AVT-5229 w ofercie AVT:\nAVT-5229A – płytka drukowana\nOd kilkunastu lat widać, że wzmacniacze lampowe przeżywają\nrenesans. Niestety, z jakością lamp bywa różnie, zwłaszcza tych\nzalegających od wielu lat na półkach. Prezentowany tester nie\ntylko pozwoli sprawdzić lampy, ale również jest bardzo ciekawą\nkombinacją techniki mikroprocesorowej i stosunkowo wysokich napięć.\nOd kilku lat konstrukcje elektroniczne\noparte o lampy elektronowe, a w szczególności lampowe układy audio, przeżywają swoją\ndrugą młodość. Podstawowym elementem\nukładu jest lampa elektronowa, której parametry bezpośrednio rzutują na jakość konstruowanego urządzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie nieużywanych\nlamp ze starej produkcji, potocznie określanych „NOS”. Niestety, często zmuszeni jesteśmy do stosowania lamp używanych lub\nprodukowanych współcześnie. Lampy po\nwielu latach pracy narażone są na zmniejszenie emisji katody, pogorszenie lub wręcz\nutratę próżni, zatrucie katody i wiele innych\nniebezpieczeństw. Z kolei firmy, które wznowiły produkcję lamp, nie mają na razie dostatecznego doświadczenia lub nie potrafią\nzachować rygorystycznych reżimów technologicznych, bo ich wyroby rzadko osiągają\nparametry z dawnych katalogów. Wszystko\nto powoduje, że obecnie pomiar parametrów\nlamp jest ważniejszy niż w czasie, gdy lampy\nbyły powszechnie dostępne.\nPoza nielicznymi, kosztownymi wyjątkami nie produkuje się już mierników lamp,\na dostęp do starych konstrukcji jest mocno\nograniczony. Potwierdzeniem tego są ceny,\n•Pomiar lamp w typowych i nietypowych\n•Wbudowany katalog z danymi 100\n•Możliwość wykorzystania miernika jako\nniezależnych zasilaczy (żarzenia, anodowego)\n•Pomiar wszystkich istotnych napięć i prądów\nna elektrodach mierzonej lampy\n•Automatyczny pomiar podstawowych\nparametrów z wyliczaniem parametrów\npochodnych: nachylenia S [mA/V],\nwzmocnienia napięciowego K [V/V], rezystancji\nwewnętrznej w punkcie pracy R [kV]\n•Prezentacja danych na wyświetlaczu LCD\n•Transmisja wyników pomiaru do komputera\nPC poprzez interfejs RS232.\nDodatkowe materiały na CD i FTP:\nftp://ep.com.pl, user: 16489, pass: 1xh8b8t1\n•wzory płytek PCB\n•karty katalogowe i noty aplikacyjne\nelementów oznaczonych na Wykazie\nelementów kolorem czerwonym\nProjekty pokrewne na CD i FTP:\n(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)\nKieszonkowy tester lamp NIXIE\nPrzyrząd do badania lamp\nelektronowych (EP 10/2005)\nELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2010\nMiernik lamp elektronowych\nFot. 1. Miernik P507\njakie osiągają mierniki produkcji polskiej\ntypu P-507 (fot. 1) i P-508 lub czechosłowackie BM-215A (fot. 2). Nawet jeśli uda się zdobyć taki przyrząd z niezbędnym kompletem\nkart, to miarodajne wyniki pomiarów można\nuzyskać na tych kilkudziesięcioletnich przyrządach dopiero po dokładnym przeglądzie\nNajwiększe problemy czekają nas jednak\nprzy próbie dokonania pomiarów tak wiekowym sprzętem. Setki kart zawierające nastawy dziesiątek przełączników i potencjometrów mogą skutecznie zniechęcić współczesnego pasjonata lamp elektronowych i taki\nsposób obsługi zupełnie nie przystaje do XXI\nWzorem funkcjonalnym dla opracowywanej konstrukcji był tester lamp elektronowych BM-215A. Umożliwiał on pomiar\nemisji lamp i nachylenia charakterystyki.\nObsługa tego przyrządu polegała na wyborze karty pomiarowej lampy z katalogu\nmiernika, ułożeniu jej na specjalnym polu\npomiarowym, „zaprogramowaniu” zasilaczy i zakresu pomiarowego wskaźnika na\npodstawie oznaczeń z karty lampy oraz\nwykonaniu pomiarów poprzez wybór odpowiednich położeń przełącznika pomiaru.\nGłówne wady miernika to brak stabilizacji\nnapięć zasilających lampę i niemożność\npłynnego ustawiania napięć zasilaczy, co\nczęsto powoduje konieczność dokonania\npomiaru w punkcie pracy niezgodnym z katalogiem. Dodatkowym „urozmaiceniem”\nsą gabaryty miernika – 230×240×340 mm\ni ciężar 15 kg!\nWszystko to spowodowało, że na forum\nmiłośników lamp i retro radiotechniki „Trioda” (www.trioda.com/forum) narodził się\npomysł opracowania nowoczesnego miernika lamp elektronowych. Przy konstruowaniu przyrządu główny nacisk położono na\nuproszczenie obsługi, obniżenie kosztów\ni jak największą uniwersalność.\nWs p ó ł c z e ś n i e\nasortyment dostępnych lamp uległ\nznacznemu okrojeniu w porównaniu\nze „złotą epoką”\nprzypadającą na lata\n50.–60. Lampy stosuje się głównie przy\nrenowacji starych radioodbiorników i telewizorów. W nowo\nurządzeniach znajdują raczej zastosowanie lampy z produkcji współczesnej\nwcześniej NOS. Szczególnie te drugie cieszą się zasłużenie dobrą opinią ze względu\nna wysoką jakość wykonania i przystępną\nW urządzeniach audio zastosowanie\nznajdują najczęściej podwójne triody małej\nmocy serii ECC81/82/83/88 i ich radzieckie odpowiedniki funkcjonalne 6N1/2/23P,\n6H8/9S, pentody mocy serii EL34/84\n6L6/6V6, KT66/88 oraz nieco rzadziej pentody małej mocy, takie jak EF86, 6SJ7.\nPodstawowym parametrem, który musi\nbyć wyznaczony dla oceny jakości lampy,\njest prąd anodowy Ia [mA]. Jest to prąd, który wpływa do anody przy określonych przez\nproducenta lampy napięciach: Ua, Ug2, Ug1,\nprzy nominalnym żarzeniu Uh/Ih. Wartość\nzmierzoną porównujemy z danymi podanymi przez producenta. Znaczne zmniejszenie\nprądu anodowego w stosunku do wartości\nnominalnej wskazuje na pogorszenie własności emisyjnych katody. Z kolei zbyt duża\nwartość może wskazywać na pogorszenie\npróżni. Prąd anodowy jest mierzony bez żadnych dodatkowych obliczeń.\nNachylenie charakterystyki S [mA/V]\njest parametrem szczególnie ważnym przy\ndobieraniu lamp w pary i kwadry, które\nbędą pracować równolegle lub przeciwsobnie. Wartość nachylenia S wyliczamy na\npodstawie pomiarów w dwóch punktach\nleżących w otoczeniu punktu pracy. Po załączeniu żarzenia i odczekaniu kilku minut\nustawiamy napięcie siatki pierwszej Ug1 na\nwartość z katalogu. Następnie ustