reading (Nejvyšší naměřená hodnota)\nNejvyšší naměřená hodnota glykémie pro dané datum\n(pomocí senzoru nebo glukometru).\nLowest Reading (Nejnižší naměřená hodnota)\nNejnižší naměřená hodnota glykémie pro dané datum\nAvg AUC Below Target (Průměrná hodnota AUC pod\nPrůměrná hodnoty plochy pod křivkou pod cílovým\nAvg AUC Above Target (Průměrná hodnota AUC nad\nPrůměrná hodnoty plochy pod křivkou nad cílovým\nTotal Carbs (Sacharidy celkem)\nCelkové množství sacharidů (podle použitých jednotek\nzaokrouhlené na celé gramy nebo 0,1 výměnné\njednotky) uváděných během dne prostřednictvím\nudálosti funkce Bolus Wizard nebo značek pro\nsacharidy pumpy nebo monitoru Guardian.\nSuspend Duration (Doba pozastavení)\nDoba, po kterou byla pro dané datum pumpa\npozastavena. Hodnoty jsou -- (žádné údaje), 0:01 24:00.\n№ of Rewinds (Počet přetočení)\nPočet událostí přetočení pro dané datum.\n№ of Primes (or Fills) (Počet plnění)\nPočet událostí plnění pro dané datum.\nPrime (or Fill) Volume (U) (Objem plnění)\nCelkový objem inzulinu použitého pro dané datum\npro události plnění.\nTotal Insulin (U) (Inzulin celkem)\nCelkový objem inzulinu vydaného pro dané datum, jak\nbyl zaznamenán pumpou.\nTotal Basal (U) (Celková bazální dávka)\nCelkový objem bazálního inzulinu vydaného pro dané\ndatum (celkem vydaný inzulin bez všech vydaných\nTotal Bolus (U) (Bolus celkem)\nCelkový objem inzulinu vydaného pro dané datum v\nbolusech, jak byl zaznamenán pumpou.\nBasal % (Procento bazální dávky)\nUdává poměr (v procentech) bazálního a celkového\nBolus % (Procento bolusu)\nUdává poměr (v procentech) inzulinového bolusu a\n№ of Boluses (Počet bolusů)\nPočet událostí bolusu zaznamenaných pro dané\nBolus Wizard Events (Události funkce Bolus Wizard)\nCelkový počet události funkce Bolus Wizard\nzaznamenaný pro dané datum.\nBolus Wizard Overrides (Potlačení funkce Bolus Wizard)\nPočet události funkce Bolus Wizard, kdy bylo vydáno\njiné množství inzulinu, než bylo doporučeno.\n№ of Meal Boluses (Počet bolusů vázaných na jídlo)\nPočet události funkce Bolus Wizard pro dané datum,\nkdy bylo zaznamenáno větší množství sacharidů než\n№ of Correction Boluses (Počet korekčních bolusů)\nkdy bylo zaznamenáno větší množství korekčního\nbolusu než nula.\n№ of Manual Boluses (Počet ručních bolusů)\ndatum, které nebyly událostmi funkce Bolus Wizard.\nChcete-li v tabulce údajů změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec, který chcete přesunout, a\nklepněte na šipku nahoru nebo dolů.\n(První a poslední šipka slouží k přesunutí datového\nsloupce na úplný začátek nebo konec seznamu.)\nPOZNÁMKA: Položky na začátku seznamu Column Order (Pořadí sloupců) se zobrazí v\nprvním sloupci tabulky údajů. Položky na konci seznamu se zobrazí v posledním sloupci\nJestliže seznam Column Order (Pořadí sloupců) obsahuje všechny požadované údaje ve správném\npořadí, klepněte na tlačítko OK.\nTabulka údajů bude nyní obsahovat vybrané údaje a pořadí sloupců, které jste právě určili.\nProfil se podobá titulní straně lékařské dokumentace. Obsahuje údaje o pacientovi, jako je jméno\na datum narození. Vytvoření profilu je vyžadováno před shromážděním údajů přístroje a jejich\npoužitím ve zprávách o léčbě.\nPracovní prostor Profile umožňuje také nastavit propojení s účtem CareLink Personal daného\npacienta. Jakmile je propojení vytvořeno, můžete kdykoli načítat údaje o pacientovi uložené v\nsoftwaru CareLink Personal, aniž by byla vyžadována přítomnost pacienta.\nJe pravděpodobné, že budete chtít přizpůsobit profily pacientů tak, aby obsahovaly pouze\npožadovaný typ informací. Další informace naleznete v části Předvolby profilu pacienta na\nPokud vytváříte propojení s účtem CareLink Personal pacienta, je také nutné zadat uživatelské\njméno a heslo. Při zadávání těchto údajů musí být pacient osobně přítomen.\nVždy, když chcete do systému CareLink Pro přidat pacienta, je nutné začít vyplněním jeho\nVyberte položku File (Soubor)> New Patient (Nový pacient) nebo klepněte na tlačítko Add\nPatient (Přidat pacienta).\nZobrazí se pracovní prostor Profile.\nPOZNÁMKA: Chcete-li přidat nebo změnit pole, klepněte na kartu pro přizpůsobení polí.\nViz Předvolby profilu pacienta na straně 13.\nVyplňte pole v části Patient Profile (Profil pacienta).\nKlepněte na tlačítko SAVE (Uložit).\nDo databáze softwaru CareLink Pro je přidán nový profil pacienta. Zobrazí se zpráva, která\npotvrzuje, že byl profil uložen.\nVyplnění povinných polí\nNení-li při ukládání profilu vyplněno povinné pole, zobrazí se zpráva vedle příslušného pole.\nDokud do tohoto pole nezadáte hodnotu, nebude možné profil uložit.\nPo zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko OK.\nUjistěte se, že je zobrazen pracovní prostor Profile pacienta.\nKlepněte na tlačítko EDIT (Upravit).\nPodle potřeby upravte údaje v části Patient Profile (Profil pacienta).\nZobrazí se zpráva, která potvrzuje, že byl profil uložen.\nOvěřte, zda se jedná o pacienta, jehož záznam chcete odstranit. Při odstranění profilu\npacienta dojde také k odstranění všech jeho údajů z databáze softwaru CareLink Pro. Tuto\nakci nelze vrátit zpět.\nKlepněte na možnost >> delete patient record (Odstranit dokumentaci pacienta) nad sekcí\nZobrazí se zpráva s upozorněním na to, že při odstranění dokumentace budou vymazány\nvšechny údaje o pacientovi.\nKlepnutím na tlačítko Yes (Ano) odstraňte dokumentaci pacienta.\nPokud to pacient povolí, můžete nastavit propojení s jeho účtem CareLink Personal. Tento\nwebový nástroj umožňuje pacientům odesílat a ukládat data přístroje a vytvářet různé zprávy o\nJakmile je vytvořeno propojení s účtem CareLink Personal pacienta, můžete načítat data přístroje,\nkterá pacient na účet uložil. To je ideální pro vytváření terapeutických zpráv softwaru CareLink Pro\nmezi návštěvami v ordinaci. Omezuje také nutnost čtení údajů z přístroje pacienta v ordinaci.\nPokud některý pacient dosud účet CareLink Personal nemá, můžete mu odeslat e-mail s výzvou,\naby si takový účet vytvořil.\nPropojení s existujícím účtem\nPOZNÁMKA: Při provádění těchto kroků musí být pacient osobně přítomen.\nZkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.\nOtevřete pracovní prostor Profile pacienta.\nUjistěte se, zda jsou vyplněna všechna povinná pole v části Patient Profile.\nKlepněte na možnost LINK TO EXISTING ACCOUNT (Propojit s existujícím účtem).\nZobrazí se přihlašovací okno systému CareLink Personal.\nPacient provede následující kroky:\na. Zadá své uživatelské jméno a heslo.\nb. Klepne na tlačítko Sign In (Přihlásit).\nV závislosti na nastavení jazyka a oblasti, které pacient zadal při registraci, se zobrazí stránka\nGrant Access (Udělit přístup).\nuvedenými podmínkami používání).\nc. Klepne na tlačítko Grant Access (Udělit přístup).\nd. Upozorní vás, jakmile se zobrazí stránka s poděkováním.(Thank You).\nPodle potřeby lze pro pacienta vytisknout podmínky používání klepnutím na tlačítko Print\n(Tisk). Propojení s účtem CareLink Personal tohoto pacienta je nyní vytvořeno.\nOdeslání pozvánky e-mailem\nChcete-li pacientovi odeslat e-mail s výzvou k vytvoření účtu CareLink Personal, proveďte\nKlepněte na možnost SEND E-MAIL INVITATION TO PATIENT (Odeslat pacientovi emailovou pozvánku).\nUjistěte se, že jsou správně vyplněna pole Patient Name (Jméno pacienta), E-mail Address\n(E-mailová adresa) a Language (Jazyk).\nKlepněte na tlačítko SEND (Odeslat).\nVe stavové oblasti profilu pacienta se zobrazí potvrzení o odeslání e-mailu.\nZískání údajů z propojeného účtu\nPokud existuje propojení s účtem CareLink Personal pacienta, jsou při každém otevření profilu\npacienta v softwaru CareLink Pro z tohoto účtu automaticky odeslána všechna nová data.\nPOZNÁMKA: Chcete-li se ujistit, že k tomu dojde, přejděte na kartu Tools (Nástroje) >\nOptions (Možnosti) > General (Obecné) a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Synchronize\nwith CareLink Personal (Synchronizovat se softwarem CareLink Personal).\nChcete-li získat data pacienta ze systému CareLink Personal při každém otevření jeho profilu,\nproveďte následující kroky.\nUjistěte se, že je otevřen pracovní prostor Profile pacienta a že jste připojeni k Internetu.\nVyberte položku Tools (Nástroje) > Synchronize Patient Data (Synchronizovat údaje\nNa kartě pacienta se otáčí ikona synchronizace\n. Jakmile se ikona zastaví, proces je\nPOZNÁMKA: Pokud pacient již nechce data systému CareLink sdílet, zobrazí se zpráva,\nkterá vás o této skutečnosti informuje.\nVšechny další údaje načtené ze systému CareLink Personal se zobrazí ve zprávách o\nZrušení propojení účtu CareLink Personal pacienta se softwarem CareLink Pro\nPropojení účtu CareLink Personal pacienta se softwarem CareLink Pro můžete zrušit. Tato\nmožnost je k dispozici pouze v případě, že propojení pacienta bylo vytvořeno. Zabrání dalšímu\nnačítání údajů z účtu CareLink Personal pacienta v aplikaci CareLink Pro. Tato možnost nemá\nžádný vliv na osobní používání pacientova účtu CareLink Personal.\nOtevřete dokumentaci pacienta a přejděte do pracovního prostoru Profile.\nKlepněte na možnost UNLINK ACCOUNT (Zrušit propojení účtu).\nVe zprávě s potvrzením klepněte na tlačítko YES (Ano). Osobní profil pacienta již není\npropojen se softwarem CareLink Pro.\nStav se změní na hodnotu Not linked (Nepropojeno) a zobrazí se tlačítka LINK TO EXISTING\nACCOUNT (Propojit s existujícím účtem) a SEND E-MAIL INVITATION TO PATIENT (Odeslat\npacientovi e-mailovou pozvánku).\nChcete-li načíst data přímo z přístroje, je nutné mít k dispozici přístroj pacienta a kabely nebo jiná\nkomunikační zařízení potřebná k přenosu dat přístroje do počítače.\nPokud pacient odeslal data přístroje na svůj účet CareLink Personal, můžete k nim získat přístup\ntaké vytvořením propojení s tímto účtem. Informace o propojení s účtem CareLink Personal\npacienta naleznete v části Propojení se softwarem CareLink Personal na straně 21.\nProhlédněte si celkové schéma, abyste získali obecnou představu o tom, jak by měly být\nnastaveny přístroje pro komunikaci s počítačem. Následující schémata znázorňují konkrétní\naspekty komunikace přístrojů.\nChcete-li získat další podrobnosti, postupujte podle pokynů, které se zobrazí v softwaru CareLink\nPro při načítání údajů z přístrojů.\nPřehled nastavení hardwaru\nNásledující příklad zobrazuje použití zařízení CareLink USB ke komunikaci mezi pumpou a\npočítačem. Seznam podporovaných komunikačních zařízení viz Podporovaná zařízení na straně\nPříklady připojení sériového kabelu a kabelu USB\nVolitelné zařízení ComLink pro použití s pumpou řady Paradigm\nVolitelné zařízení Com-Station pro použití s pumpou Medtronic MiniMed 508:\nInformace potřebné k načtení přístroje pacienta (například výrobce, model a sériové číslo) jsou\nuloženy v pracovním prostoru Devices (Přístroje). Díky tomu nemusí být zadávány při každém\nčtení údajů z přístroje.\nPřístroje jsou v pracovním prostoru Devices uloženy v jednom ze dvou seznamů: Active Devices\n(Aktivní přístroje) nebo Inactive Devices (Neaktivní přístroje). Pokud přidáte přístroj, je\nautomaticky umístěn do seznamu Active Devices. Čtení údajů je možné pouze z přístrojů\nzobrazených v seznamu Active Devices. Jedná se o přístroje, které pacient pravděpodobně\nOstatní přístroje, které patří pacientovi, ale nejsou nyní používány, mohou být uloženy v seznamu\nInactive Devices. To umožňuje uchování informací v dokumentaci. Tyto přístroje mohou být\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 27\nPřed otevřením pracovního prostoru Devices pro pacienta musí v systému existovat uložený profil\ndaného pacienta. Viz Přidání nových profilů na straně 20.\nChcete-li přidat přístroj nebo načíst údaje přímo z přístroje, musí přístroj komunikovat s\npočítačem. Informace o nastavení přístrojů pro komunikaci s počítačem uvádí Připojení zařízení na\nData přístroje, který nebyl dosud přidán, je možné získat z účtu CareLink Personal pacienta.\nTakové přístroje budou přidány automaticky při synchronizaci dat mezi softwarem CareLink\nPersonal a CareLink Pro.\nPOZNÁMKA: U pacienta může existovat pouze jedna aktivní pumpa. Přidáním nové pumpy\nbude stávající pumpa přesunuta do seznamu neaktivních přístrojů.\nUjistěte se, že přístroj, který přidáváte, je nastaven pro komunikaci s počítačem. (Postup\npřipojení viz Připojení zařízení na straně 24.)\nKlepněte na kartu pacienta nebo poklepejte na jméno pacienta v tabulce pro vyhledávání\nKlepnutím na tlačítko Devices (Přístroje)\npřejděte do pracovního prostoru Devices\nKlepněte na tlačítko ADD DEVICE (Přidat přístroj).\nVyberte položku Medtronic Pump/Guardian (Pumpa Medtronic/Guardian). Zobrazí se okno\nprůvodce Add Medtronic Pump/Guardian (Přidat pumpu Medtronic nebo zařízení\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 28\nPOZNÁMKA: Model pumpy je uveden na zadní straně pumpy nebo na stavové\nKlepnutím na přepínač určete přístroj, který přidáváte.\nPokud jste vybrali možnost MiniMed 508 pump, přejděte ke kroku 9.\nKlepněte na tlačítko NEXT (Další). Zobrazí se stránka Serial Number (Sériové číslo).\nPOZNÁMKA: Pokud nezadáte správné sériové číslo, zobrazí se chybová zpráva.\nZkontrolujte příklady na této stránce a ověřte, zda zadáváte správné znaky uvedené na\nzadní straně pumpy. V případě potřeby zadejte požadovaných šest znaků znovu.\nPříklady na této stránce vám usnadní vyhledání šestimístného sériového čísla na přístroji,\nkterý přidáváte. (Pokud potřebujete další pomoc s vyhledáním, klepněte na odkaz >> learn\nmore (Další informace).) Zadejte do pole Device Serial Number (Sériové číslo přístroje)\npožadovaných šest znaků.\nKlepněte na tlačítko NEXT (Další). Zobrazí se stránka Communication Options (Možnosti\nkomunikace) podobná následující.\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 29\n10 Klepněte na rozbalovací seznam Choose Port (Zvolit port) a vyberte port, ke kterému je v\npočítači připojeno zařízení ComLink, Paradigm Link®, CareLink USB nebo Com-Station. Pokud\nsi nejste jisti, který port zvolit, vyberte položku Auto Detect (or USB) (Automatická detekce\n11 Klepněte na tlačítko NEXT (Další). Zobrazí se stránka Test Connection (Test připojení)\n12 Postupujte podle pokynů týkajících se přístroje a klepněte na tlačítko TEST.\nZobrazí se zpráva informující o tom, zda bylo spojení úspěšné. V případě úspěchu přejděte k\nPOZNÁMKA: Při tomto testu nejsou načítány údaje pumpy, ale je provedeno ověření\nsprávné komunikace mezi pumpou a počítačem.\nV případě neúspěchu se ujistěte, že hardware mezi přístrojem a počítačem je připojen\nsprávně. Klepněte také na tlačítko BACK (Zpět) na stránkách průvodce a zkontrolujte, zda\njsou zadány správné údaje o přístroji.\n13 Klepněte na tlačítko DONE (Hotovo).\nPřístroj je přidán do seznamu Active Devices (Aktivní přístroje) pacienta\nUjistěte se, zda glukometr, který přidáváte, komunikuje s počítačem. (Postup připojení viz\nPřipojení zařízení na straně 24.)\nKlepnutím na tlačítko Devices (Přístroje) přejděte do pracovního prostoru Devices.\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 30\nVyberte položku Blood Glucose Meter (Glukometr). Zobrazí se okno průvodce Add Blood\nGlucose Meter (Přidat glukometr).\nKlepnutím na přepínač vyberte správnou značku glukometru.\nKlepněte na tlačítko NEXT (Další). Zobrazí se stránka Meter Model (Model glukometru) (tato\nstránka se může lišit v závislosti na výrobci glukometru).\nKlepnutím vyberte model, který přidáváte.\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 31\nPOZNÁMKA: K dispozici pro výběr jsou pouze volby platné pro glukometr, který\npočítači připojeno zařízení ComLink, Paradigm Link nebo CareLink USB. Pokud si nejste jisti,\nkterý port zvolit, vyberte položku Auto Detect (or USB) (Automatická detekce [nebo\n11 Klepněte na tlačítko NEXT (Další). Zobrazí se stránka Test Connection (Test připojení).\n12 Postupujte podle pokynů týkajících se glukometru a klepněte na tlačítko TEST.\nPokud přidáváte glukometr CONTOUR® USB společnosti Bayer, ujistěte se, zda je zavřený\nsoftware GLUCOFACTS® společnosti Bayer. Zkontrolujte hlavní panel systému Windows (viz\nníže). Vidíte-li ikonu GLUCOFACTS, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Exit\nGlukometr je přidán do seznamu Active Devices (Aktivní přístroje) pacienta.\nPřístroje pacientů je možné podle potřeby přesouvat mezi seznamy Active Devices (Aktivní\npřístroje) a Inactive Devices (Neaktivní přístroje). Údaje lze číst pouze z aktivního přístroje.\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 32\nV seznamu aktivních přístrojů můžete mít libovolný počet glukometrů, ale jen jednu pumpu. Před\npřidáním nové pumpy se ujistěte, že chcete aktuální aktivní pumpu inaktivovat.\nKlepnutím na tlačítko Devices (Přístroje) přejděte do pracovního prostoru Devices pacienta.\nPřístroje mohou být v seznamu uvedeny pod ekvivalentním názvem přístroje. Viz\nPodporovaná zařízení na straně 2.\nKlepněte na možnost >> make this device inactive (Inaktivovat tento přístroj) pod\npřístrojem, který chcete inaktivovat. Přístroj je přesunut do seznamu Inactive Devices.\nOpětovná aktivace přístroje\nKlepněte na tlačítko Devices (Přístroje). Zobrazí se pracovní prostor Devices pacienta.\nKlepněte na možnost >> activate this device (Aktivovat tento přístroj) pod přístrojem, který\nPřístroj je přesunut do seznamu Active Devices.\nTěmito kroky odstraníte přístroj a jeho údaje z pracovního prostoru Devices a ze systému\nZkontrolujte, zda je přístroj uveden v seznamu Inactive Devices. Pokud není, klepněte na\nmožnost >> Inactivate this device (Inaktivovat tento přístroj) pod jeho aktuálním\nKlepněte na možnost >> delete this device (Odstranit tento přístroj) pod přístrojem, který\nchcete odstranit. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že přístroj a všechny jeho údaje budou\nodstraněny z dokumentace pacienta.\nKlepnutím na tlačítko YES (Ano) odstraňte přístroj.\nPřístroj a jeho údaje jsou odebrány z pracovního prostoru Devices a ze systému CareLink Pro.\nÚdaje z tohoto přístroje již nejsou k dispozici pro použití ve zprávách.\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 33\nJeden ze způsobů získání dat přístroje představuje propojení s existujícím účtem CareLink\nPersonal pacienta. (Viz Propojení se softwarem CareLink Personal na straně 21.) Jiným způsobem je\njejich přímé načtení z přístroje pacienta, jak je popsáno v této kapitole.\nÚdaje z přístroje pacienta je možné pomocí softwaru CareLink Pro načíst, pokud je přístroj\nuveden v seznamu Active Devices (Aktivní přístroje) a komunikuje s počítačem. Získané údaje\nmůžete poté použít k vytvoření zpráv, které pomohou posoudit kontrolu diabetu pacienta.\nStručný popis dostupných zpráv naleznete v části Informace o zprávách na straně 42.\nSoftware CareLink Pro může shromažďovat z inzulinové pumpy následující údaje:\nrůzná nastavení pumpy, jako je režim výstrah, hlasitost zvukové signalizace a čas,\nvydaná množství bazálních dávek inzulinu,\nudálosti bolusu a vydaná množství,\nzadání funkce Bolus Wizard,\nhodnoty glukózy naměřené senzorem za určité období na pumpách s funkcí senzoru.\nSystém může také shromažďovat údaje ze systému Guardian REAL-Time, k nimž patří:\nhodnoty glukózy naměřené senzorem,\nhodnoty koeficientu senzoru,\nkalibrační faktory senzoru,\nDo systému mohou také být během načítání přístroje odeslány různé údaje uložené v\nVAROVÁNÍ: Zrušte nebo dokončete dočasné bazální dávky nebo aktivní bolusy a vymažte\nvšechny aktivní alarmy. Po dobu načítání bude pumpa pozastavena. Jakmile bude čtení\núdajů dokončeno, ověřte, zda byla činnost pumpy obnovena.\nUPOZORNĚNÍ: Při načítání pumpy nepoužívejte dálkové ovládání pumpy. Pokud je baterie\nmálo nabitá, neodešle pumpa údaje do počítače. Je-li baterie ve stavu nízkého nabití, je\ntřeba ji vyměnit.\nUjistěte se, zda přístroj pacienta komunikuje s počítačem. (Viz Připojení zařízení na straně\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 34\nV seznamu Active Devices (Aktivní přístroje) vyhledejte přístroj, jehož data chcete získat, a\npřesvědčte se, že jsou v rozevíracím seznamu Choose port (Zvolit port) vybrány správné\nV případě použití pumpy klepněte na rozbalovací seznam Amount of Data (Množství dat) a\nvyberte, jaké množství údajů pumpy chcete do softwaru CareLink Pro načíst.\nKlepněte na tlačítko READ DEVICE (Načíst přístroj).\nPostupujte podle pokynů týkajících se přístroje a klepněte na tlačítko OK.\nSoftware CareLink Pro zobrazí indikátor průběhu, který je aktualizován a zobrazuje, jaká část\nnačítání přístroje již byla dokončena.\nPokud během načítání přístroje klepnete na tlačítko CANCEL (Zrušit), zobrazí se zpráva s\nupozorněním, že zrušení akce může vést ke ztrátě všech dosud načtených údajů. Pokud\nchcete test znovu spustit, klepněte na tlačítko READ DEVICE (Načíst přístroj).\nChcete-li akci zrušit, klepněte na tlačítko YES (Ano).\nChcete-li v načítání údajů pokračovat, klepněte na tlačítko NO (Ne).\nJakmile systém dokončí čtení údajů z přístroje, zobrazí se zpráva potvrzující, že načítání\npřístroje je dokončeno.\nV případě použití pump postupujte podle pokynů pro ukončení režimu jejich\nPokud pomocí softwaru CareLink Pro nelze z přístroje získat údaje, přečtěte si další pokyny v části\nPracovní prostor Devices (Přístroje) 35\nV softwaru CareLink Pro jsou k dispozici různé zprávy, které usnadňují léčbu diabetu pacienta.\nInformace obsažené v jednotlivých zprávách se zakládají na údajích získaných z přístrojů pacienta\na příslušného účtu softwaru CareLink Personal.\nZprávy, které vytváříte na obrazovce, lze odeslat přímo do tiskárny nebo uložit jako soubory ve\nformátu TIFF nebo PDF, které lze později připojit k elektronické lékařské zprávě (EMR). Během\njediné operace lze vytvořit několik typů zpráv.\nData zobrazovaná v těchto zprávách jsou získávána z přístrojů pacienta, z příslušného účtu\nCareLink Personal nebo z obou zdrojů.\nPOZNÁMKA: Další podrobné informace o komponentách zpráv a také ukázkové zprávy\nobsahuje referenční příručka ke zprávám. K referenční příručce ke zprávám získáte přístup v\nsoftwaru CareLink Pro přechodem na možnost Help (Nápověda) > View Report Reference\nGuide (PDF) (Zobrazit referenční příručku ke zprávám [PDF]) a výběrem vhodného jazyka.\nChcete-li, aby se zpráva týkala určitého časového období, je nutné mít pro toto období k dispozici\ndata z přístroje pacienta. Budete-li před vytvářením zpráv chtít získat aktuální údaje, bude\npravděpodobně také nutné, aby byl přístroj pacienta připojen k počítači.\nNezapomeňte si před vytvořením zprávy důkladně přečíst informace v části Verify Report\nSettings (Ověření nastavení zprávy). Zde najdete informace o upřesnění údajů, které má\nvytvářená zpráva obsahovat.\nNásledující části vám pomohou seznámit se s dostupnými zprávami a procesem jejich\nPokud již proces vytváření zpráv znáte a víte, které zprávy chcete vytvořit, můžete začít s\nKlepněte na kartu pacienta nebo klepněte na tlačítko Open Patient (Otevřít dokumentaci\na poklepejte na jméno pacienta.\nZobrazí se pracovní prostor Reports.\nPOZNÁMKA: Klepnutím na možnost SYNC DATA (Synchronizovat data) zajistíte, že budete\nmít k dispozici nejnovější data z účtu CareLink Personal pacienta.\nChcete-li změnit délku sledovaného období ve zprávě, klepněte na rozbalovací seznam\nDuration (Trvání) a vyberte požadovanou dobu. (Maximální doba trvání je 12 týdnů.)\nPokud nezvolíte možnost custom date range (vlastní rozsah dat), je počáteční a koncové\ndatum období nastaveno automaticky.\nPOZNÁMKA: Pokud zvolíte delší časové období, než je povoleno, zobrazí se chybová\nzpráva. Upravte data doby trvání.\nChcete-li použít vlastní rozsah dat, klepněte na rozbalovací seznam From (Od) nebo Through\n(Do) a vyberte požadovaný měsíc, datum nebo rok.\nOblast kalendáře dat v pracovním prostoru Reports (Zprávy) obsahuje okno s informacemi pro\nzprávu v časovém rozsahu tří měsíců.\nModré pruhy znázorňují údaje přístroje. Oranžový pruh představuje vybrané sledované období.\nPokud se data přístroje a sledované období překrývají, znamená to, že pro část nebo pro celé\nzobrazené období sledování jsou k dispozici data.\nVe výchozím nastavení jsou v oblasti kalendáře dat zobrazeny poslední tři měsíce. Chcete-li\nzobrazit jiné tři měsíce, klepněte na tlačítka šipek\nna obou koncích řádku s měsíci.\nPokud pacient používá glukometr, který je připojen k pumpě, klepnutím vyberte jednu z\nnásledujících možností pro použití naměřených dat glukometru ve zprávě:\nIn the pump (Z pumpy): Výhodou této možnosti je, že je nutné načíst data pouze z pumpy\npacienta, naměřené hodnoty glykémie jsou opatřeny časovým razítkem a jsou propojeny\npřímo se všemi použitými výpočty funkce Bolus Wizard. Nevýhodou je, že v případě\npotíží v komunikaci mezi pumpou a propojeným glukometrem mohou být naměřené\nhodnoty glykémie pro toto období nedostupné. U starších modelů pumpy Minimed\nParadigm než 522/722 nejsou k dispozici žádné hodnoty glykémie, u kterých nebyly\nprovedeny výpočty pomocí funkce Bolus Wizard.\nIn the link meter(s) (Z glukometrů): Výhodou této možnosti je, že jsou vykázány všechny\nnaměřené hodnoty uložené v propojeném glukometru. Nevýhodou je, že pokud chcete\nprovést korelaci dat glukometru a pumpy, je nutné zajistit, aby byly hodiny pumpy a\nglukometru vzájemně synchronizovány. Dále je nutné načíst data z pumpy a z\npropojeného glukometru odděleně.\nChcete-li do zpráv přidat data z některého přístroje, zaškrtněte příslušné políčko.\nNelze přidat přístroje, které nebyly vybrány v kroku 1. To změníte výběrem možnosti jiného\nChcete-li ze zpráv vyloučit data z některého přístroje, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.\nZaškrtnutí políček nelze zrušit u možnosti vybrané v kroku 1. To změníte výběrem možnosti\njiného propojeného glukometru.\nZkontrolujte v kalendáři dat v pracovním prostoru Reports (Zprávy), zda se oranžový pruh\n(sledované období) překrývá s modrým pruhem (data přístroje).\nPokud se příslušné pruhy překrývají v celém sledovaném období, jsou data pro zprávy k\ndispozici. Můžete klepnout na tlačítko NEXT a přejít k části Ověření nastavení zprávy na\nPokud se pruhy nepřekrývají nebo se nepřekrývají dostatečně, máte následující možnosti:\nupravit sledované období,\nzískat z přístroje další data.\nChcete-li z přístroje získat další data, klepněte na tlačítko READ DEVICE (Načíst přístroj) pro\nZobrazí se pruh Read Device.\nVAROVÁNÍ: Zrušte nebo dokončete dočasné bazální dávky nebo aktivní bolusy a\nvymažte všechny aktivní alarmy. Po dobu načítání bude pumpa pozastavena. Jakmile\nbude čtení údajů dokončeno, ověřte, zda byla činnost pumpy obnovena.\nUPOZORNĚNÍ: Při načítání pumpy nepoužívejte dálkové ovládání pumpy. Pokud je\nbaterie málo nabitá, neodešle pumpa údaje do počítače. Je-li na obrazovce stavu\npřístroje vyznačen nízký stav nabití baterie, je třeba baterii vyměnit.\nOvěřte, zda jsou v poli Choose port (Zvolit port) uvedeny správně údaje.\nChcete-li změnit toto nastavení, klepněte na rozbalovací seznam vedle požadovaného pole a\nvyberte jiné nastavení.\nUjistěte se, že je přístroj připojen k počítači.\nV případě pumpy lze určit množství načítaných dat. Klepněte na rozbalovací seznam Amount\nof Data (Množství dat) a vyberte požadované množství.\nPOZNÁMKA: Vyberete-li možnost All available data (Všechna dostupná data), systém\nnačte z pumpy všechna data. Tím dojde k přepsání všech stávajících duplicitních dat v\nKlepněte na tlačítko READ DEVICE (Načíst přístroj). Čtěte pozorně zobrazené zprávy, protože\nobsahují konkrétní pokyny pro načtení údajů z pumpy.\nPostupujte podle pokynů a klepněte na tlačítko OK.\nZobrazí se indikátor průběhu načítání dat z přístroje.\nProces načítání lze kdykoli zrušit klepnutím na tlačítko CANCEL (Zrušit).\nZobrazí se zpráva s potvrzením, že načítání informací bylo dokončeno.\nData přístroje se nyní zobrazí v kalendáři dat.\nKlepněte na tlačítko NEXT v horní části pracovního prostoru Reports.\nZobrazí se okno Verify Report Settings (Ověřit nastavení zprávy). V tomto okně můžete před\nvytvářením zpráv zkontrolovat správnost nastavení pro daného pacienta.\nZkontrolujte, zda je položka Glucose Target (Cílová glykémie) nastavena na požadované\nhodnoty. Zadejte zvolené hodnoty nebo je zvyšte či snižte klepnutím na šipku nahoru nebo\ndolů v polích Low (Nízká) a High (Vysoká).\nPOZNÁMKA: Na časové ose probouzení a ulehnutí ke spánku a také na časové ose se\nznačkami jídla jsou zobrazeny značky měření hodnot glukometrem (|| |). Některé zprávy\njsou založeny na údajích z definovaných období jídla a ulehnutí ke spánku a\nprobouzení, a proto je důležité, aby byly události funkce Bolus Wizard a značky měření\nhodnot glukometrem odpovídajícím způsobem seskupeny.\nChcete-li přidat nové období jídla, klepněte na tlačítko ADD MEAL (Přidat jídlo). Chcete-li\nupravit stávající období jídla, klepněte na požadované období vedle časové osy.\nJe aktivována oblast Meal Period (Období jídla), umístěná pod časovou osou.\nPOZNÁMKA: Lze nastavit až pět období jídla. Výchozími jídly jsou snídaně, oběd a\nZadejte text nebo klepněte na tlačítko se šipkou a vyberte požadované nastavení.\nPokud chcete nastavení použít pouze pro toto jídlo, zrušte zaškrtnutí políčka Use these\nparameters for all of this patient's meals (Použít tyto parametry pro všechna jídla\nMeal Name (Název jídla): požadovaný název daného období jídla;\nMeal Time Period (Doba jídla): čas začátku a konce konzumace jídla;\nPre-Meal BG Target (Cílový rozsah glykémie před jídlem) (mmol/l nebo mg/dl): dolní\na horní limit cílového rozsahu glykémie pacienta před jídlem;\nPre-Meal Analysis Period (Časový interval analýzy před jídlem) doba před začátkem\njídla, kdy má být provedena analýza glukózy; hodnoty glykémie naměřené v tomto\nčasovém intervalu jsou použity ve zprávě s podrobnou analýzou;\nPost-Meal BG Target (Cílový rozsah glykémie po jídle) (mmol/l nebo mg/dl): dolní a\nhorní limit cílového rozsahu glykémie pacienta po jídle;\nPost-Meal Analysis Period (Časový interval analýzy po jídle): jak dlouho po jídle má\nbýt provedena analýza glukózy; hodnoty glykémie naměřené v tomto časovém intervalu\njsou použity ve zprávě s podrobnou analýzou.\nDélku existujícího období jídla nebo období probouzení a ulehnutí ke spánku lze změnit\nklepnutím na počáteční nebo koncové úchyty období a jejich přetažením podél časové\nPOZNÁMKA: Období jídla se nesmějí překrývat, ale začátek jednoho období jídla může\nnásledovat bezprostředně po konci jiného období jídla. Období jídla musí trvat alespoň\nChcete-li nastavení pro dané jídlo použít u všech ostatních jídel pacienta, zaškrtněte políčko\nUse these parameters for all of this patient’s meals (Použít tyto parametry pro všechna\nNa konci vytváření nebo úprav období jídla klepněte na tlačítko SAVE (Uložit).\nChcete-li odebrat období jídla, klepněte na tlačítko DELETE MEAL (Odstranit jídlo). Po\nzobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko DELETE.\nPři příštím vytváření zprávy pro daného pacienta může software CareLink Pro toto nastavení\nopět použít. Chcete-li nastavení pro daného pacienta uložit, klepněte na tlačítko SAVE\nSETTINGS (Uložit nastavení).\nDalším krokem procesu je výběr a vytváření zpráv. V příslušném okně je zobrazen seznam\ntypů zpráv a také tabulka s údaji, která umožňuje vybrat nebo vyloučit určité dny nebo údaje\nz podrobných denních zpráv.\nPOZNÁMKA: Chcete-li změnit zobrazení tabulky údajů, klepněte na možnost >>\ncustomize columns (upravit sloupce). Viz Předvolby pro vytváření zpráv na straně 16.\nÚdaje na obrazovce lze vytisknout klepnutím na ikonu PRINT (Tisk)\nZaškrtněte políčko vedle zpráv, které chcete zahrnout do sady zpráv.\nPOZNÁMKA: Zaškrtávací políčko zprávy Dashboard / Episode Summary (Souhrn\ninformací / souhrn epizod) nebude k dispozici v případě, že ve zvoleném časovém\nintervalu nejsou k dispozici data ze senzoru a z pumpy za období alespoň pěti dnů\nnebo v případě, že data ve zvoleném časovém intervalu pochází z monitoru Guardian.\nPokud byla během sledovaného období načtena pumpa nebo monitor Guardian vícekrát,\nmůže být k dispozici několik záznamů přístroje.\na. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Device Settings Snapshot (Aktuální záznam\nb. Klepněte na šipku rozevírací nabídky a vyberte datum a čas požadovaného záznamu.\nPumpa: Vyberte záznam pumpy pacienta.\nGuardian: Vyberte záznam monitoru Guardian pacienta.\nPokud není ani jedno z polí dostupné, nejsou pro dané sledované období k dispozici žádné\nProjděte tabulku údajů a ověřte dostupnost informací podrobné denní zprávy.\nData v jednotlivých sloupcích lze uspořádat. Klepnutím na záhlaví sloupce uspořádáte\ndata v sestupném pořadí. Dalším klepnutím na záhlaví uspořádáte data ve vzestupném\nPOZNÁMKA: Pokud pro určité datum nejsou údaje k dispozici, nelze datum vybrat.\nZaškrtněte v tabulce údajů políčka řádků, pro které chcete vytvořit podrobnou denní zprávu\nChcete-li zahrnout nebo vyloučit všechna data podrobné denní zprávy jedním\nklepnutím, zaškrtněte první políčko ve sloupci zaškrtávacích políček v tabulce údajů.\nPo ověření výběru zpráv klepněte v horní části pracovního prostoru Reports (Zprávy) na\ntlačítko GENERATE REPORTS (Generovat zprávy).\nZobrazí se seznam možností.\nVyberte, zda chcete zprávy vytisknout, uložit nebo zobrazit jejich náhled.\nVyberete-li možnost Preview (Náhled), zobrazí se okno Preview.\nPomocí tlačítek se šipkami můžete procházet zprávy s více stránkami.\nKlepnutím na některé z ostatních tlačítek v horní části okna Preview zprávy uložte nebo\nKlepnutím na tlačítko Close (Zavřít)\nv pravém horním rohu okno zavřete.\nTato část obsahuje popisy jednotlivých zpráv. Další podrobné informace o komponentách zpráv a\ntaké ukázkové zprávy obsahuje referenční příručka ke zprávám. K referenční příručce ke zprávám\nzískáte přístup prostřednictvím softwaru CareLink Pro.\nHelp (Nápověda) > View Report Reference Guide (PDF) (Zobrazit referenční příručku ke\nVyberte jazyk referenční příručky ke zprávám.\nZprávy aplikace CareLink Pro mají společné následující prvky:\nZáhlaví zprávy — Záhlaví zprávy obsahuje informace sloužící k identifikaci, například název\nzprávy, jméno pacienta a zdroj dat.\nHladiny sacharidů a glykémie — V grafech a diagramech jsou sacharidové jednotky\nzobrazeny kurzívou a hladiny glykémií tučně.\nVíkendové údaje — Víkendové údaje jsou pro snadnější identifikaci zobrazeny tučně.\nPopisky — Na konci každé zprávy naleznete popisky symbolů. Stejný symbol se může\nvyskytnout ve více zprávách, ale popisky jsou pro jednotlivé zprávy jedinečné.\nDashboard and Episode Summary (Souhrn informací a souhrn epizod)\nDashboard and Episode Summary (Souhrn informací a souhrn epizod) je dvoustránková zpráva, v\nníž jsou uvedeny souhrnné informace o celkové regulaci glykémie pacienta za zvolené časové\nobdobí. První stránka této zprávy se nazývá Therapy Management Dashboard (Souhrnné\ninformace o kontrole léčby) a druhá stránka se nazývá Episode Summary (Souhrn epizod). Níže je\nuveden popis obou stránek.\nTherapy Management Dashboard (Souhrnné informace o kontrole léčby)\nZpráva Therapy Management Dashboard (Souhrnné informace o kontrole léčby) umožňuje\nznázornit celkovou úroveň regulace glykémie v určitých částech dne. Na stránce Dashboard jsou\nznázorněny grafy překrývajících se křivek glukózy naměřené senzorem a informace o výdeji\ninzulinu v grafu denních hodnot. Na stránce Dashboard jsou také zobrazeny intervaly noci a před\njídly a po jídlech, které usnadňují posouzení kontroly glykémie před jídly a po jídlech. Pomocí\ntěchto grafů můžete vizuálně rozlišit klíčové klinické profily (jako je například hyperglykémie,\nhypoglykémie a variabilita) v rámci celkového grafického znázornění regulace glykémie. Stránka\nDashboard obsahuje statistickou analýzu hypoglykemických a hyperglykemických profilů,\nopakujících se v určitou denní dobu.\nStránka Dashboard dále umožňuje porovnat regulaci glykémie v určité části dne s klíčovými\nmodifikátory léčby, jako je například bazální profil, absorpce inzulinu, citlivost na inzulin a\nsacharidové poměry. Tím se redukuje nutnost ručního srovnávání událostí uvedených v několika\nzprávách. Nakonec jsou na stránce Dashboard zobrazeny celkové statistické údaje o používání\npumpy a senzoru.\nStránka Episode Summary (Souhrn epizod) obsahuje podrobné informace o hypoglykemických a\nhyperglykemických epizodách. Jsou zde zvýrazněny nejkritičtější epizody a četnost výskytu\nsouvisejících událostí, které vyžadují podrobnější zkoumání. Pokud je to vhodné, jsou ve zprávě\njmenovitě uvedeny obecně známé příčiny hypoglykemických a hyperglykemických výkyvů a\nnavrhovaná léčebná opatření.\nNakonec stránka Episode Summary (Souhrn epizod) obsahuje celkové poznámky týkající se\nklíčových prvků chování nebo odpovídajících opatření, vztahujících se k použití inzulinové\npumpy, CGM a glukometru. Tyto poznámky nemusí souviset s epizodou.\nTato zpráva obsahuje údaje o způsobu používání inzulinových pump a senzorů a o chování\npacienta v souvislosti s terapií. Tato zpráva dává odpověď na otázku, zda bylo zaznamenáno dost\núdajů pro získání přesného obrázku o způsobu použití inzulinové pumpy a případně senzoru.\nTato zpráva dává také odpověď na otázku, zda pacient dodržuje léčbu. Na základě této zprávy\ntaké může být nutné pohovořit s pacientem o jeho přístupu k diabetu.\nSensor and Meter Overview Report (Přehled senzoru a glukometru)\nZpráva Sensor and Meter Overview Report (Přehled senzoru a glukometru) poskytuje grafické\nznázornění denní a průměrné hodnoty glukózy naměřené senzorem a glykémie naměřené\nglukometrem, včetně hodinových přerušení v průběhu 24 hodin a jejich vztahu k jídlu a spánku.\nJsou zde obsaženy také statistické údaje o naměřených hodnotách glykémie pacienta a o použití\nJsou-li k dispozici také data senzoru, obsahuje první stránka této zprávy také podobnou analýzu\ndat senzoru. Nejsou-li data senzoru k dispozici, bude první stránkou zprávy stránka s analýzou dat\nNa posledních stránkách zprávy jsou zobrazeny informace o hladinách glykémie, sacharidů a\ninzulinu v jednotlivých dnech. Na každé stránce jsou zobrazeny příslušné hodnoty v jednotlivých\ndnech celého sledovaného období. Na jedné stránce mohou být informace maximálně za 14\nZpráva deníku obsahuje údaje o hodnotách glykémie, sacharidů a inzulinu pro jednotlivé dny ve\nsledovaném období. Poskytuje deník událostí zaznamenaných každou hodinu a denní průměry a\nsoučty. Každá stránka obsahuje až 14 dnů. Pokud je sledované období delší než 14 dnů, jsou\ngenerovány stránky navíc.\nDevice Settings Snapshot (Aktuální záznam nastavení přístroje)\nTato zpráva obsahuje záznam nastavení pumpy pacienta nebo monitoru Guardian REAL-Time pro\nurčité datum a čas. Díky této zprávě budete moci lépe interpretovat ostatní zprávy a budete mít\nzdokumentováno nastavení přístroje pro daného pacienta.\nNastavení pumpy nebo monitoru je zaznamenáváno pouze při načítání informací z přístroje.\nPokud během sledovaného období nedošlo k načtení informací z přístroje, nebude záznam\nnastavení k dispozici.\nPodrobná denní zpráva obsahuje údaje o hodnotách glykémie, množství sacharidů a spotřebě\ninzulinu pro vybraný den. Pro každý den vybraný v tabulce údajů je generována samostatná\nPodrobná denní zpráva obsahuje podrobné informace o každém vybraném dni. Umožňuje\nzaměřit se na konkrétní den, pokud se domníváte, že v daném dni došlo v terapii pacienta k\nnějaké zajímavé události.\nData přístroje získaná a uložená pomocí aplikace CareLink Pro můžete exportovat. Tímto\nzpůsobem lze všechna data přístroje pacienta použít ke statistickým účelům nebo k vytvoření\nspecializovaných zpráv nebo diagramů. Soubor CSV lze importovat do aplikace Microsoft Excel\nnebo do určitých programů pro lékařskou statistiku, ve kterých lze s daty dále pracovat.\nSoubor CSV obsahuje data se záznamem akcí přístroje. Jsou zde například uvedeny záznamy\nhodnot naměřených glukometrem, příjmu těchto hodnot pumpou nebo změny bazální dávky.\nPOZNÁMKA: Jedná se o upřesňující funkci, vyžadující dobrou znalost nezpracovaných dat\npřístroje. Dále je vyžadována znalost softwaru, do které soubor CSV importujete.\nPři použití funkce exportu softwaru CareLink Pro postupujte podle těchto kroků:\nUjistěte se, že je zobrazen pracovní prostor Reports (Zprávy).\nPomocí polí Duration (Trvání) nebo From/Through (Od/do) nastavte data a délku trvání\nsledovaného období pro zprávu.\nMaximální doba trvání je 12 týdnů.\nKlepněte na odkaz export selected data (exportovat vybraná data).\nZobrazí se dialogové okno Export Data to CSV File (Exportovat data do souboru CSV).\nPřejděte do umístění, do kterého chcete soubor CSV v počítači uložit. Chcete-li změnit název\nsouboru, zadejte jej do pole File name (Název souboru).\nPOZNÁMKA: Další informace o datech zobrazených v souborech CSV naleznete v\ndodatku Data CSV.\nSoubor CSV je nyní uložen ve vybraném umístění v počítači. Nyní jej můžete importovat do\nlibovolného softwaru, který tento typ souboru podporuje.\nDatabázi CareLink Pro je nutné pravidelně zálohovat. V databázi jsou uloženy všechny získané\nsystémové údaje o pacientovi, včetně informací o profilu, dat přístroje a nastavení zpráv.\nDále je také velmi důležité, abyste měli nejnovější verzi softwaru CareLink Pro. Pravidelně jsou k\ndispozici aktualizované verze, které mohou obsahovat důležitá vylepšení. Aktualizace lze vyhledat\nnebo lze nastavit, abyste byli na nové aktualizace upozorňováni.\nSoftware CareLink Pro bude příležitostně aktualizován. Po zobrazení zprávy o aktualizaci si\npomocí následujícího postupu stáhněte nejnovější verzi softwaru.\nPOZNÁMKA: Před použitím aktualizace softwaru je vhodné zálohovat databázi. Viz\nZálohování databáze na straně 47.\nZkontrolujte, zda je počítač připojen k Internetu a zda je toto připojení aktivní.\nJe-li k dispozici aktualizace softwaru CareLink Pro, zobrazí se příslušná zpráva (CareLink Pro\nUpdate). Tato zpráva vám umožní aktualizaci stáhnout.\nKlepněte na tlačítko DOWNLOAD (Stáhnout). (Pokud klepnete na tlačítko CANCEL (Zrušit),\nzpráva o aktualizaci se zavře. Aktualizaci bude možné stáhnout později.)\nZobrazí se varovná zpráva s doporučením, abyste zálohovali databázi.\nKlepněte na tlačítko YES (Ano), pokud chcete vytvořit zálohu databáze (postup naleznete v\nčásti Zálohování databáze na straně 47. Pokud jste již data zálohovali, klepněte na tlačítko\nZobrazí se zpráva o stažení nové verze softwaru CareLink Pro.\nChcete-li novou verzi CareLink Pro začít používat, klepnutím na tlačítko YES software zavřete\na znovu otevřete. Chcete-li software CareLink Pro spustit později, klepněte na tlačítko NO.\nPokud nechcete přijímat automatická upozornění na aktualizace CareLink Pro, postupujte\nKlepněte na kartu General (Obecné).\nV části Communications (Komunikace) zrušte zaškrtnutí políčka Automatically check for\nsoftware updates (Automatická kontrola aktualizací softwaru).\nRuční kontrolu aktualizací softwaru CareLink Pro lze provést kdykoli.\nVyberte položku Tools (Nástroje) > Check for Software Updates (Automaticky\nkontrolovat aktualizace softwaru).\nNejsou-li žádné aktualizace k dispozici, zobrazí se příslušná zpráva. Pokud aktualizace je k\ndispozici, zobrazí se zpráva CareLink Pro Update.\nPostupujte podle pokynů v části Použití aktualizací softwaru na straně 46.\nZálohování databáze je vhodné provádět podle předem vytvořeného pravidelného plánu. To\npomůže zajistit pravidelné zálohování a minimalizovat riziko ztráty dat.\nPři zálohování nebo obnovení databáze systém zobrazí varovnou zprávu, pokud software aktivně\npoužívají uživatelé v jiných počítačích.\nPomocí následujícího postupu můžete ve vybraném umístění zálohovat aktuální databázi.\nZkontrolujte, zda jsou záznamy pacientů zavřeny.\nVyberte položku Tools (Nástroje) > Backup Database (Zálohovat databázi).\nPOZNÁMKA: Zálohy databází lze ukládat na síťových jednotkách nebo ve vyměnitelných\núložištích (disk DVD, disk CD, jednotka USB atd.)\nPřejděte do umístění v počítači, do kterého chcete záložní soubor uložit. Chcete-li změnit\nnázev záložního souboru, zadejte jej do pole File name (Název souboru).\nKlikněte na tlačítko Uložit. Při ukládání databáze se zobrazí indikátor průběhu.\nPo dokončení zálohování se zobrazí zpráva.\nKlepnutím na tlačítko OK zprávu zavřete.\nPokud k databázi nelze získat přístup nebo ji nelze použít, je vhodné ji vyměnit. Čím je\ndatabáze aktuálnější, tím méně dat ztratíte při její výměně.\nUPOZORNĚNÍ: Při obnovení databáze pomocí záložní kopie dojde ke ztrátě všech nových\ndat od vytvoření vybrané zálohy.\nPomocí následujícího postupu lze vybrat záložní kopii, kterou nahradíte aktuální databázi.\nVyberte položku Tools (Nástroje) > Restore Database (Obnovit databázi).\nVyberte záložní soubor, který chcete použít k nahrazení aktuální databáze (obvykle ten\nKlepněte na tlačítko Open (Otevřít). Zobrazí se varovná zpráva s upozorněním na možnou\nztrátu dat, pokud databázi obnovíte.\nPokračujte klepnutím na tlačítko OK. Při obnovení databáze se zobrazí indikátor průběhu.\nPo obnovení databáze se zobrazí zpráva.\nPři pokusu o spuštění systému v okamžiku, kdy jiný uživatel provádí zálohování nebo obnovení\ndatabáze, se zobrazí zpráva, že systém není dostupný. Dokud tento proces neskončí, nebudete\nmít k systému přístup.\nPočkejte, než bude proces dokončen a systém bude opět k dispozici.\nKlepněte na tlačítko CANCEL (Zrušit) a opakujte akci později.\nInformace v této kapitole vám pomohou při řešení problémů, ke kterým může dojít při používání\nsoftwaru CareLink Pro, Dále jsou zde uvedeny pokyny k odinstalaci softwaru CareLink Pro v\nPři pokusu o stažení aktualizace softwaru z Internetu se může zobrazit zpráva, že nemáte\ndostatečná oprávnění k provedení této akce. Stažení aktualizace softwaru CareLink Pro\nvyžaduje oprávnění správce.\nZavřete softwarovou aplikaci CareLink Pro a restartujte systém počítače.\nNechte k počítači přihlásit uživatele s právy správce.\nChybová zpráva, že nejste připojeni k databázi, může mít následující příčiny:\nDatabáze byly přesunuta. Databáze se musí nacházet v umístění vybraném během instalace\nsoftwaru CareLink Pro. Pokud byla přesunuta, je nutné ji vrátit zpět do umístění vybraného\nNejste připojeni k síťové jednotce, ve které je databáze umístěna. Je-li databáze umístěna na\nsíťové jednotce, může příležitostně docházet k potížím se sítí, které znemožní přístup k dané\njednotce. Obraťte se na oddělení technické podpory a požádejte je o opětovné připojení\nsíťové jednotky, na níž je databáze umístěna.\nPokud si nikdo nedokáže vzpomenout na heslo, které je na vašem pracovišti používáno k\npřihlášení do aplikace CareLink Pro, je nutné software CareLink Pro nainstalovat znovu a vytvořit\nnovou databázi. Jakmile software znovu nainstalujete, ztratíte přístup k veškerým údajům o\npacientech z předchozí databáze. Heslo vytvořené během nové instalace bezpečně uložte na\npracovišti tak, abyste předešli budoucím ztrátám dat.\nThe selected serial port could not be opened. Another\noperation might be in progress on that port. Please\nwait until the port is available, or select another port.\n(Vybraný sériový port nelze otevřít. Na tomto portu\npravděpodobně probíhá jiná operace. Počkejte, než\nbude port dostupný, nebo vyberte jiný port.)\nOvěřte prosím, že vybraný komunikační port není\npoužíván jiným programem, nebo vyberte jiný port.\nZkuste restartovat počítač a potom zkuste načíst\npřístroj znovu. Chybný může být hardware připojený k\nportu (např. kabel) nebo samotný port. Příčinu\nproblému vám pomůže určit, pokud připojíte\nhardware k jinému portu a znovu se pokusíte o\nAuto Detect could not find the device on any\navailable port. Please check the cable connection,\ndevice battery & status and try again, or try specifying\na serial port. (Funkce Auto Detect nenalezla přístroj na\nžádném z dostupných portů. Zkontrolujte připojení\nkabelu, stav a baterii přístroje a akci opakujte nebo\nzkuste zadat sériový port.)\nZkontrolujte připojení kabelu k počítači a ověřte, zda\nje v pořádku stav baterie. Pokud ano, zkuste místo\nmožnosti Auto Detect zadat sériový port počítače, ke\nkterému je kabel připojen.\nDevice not found at selected serial port. Please check\nthe cable connection, device battery & status and try\nagain, try selecting a different port, or try to Auto\nDetect the device. (Na vybraném sériovém portu nebyl\npřístroj nalezen. Zkontrolujte připojení kabelu, stav a\nbaterii přístroje a akci opakujte nebo zkuste vybrat\njiný port nebo použít možnost Auto Detect.)\nje v pořádku stav baterie. Pokud ano, zkuste vybrat\njiný sériový port počítače nebo vyberte možnost Auto\nDetect (Automatická detekce).\nUnable to communicate with the device. Please ensure\nyou’ve attached and selected the correct device, check\nthe cable connection, device battery and status, and\ntry again. (S přístrojem nelze komunikovat. Ověřte, zda\nje připojen a vybrán správný přístroj, zkontrolujte\npřipojení kabelu, stav a baterii přístroje a akci\nOvěřte všechna nastavení vybraná pro načtení\npřístroje, včetně názvu přístroje, sériového čísla a typu\npřipojení. Zkontrolujte také správně připojení přístroje,\nkabelu a počítače. Ověřte také stav baterie a alarmů\npřístroje. Opakujte akci načtení.\nUnexpected response... retrying (n%) (Neočekávaná\nodpověď... probíhá další pokus (n%))\nZ přístroje byla načtena neočekávaná hodnota. Systém\nse bude opakovaně pokoušet o navázání komunikace,\ndokud tuto akci nezrušíte nebo nebude komunikace\nThe link device was found, but the device (<serial #>)\nis not responding. Please verify the device’s serial\nnumber, place the device closer to the link device to\nminimize signal interference, check device battery and\nstatus. (Zařízení pro propojení bylo nalezeno, ale\nzařízení (sériové číslo) neodpovídá. Ověřte sériové číslo\nzařízení, minimalizujte rušení signálu umístěním\npřístroje blíže k zařízení pro propojení a zkontrolujte\nstav a baterii přístroje.)\nOvěřte, zda bylo zadáno správné sériové číslo. Pokud\nne, zadejte znovu správné sériové číslo. Je-li sériové\nčíslo správné, zkuste zařízení pro propojení umístit\nblíže ke komunikačnímu zařízení. Umístěte zařízení pro\npropojení a komunikační zařízení z dosahu možného\nrušení (například jiných radiofrekvenčních zařízení)\nOvěřte nabití baterie zařízení a pokud odesíláte údaje\nz inzulinové pumpy, ověřte stav provozu pumpy.\nThis pump is delivering a temp basal. Please cancel\nthe temp basal or wait until it completes, and then try\nagain. (Probíhá aplikace dočasné bazální dávky. Zrušte\ndočasnou bazální dávku nebo počkejte na její\ndokončení a akci opakujte.)\nPomocí pumpy, z které se pokoušíte načíst data, je\naktuálně aplikována dočasná bazální dávka. Počkejte s\nnačítáním dat z pumpy, až bude aplikace dočasné\nbazální dávky ukončena, nebo ji přerušte a načtěte\ndata z pumpy.\nThis device has active errors or alarms. Please clear\nthe alarms and try again. (V této pumpě jsou aktivní\nchyby nebo alarmy. Vymažte alarm a akci opakujte.)\nV pumpě jsou aktivní alarmy, které brání jejímu\nnačtení. Přečtěte si pokyny k vymazání alarmů.\nVymažte alarm a zkuste načíst data z pumpy znovu.\nThis pump is delivering a bolus. Please cancel the\nbolus or wait until it completes, and then try again.\n(Probíhá aplikace bolusu. Zrušte bolus nebo počkejte\nna jeho dokončení a akci opakujte.)\naktuálně aplikován bolus. Počkejte s načítáním dat z\npumpy, až bude aplikace bolusu ukončena, nebo\naplikaci bolusu přerušte a načtěte data z pumpy.\nThe device returned invalid entries; all data read will\nbe discarded. (Přístroj vrátil neplatné položky; všechna\nnačtená data budou ignorována).\nKontaktujte místního zástupce společnosti (viz\nAsistenční služby na straně 2).\nVíce záznamů dat pro stejné datum\nVíce záznamů pro jeden přístroj se stejným datem a časem je systémem považováno za konflikt,\nkterý nelze vyřešit. Ve zprávách vytvořených pomocí takovýchto dat přístroje, budou části s\nduplicitními daty vynechány.\nSledované období lze upravit tak, aby nezahrnovalo duplicitní data. Můžete také odebrat přístroj\nze systému a potom jej přidat zpět a tím vymazat předchozí naměřené hodnoty.\nIgnorace dat systémem\nPokud došlo v přístroji ke změně, která způsobí duplicitní nebo chybějící data o délce tří hodin či\nvíce, nebude tato část dat zahrnuta do vytvářené zprávy.\nDatabázi nelze uzamknout\nZnamená to, že používáte systém v prostředí s více uživateli a jsou přihlášeni jiní uživatelé. Pokud\njiní uživatelé provádějí úlohy, které mohou mít vliv na databázi, nebude zálohování možné.\nDatabázi bude možné zálohovat, až ostatní uživatelé ukončí svoji práci s aplikací CareLink Pro.\nZálohování nebo obnovení databáze nelze dokončit\nOstatní uživatelé se nemohou přihlásit a nelze dokončit zálohování nebo obnovení databáze.\nObraťte se prosím na místního zástupce společnosti (viz Asistenční služby na straně 2).\nObnovení databáze se nezdařilo\nZáložní soubor databáze, který se pokoušíte obnovit, je poškozen. Zkuste obnovit jiný záložní\nV případě potřeby odinstalace softwaru CareLink Pro postupujte následujícím způsobem:\nPomocí nabídky Start systému Windows otevřete okno Control Panel (Ovládací panely).\nVyberte položku Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy). Zobrazí se\nokno Add or Remove Programs.\nPřejděte k položce Medtronic CareLink Pro a klepněte na ni.\nKlepněte na tlačítko Remove (Odebrat). Zobrazí se průvodce InstallShield Wizard.\nKlepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se zpráva s výzvou, abyste potvrdili, že chcete\nKlepněte na tlačítko Yes (Ano). Spustí se odinstalační program, který aplikaci a všechny\npříslušné soubory odebere z počítače. Po dokončení se na obrazovce průvodce zobrazí\nzpráva, že byla odinstalace dokončena.\nIkony a symboly uvedené na štítcích obalu a zařízení jsou popsány v následující tabulce:\nJedna položka v balení\nDatum výroby (rok)\nConformité Européenne (Evropská shoda). Tento\nsymbol znamená, že zařízení zcela splňuje požadavky\nsměrnice MDD 93/42/EHS o zdravotnických\nTabulka ikon 53\nPři exportu dat zpráv ze softwaru CareLink Pro jsou data exportována do souboru CSV. Teto\nsoubor lze potom importovat do tabulkové aplikace, jako je například Microsoft Excel. Úplný\nseznam údajů, které mohou být obsaženy v souboru CSV, poskytují definice sloupců v souboru\nSoubor CSV obsahuje jméno pacienta a identifikační číslo pacienta, sledované období a označení\njednotlivých zařízení zahrnutých do zprávy.\nPořadí, v jakém byla data přístrojem zaznamenána.\nDatum záznamu dat přístrojem.\nČas záznamu dat přístrojem.\nNew Device Time (Nový čas přístroje)\nNové datum a čas přístroje, pokud došlo ke změně.\nBG Reading (Naměřená hodnota glykémie) (mmol/l\nHodnota glykémie zaznamenaná glukometrem,\nsystémem Guardian nebo pumpou. V případě údajů z\npumpy nebo monitoru Guardian tento sloupec\nrozlišuje ručně naměřenou glykémii a glykémii\nzískanou pomocí glukometru Paradigm Link.\nLinked BG Meter ID (ID propojeného glukometru)\nSériové číslo glukometru, který do přístroje odeslal\nkonkrétní naměřenou hodnotu glykémie.\nBasal Rate (Bazální dávka) (J/H)\nRychlost výdeje bazální dávky aktivního inzulinu v\njednotkách za hodinu.\nTemp Basal Amount (Dočasná bazální dávka)\nByla-li v pumpě použita dočasná bazální dávka, udává\ntato hodnota její množství.\nTemp Basal Type (Typ dočasné bazální dávky)\nTyp upravované dočasné bazální dávky (dávka inzulinu\nnebo procento bazální dávky).\nTemp Basal Duration (Trvání dočasné bazální dávky)\nDoba výdeje dočasné bazální dávky inzulinu v\nminutách (viz typ dávky výše).\nBolus Type (Typ bolusu)\nTyp výdeje inzulinového bolusu [normální, rozložený,\nkombinovaný (normální část) nebo kombinovaný\nBolus Volume Selected (Vybraný objem bolusu) (J)\nPočet jednotek inzulinu vybraný pro výdej\nBolus Volume Delivered (Vydaný objem bolusu) (J)\nPočet skutečně vydaných jednotek inzulinu během\nvýdeje inzulinového bolusu.\nProgrammed Bolus Duration (Trvání\nnaprogramovaného bolusu) (h)\nTrvání rozloženého bolusu nebo rozložené části\nPrime Type (Typ plnicího bolusu)\nRuční nebo pevný. Ruční se používá ihned po\npřetočení k naplnění infuzní soupravy před jejím\nzavedením. Pevný se používá po zavedení infuzní\nsoupravy k plnění měkké kanyly inzulinem po\nodstranění zaváděcí jehly.\nPrime Volume Delivered (Vydaný objem plnicího\nPočet skutečně vydaných jednotek inzulinu pro plnicí\nNázev alarmu, ke kterému došlo.\nIdentifikuje pozastavený stav pumpy.\nDatum a čas přetočení přístroje.\nBWZ Estimate (Odhad funkce Bolus Wizard) (J)\nOdhad inzulinového bolusu vypočítaný pomocí funkce\nBolus Wizard pumpy Paradigm.\nBWZ Target High BG (Horní limit cílového rozsahu\nglykémie funkce Bolus Wizard) (mmol/l nebo mg/dl)\nNastavení pro horní limit cílového rozsahu glykémie,\nkteré bylo použito pomocí funkce Bolus Wizard.\nBWZ Target Low BG (Dolní limit cílového rozsahu\nNastavení pro dolní limit cílového rozsahu glykémie,\nBWZ Carb Ratio (Sacharidový poměr funkce Bolus\nNastavení pro poměr inzulinu k sacharidům. Jsou-li\njako jednotky použity gramy, udává tento poměr\npočet gramů sacharidu, které připadají na jednu\njednotku inzulinu. Jsou-li jako jednotky použity\nvýměnné jednotky, udává tento poměr počet jednotek\ninzulinu použitých na jednu výměnnou jednotku.\nBWZ Insulin Sensitivity (Citlivost na inzulin funkce\nNastavení pro citlivost na inzulin. Citlivost na inzulin\nvyjadřuje snížení glykémie vyvolané podáním jedné\njednotky inzulinu. Toto nastavení je používáno pomocí\nfunkce Bolus Wizard.\nBWZ Carb Input (Vstupní hodnota sacharidů funkce\nMnožství sacharidů zadaných do funkce Bolus Wizard\npro výpočet odhadovaného bolusu.\nBWZ BG Input (Vstupní hodnota glykémie funkce\nBolus Wizard) (mmol/l nebo mg/dl)\nZaznamenaná hodnota glykémie zadaná do funkce\nBolus Wizard pro výpočet odhadovaného bolusu.\nBWZ Correction Estimate (Odhad korekce funkce Bolus\nPočet jednotek inzulinového bolusu pro korekci\nglykémie vypočítaný pomocí funkce Bolus Wizard.\nBWZ Food Estimate (Odhad jídla funkce Bolus Wizard)\nOdhadovaný počet jednotek inzulinového bolusu pro\npokrytí předpokládané spotřeby sacharidů vypočítaný\npomocí funkce Bolus Wizard.\nBWZ Active Insulin (Aktivní inzulin funkce Bolus\nVypočítané množství aktivního inzulinu, které má\nzůstat v těle po předchozích aplikacích inzulinového\nbolusu, jestliže byl odhadovaný bolus určen pomocí\nSensor Calibration BG (Glykémie kalibrace senzoru)\n(mmol/l nebo mg/dl)\nHodnota glykémie v mmol/l nebo mg/dl použitá ke\nSensor Glucose (Glukóza naměřená senzorem) (mmol/l\nHodnota glukózy naměřená senzorem.\nISIG value (Hodnota ISIG)\nVstupní signály (ISIG) načítané ze senzoru a měřené v\nDalší informace o souborech CSV exportovaných softwarem CareLink\nV horní části souboru CSV jsou uvedeny následující informace:\nseznam vybraných přístrojů a jejich sériových čísel,\nvybrané časové období.\nKaždý blok sloupců obsahuje záhlaví s následujícími informacemi:\nnázev přístroje, kterého se daný blok dat týká,\nsériové číslo tohoto přístroje.\nSkutečnost, že data CSV neodpovídají očekávání, může být způsobena různými faktory.\nZměna data nebo času v přístroji může vést ke změně pořadí záznamů nebo k zobrazení\nzáznamů mimo vybrané časové období.\nV případě velkých časových odstupů mezi jednotlivými čteními dat z přístroje mohou být\ndata pro jeden přístroj zobrazena ve více blocích.\nAUC (Area Under the Curve – oblast pod křivkou) - Určuje počet výkyvů nad nebo pod limit\nurčený předem nastavenými hodnotami. Údaje o výkyvu udávají frekvenci vysokých nebo\nnízkých hodnot. Rozsah událostí je v oblasti pod křivkou vyznačen vzdáleností mimo rozsah a\nBazální dávka - Nastavení pumpy, při kterém probíhá nepřetržitá infuze inzulinu s cílem udržet\nstabilní glykémii mezi jídly a v průběhu noci. Bazální inzulin simuluje funkci slinivky břišní, která\npokrývá veškerou potřebu inzulinu v těle, kromě množství inzulinu potřebného k pokrytí jídla.\nBazální inzulin - Nepřetržitá, hodinová infuze, která je inzulinovou pumpou vydávána na základě\npředprogramovaných profilů a personalizovaných dávek nastavených v pumpě. Pumpa\naplikuje denní dávku inzulinu, která obvykle pokrývá potřebu bazálního inzulinu v obdobích,\nkdy je pacient lačný (tj. přes noc a mezi jídly).\nBazální profily - Uživatelé mohou v pumpě naprogramovat až tři různé bazální profily pro výdej\nbazálního inzulinu: Standardní, A a B. Pro jednotlivé profily lze nastavit až 48 bazálních dávek.\nBolus vázaný na jídlo - Dávka inzulinu aplikovaná ke kompenzaci předpokládaného zvýšení\nglykémie, které nastává po příjmu potravy.\nCareLink® Personal - Online služba umožňující správu dat diabetu přes Internet.\nCitlivost na inzulin - Snížení glykémie v mmol/l (nebo v mg/dl) vyvolané podáním jedné jednotky\ninzulinu. (Údaje pro funkci Bolus Wizard.)\nComLink - Radiofrekvenční (RF) zařízení sloužící k přenosu dat z pumpy Paradigm do počítače.\nCom-Station - Zařízení sloužící k načtení informací z pumpy MiniMed 508 a k přenosu dat z\nglukometru jiného výrobce do počítače.\nČasový úsek bazální dávky - Bazální dávka s počátečním a koncovým časem. Uživatelé mohou v\npumpě naprogramovat několik různých profilů s různými bazálními dávkami, které zajistí\noptimální kontrolu hladiny glykémie v průběhu 24 hodin.\nDual Wave® bolus (Kombinovaný bolus) - Kombinace normálního bolusu, který je aplikován\nokamžitě, a následujícího rozloženého bolusu. Rozložená část bolusu se aplikuje rovnoměrně\npo určitou dobu.\nEasy Bolus™ - Metoda aplikace normálního bolusu za použití tlačítka Easy Bolus.\nFaktor korekčního bolusu - Množství, o které 1,0 jednotka inzulinu sníží glykémii. Tento faktor se\npoužívá při výpočtu velikosti korekčního bolusu při vysoké glykémii. (skutečná glykémie) (cílová glykémie) = X. X ÷ (faktor korekčního bolusu) = hodnota korekčního bolusu\nFunkce Profil - Rozšířená funkce pumpy umožňující naprogramovat volitelné bazální dávky (Profil\nA, Profil B), která slouží při situacích, jež nejsou součástí vašeho běžného životního stylu. K\ntěmto aktivitám může patřit sport, který provozujete jednou za týden, změna spánkového\nrežimu přes víkend nebo hormonální změny během menstruačního cyklu.\nGL - Zkratka pro glykémii.\nGlukometr - Zdravotnický prostředek pro určení přibližné koncentrace glukózy v krvi. Na testovací\nproužek se kápne malé množství krve, z kterého glukometr určí hladinu glykémie. Výsledná\nhladina je pak zobrazena v mmol/l nebo mg/dl.\nHbA1c - Glykosylovaný hemoglobin.\nHemoglobin A1C - glykosylovaný hemoglobin.\nHyperglykémie - Zvýšená glykémie zjištěná sledováním koncentrace glukózy v krvi, která může\nbýt provázena některými z následujiících příznaků: nevolnost, zvracení, rozmazané vidění,\nbolest hlavy, gastrické potíže, časté močení ve velkých dávkách a apatie.\nHypoglykémie - Nízká glykémie zjištěná sledováním koncentrace glukózy v krvi, která může být\nprovázena některými z následujiících příznaků: nadměrný hlad, tremor, pocení, halucinace,\nzávratě, bolest hlavy, rozmazaná řeč, náhlé změny nálady nebo změna osobnosti.\nCH - Sacharidy\nID vysílače - Výrobní číslo aktuálně používaného vysílače.\nInfuzní set - Zařízení sloužící k zavedení a zajištění kanyly pod kůží a k doručení inzulinu z pumpy\nhadičkou do místa zavedení.\nInzulinový bolus - Dávka inzulinu, podaná ke kompenzaci očekávaného zvýšení glykémie\n(například po jídle) nebo k úpravě vysoké hladiny krevního cukru zpět do cílového rozsahu.\nISIG - Hodnoty senzoru označující, zda elektronika vysílače v systému se senzorem funguje\nsprávně. V případě hodnoty ISIG nižší než 24,00 nA nebo vyšší než 29,00 nA se obraťte na\nasistenční službu. Je možné, že bude nutno vyměnit vysílač.\nKoncentrace inzulinu - Síla nebo typ inzulinu, který lékař předepsal pacientovi. Koncentrace má\nvliv na dávku inzulinu vydávanou pumpou. Pokud dojde ke změně koncentrace inzulinu, je\nnutné v pumpě přeprogramovat bazální profily, maximální bazální dávky a maximální bolus.\nKorekční bolus - Množství inzulinu potřebné k úpravě vysoké glykémie zpět do cílového rozsahu.\nKrok - Množství inzulinu, které se nastavuje a používá při aplikaci bolusu Easy Bolus.\nMaximální bazální dávka inzulinu - Maximální možné množství bazálního inzulinu podané\npumpou jednorázově. (Nastavuje uživatel.)\nMaximální bolus - Maximální možné množství inzulinu podané jednorázově jednou bolusovou\ndávkou. (Nastavuje uživatel.)\nMožnost použití glukometru - Funkce umožňující pumpě přijímat hodnoty glykémie z\nNízká glykémie - Pumpa vydá alarm, pokud senzor udává, že hodnota glykémie uživatele\ndosahuje stanovené hodnoty nebo je nižší. Tuto funkci můžete zapínat a vypínat.\nNormální bolus - Okamžitá aplikace zadaného množství inzulinu.\nOdeslání dat - Proces přenosu dat pumpy nebo glukometru na server CareLink® Personal.\nPoměr výměnných jednotek - Množství inzulinu potřebné ke kompenzaci jedné (1) výměnné\njednotky. (Viz též sacharidový poměr.)\nProcento střední absolutní odchylky (% MAD) - Představuje úroveň přesnosti kalibrace senzoru\nhodnotami naměřenými glukometrem. Čím nižší je tato hodnota, tím vyšší je přesnost\nkalibrace. Procento střední absolutní odchylky je vypočteno jako rozdíl mezi dvěma hodnotami\nnaměřenými krátce po sobě pomocí senzoru a glukometru, rozdíl se dělí hodnotou naměřenou\nglukometrem a následně zprůměruje všemi naměřenými páry.\nProfil, standardní - Váš běžný bazální profil, který pokrývá vaši každodenní činnost. Když je funkce\nPatterns (Profily) vypnutá, pumpa používá standardní (bazální) profil.\n(1) Pro zapnutí a nastavení možnosti glukometru, která umožňuje příjem hodnot glykémie z\nglukometru komunikujícího s pumpou.\n(2) V tomto systému označuje také hypertextové odkazy. Po klepnutí na hypertextový odkaz\npřejdete na jinou stránku nebo na jinou webovou stránku.\nPřipomínka kalibrace - Pumpa automaticky spouští každých 12 hodin výstrahu GLYK. GM DO\nHH:MM, která signalizuje, že aktuální hodnota kalibrace již není platná. Hodnota připomínky\nkalibrace je doba před vypršením aktuální hodnoty kalibrace, kdy má být uživateli připomenuto\nprovedení kalibrace. Pokud je například hodnota připomínky kalibrace nastavena na 2 hodiny,\nzobrazí se výstraha GLYK. GM DO HH:MM 2 hodiny předtím, než je nutné provést kalibraci.\nRF - Radiofrekvenční (RF).\nRozložená část - (Sq) – druhá část kombinovaného bolusu (Dual Wave). Rozložená část\nkombinovaného bolusu se aplikuje rovnoměrně po určitou dobu po aplikaci okamžité části.\nRuční bolus - Volitelná položka BOLUS MENU (Nabídky Bolusu) při zapnuté funkci Bolus Wizard.\nJedna z metod programování bolusu bez funkce Bolus Wizard.\nRychlý bolus - Metoda aplikace některého typu bolusu za použití tlačítka pro aplikaci rychlého\nSacharidové jednotky - Zadávání jídla při použití funkce Bolus Wizard. Zadává se jako gramy\n(sacharidů) nebo výměnné jednotky.\nSacharidový poměr - Množství sacharidů kompenzovaných jednou jednotkou inzulinu. (Viz též\npoměr výměnných jednotek.)\nSquare Wave® bolus (Rozložený bolus) - Bolus aplikovaný rovnoměrně po určenou dobu (od 30\nminut do 8 hodin).\nTemp - Zkratka anglického Temporary (Dočasné).\nTemp basal (tmp basal) - Označení dočasné, jednorázové bazální dávky inzulinu se zadaným\nmnožstvím a trváním. Používá se při kompenzaci potřeby inzulinu u zvláštních činností, které\nnejsou součástí každodenního režimu.\nTest A1C - Test hladiny hemoglobinu A1C sloužící k interpretaci hladiny glykémie v průběhu času.\nTest HbA1c - Test hladiny hemoglobinu A1C sloužící k interpretaci hladiny glykémie nebo\nprůměru hladin za období 2 až 3 měsíců.\nTest přítomnosti ketolátek - Ketolátky jsou odpadní látky vznikající, pokud je organismus nucen\nzískávat energii spalováním tělesného tuku a nikoli glukózy. Ketolátky mohou být známkou\nnedostatku inzulinu v těle. Při tomto testu je změřena koncentrace ketolátek v krvi nebo moči.\nUpozornění na nízký obsah inzulinu v zásobníku - Programovatelná funkce, která pomocí\nvýstražného signálu upozorňuje na stav, kdy v zásobníku pumpy zbývá zadaný počet jednotek\ninzulinu nebo zbývá zadaný čas do vyprázdnění zásobníku.\nVysoká glykémie - Pumpa vydá alarm, pokud senzor udává, že hodnota glykémie uživatele\ndosahuje stanovené hodnoty nebo je vyšší. Tuto funkci můžete zapínat a vypínat.\nZastavit - Funkce zastavující jakoukoli aplikaci inzulinu. Všechny aktuálně nastavené bolusy,\nvčetně plnicího, se zruší. Aplikace bazální dávky se zastaví a je obnovena až po opětovném\nZvukový indikátor bolusu - Pumpu lze naprogramovat tak, aby se při výběru množství\ninzulinového bolusu (0,5 nebo 1 jednotka), které má být vydáno, ozvalo pípnutí. To je užitečné\nv situacích, kdy je špatně vidět na tlačítka na pumpě.\nAktivace přístrojů 33\nAktualizace softwaru 46\nAktuální záznam nastavení přístroje\nAsistenční služba, kontakty 2\nzařízení, ekvivalentní 4\nindikace pro použití 6\nData přístroje online\npropojení se softwarem CareLink\nPersonal 21, 22\ne-mailová pozvánka 22\nexistující účet 21\nzískání dat 22\nkopírování pro zálohu 47\nobnovení pomocí záložní kopie 48\nDokumenty související s touto uživatelskou\nalternativní názvy glukometrů pro výběr 4\nE-mailová pozvánka k vytvoření účtu\nCareLink Personal 22\nExistující účet CareLink Personal\nExport dat přístroje 45\npropojení s účtem 21, 22\nComLink 4, 26\nDashboard and Episode Summary (Souhrn\ninformací a souhrn epizod)\nzískání dat z aplikace CareLink Personal 22\nzískání z přístroje pacienta 34\nFunkce Guide Me 10\nFunkce softwaru CareLink Pro 1\nFunkce zabezpečení softwaru CareLink Pro 2\nGenerování zpráv 42\nGlobální systémové předvolby\nnastavení 12, 13, 14, 15, 17, 18\nobecné předvolby 12\npředvolby pro otevření\ndokumentace pacienta, výběr\npředvolby pro vyhledávání pacientů 15\npředvolby pro vyhledávání pacientů,\nzměna pořadí sloupců 15\npředvolby pro vytváření zpráv, výběr\npředvolby pro vytváření zpráv,\nzměna pořadí sloupců 18\npředvolby profilu pacienta 13\npředvolby profilu pacienta, přidání\nuživatelského pole 14\npředvolby profilu pacienta, výběr\ndatových polí 14\npředvolby profilu pacienta, změna\npořadí polí 14\nmožnosti pro komunikaci s počítačem 24\npřipojení k počítači 24, 25, 26\npřipojení počítače, sériové 25\npřipojení počítače, USB 25\nvolitelné komponenty, ComLink 26\nzískání dat 34\npřidání do systému 30\nGlukometry podporované softwarem\nCareLink Pro 3\nzadání v softwaru CareLink Pro 8\nInaktivace přístrojů 33\nInformace o použití této uživatelské příručky 5\nInformace o zprávách 42\naktuální záznam nastavení přístroje 44\nDashboard and Episode Summary\n(Souhrn informací a souhrn epizod) 43\npodrobná denní zpráva 44\nzpráva deníku 44\nzpráva o dodržování léčby 44\nzpráva Sensor & Meter Overview 44\nInzulinové pumpy podporované\nsoftwarem CareLink Pro 3\nKabel glukometru 4\nKabely pro připojení zařízení k počítači\nKlíčové funkce softwaru CareLink Pro 1\nKomunikační datový kabel 4\nKomunikační zařízení podporovaná\nsoftwarem CareLink Pro 4\ndata přístroje pro zprávy 38\nKopírování databáze pro zálohu 47\npřidání do systému 28\nověření pro zprávy 40\npracovní prostory 8\nNavigace v grafickém uživatelském\nrozhraní softwaru CareLink Pro 8\nekvivalentní zařízení 5\nParadigm Link 5\nprodukty Medtronic MiniMed 5\nObnovení databáze 48\nOdstranění pacientova přístroje ze\npracovní prostor pro zprávy 37\nOtevření profilů pacientů 11\nOvěření nastavení zprávy 40\nPanel nástrojů v softwaru CareLink Pro\npřipojení přístrojů 25, 26\npřipojení zařízení 24, 25\nPodporovaná komunikační zařízení 2\nPodporovaná zařízení 2\nglukometry 3, 5\ninzulinové pumpy 3\nkomunikační kabel glukometru 4\nkomunikační zařízení 4\nPodporované glukometry 2\nPodporované inzulinové pumpy 2, 3\nPodporované pumpy 2\nPodporovaný komunikační datový kabel 5\nPodporovaný komunikační datový kabel\nglukometru 4, 5\nPodrobná denní zpráva\nPracovní prostor pro přístroje\nodstraňování přístrojů 33\npřidávání přístrojů 28, 30\nmonitor Guardian 28\nuložení přístrojů 32, 33\nzískání dat přístroje 34\nPrimární úkoly softwaru CareLink Pro 7\nPrincip zpráv 42\nProdukty Medtronic MiniMed\nPropojení s účty CareLink Personal 21\nsystémové 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\nnastavení, obecné předvolby 12\nnastavení, předvolby pro otevření\nnastavení, předvolby pro\nvyhledávání pacientů 15\nvyhledávání pacientů, změna\npořadí sloupců 15\nnastavení, předvolby pro vytváření\nzpráv, výběr údajů 17\nzpráv, změna pořadí sloupců 18\nnastavení, předvolby profilu\npacienta, přidání uživatelského\npacienta, výběr datových polí 14\npacienta, změna pořadí polí 14\nPředvolby pro otevření dokumentace pacienta\nvýběr údajů 15\nnastavení 16, 17, 18\nvýběr údajů 17\nnastavení 13, 14\npřidání uživatelského pole 14\nvýběr datových polí 14\nzměna pořadí polí 14\nPřehled softwaru CareLink Pro 1\nPřidání glukometru do systému 30\nnázvy ekvivalentních glukometrů pro\nPřidání monitoru Guardian do systému 28\nPřidání pacienta 20\nPřidání pacientova přístroje do systému\nPřidání přístroje do systému 28\nPřidání pumpy do systému 28\nsoftware CareLink Pro 8\nPřipojení hardwaru 24\nmožnosti glukometru 24\npřipojení počítače 25\nvolitelné komponenty 26\nPřipojení přístrojů k počítači\nPřipojení USB 25\nPřipojení zařízení k počítači 24\nkomunikace s počítačem 34, 39\npokyny 34, 39\nŘešení problémů 49\nSériová připojení 25\nSouvisející dokumenty 2\nSpuštění softwaru 8\nzadání hesla 8\nSpuštění softwaru CareLink Pro 8\nStažení aktualizací softwaru 46\nnastavení 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\npředvolby pro vyhledávání\npředvolby pro vytváření zpráv 16\nTlačítka na panelu nástrojů 9\nvýběr pro zprávy 41\nUložení přístroje pacienta v systému 32\nUpozornění na aktualizace softwaru 46\nÚpravy profilů pacientů 20\nGuide Me (Průvodce) 10\npanel nástrojů 9\nVolitelná zařízení pro komunikaci s\npřístroje pro zprávy 38\nsledované období 37\ntypy zpráv a zahrnutá data 41\nVytváření profilů pacientů 20\nVytváření zpráv 37\nkontrola dat přístroje 38\notevření pracovního prostoru pro\nvýběr přístrojů 38\nvýběr sledovaného období 37\nvýběr typů zpráv a zahrnutých dat 41\nvytvoření vlastní zprávy 45\nzískání nových dat z přístroje 39\nZákladní úkoly softwaru CareLink Pro 7\nZálohování databáze 47\nexport dat 45\nkontrola dat pro zprávy 38\nodstranění ze systému 33\npodporovaná 3, 4, 5\npodporované softwarem CareLink Pro 2\npřidání do systému 28, 30\nuložení v systému 32, 33\nvýběr pro zprávy 38\nzískání dat 34, 39\nnová data pro zprávy 39\nZavírání profilů pacientů 11\nZískání dat pacientova přístroje 34\nZískání dat přístroje\nz aplikace CareLink Personal 22\nzpráva o dodržování léčby\nZpráva Sensor & Meter Overview\nvytvoření 37, 38, 39, 40, 41, 42\nověření nastavení 40\nvytvoření vlastní 45\n(Souhrn informací a souhrn\npřístup k údajům přístroje, které v něm pacienti uložili. Tato funkce je ideální pro vytváření aktuálních zpráv mezi návštěvami v ordinaci a díky ní nemusí být během návštěv ordinace nutné načítat ...\nstr. 2 Adherence Report (Zpráva o dodržování léčby) Tato zpráva obsahuje údaje o chování pacienta za vybrané období. Poskytuje přehled o dodržování léčby ze strany pacienta na základě měření glyke...\nDEXTER-Z®, Ascensia® ESPRIT® 2, Glucometer® ESPRIT®, Glucometer® ESPRIT® 2, Ascensia® ELITE® XL, Glucometer ELITE® XL, Bayer BREEZE™, Bayer BREEZE™ 2 a Bayer CONTOUR® jsou registrované ochranné zná...\nInstalační příručka - Medtronic Diabetes\n© 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm® a Paradigm Link® jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink™, Com-Station™ a ComLink™ jsou ochranné známky...\nCeník - young+co\nLéčba dětí s DM 1 inzulínovou pumpou SRPDD Olomouc, 5.5.2007\n• Důsledná desinfekce místa zavedení kanyly • Vždy kontrola glykémie za 1-2hod po přepichu ! • Přepich přes den - ne na noc - (pro možnost kontroly glykémie)\nzařízení Com-Station™ a ComLink™ nebo podporovaným glukometrům. • Komunikační port USB pro připojení k zařízení CareLink® USB, monitoru* Paradigm Link® nebo jiným glukometrům, které používají ke ko...\nLenka Lhotská, Kyriaki Saiti, Kateřina Štechová, Miroslav Burša, Mic\nkvalitnější a tudíž měl větší vypovídající schopnost. Některé informace mohou pacienti zadat do deníku pouze jednou, pokud to je standardní situace či jev.\nReferenční příručka ke zprávám\nléčby) Tato zpráva obsahuje údaje o chování pacienta za vybrané období. Poskytuje přehled o dodržování léčby ze strany pacienta na základě měření glykémie, událostí bolusu a aktivity inzulinové pum...\nZačínáme - Medtronic\nNávod k použití bezdrátového glukometru myglucohealth\nVložení snímače Zahájení relace snímače Kalibrace\nA Country-Specific Glucose Monitor List_CZ\npomáháme pacientům řešit jejich onemocnění diabetem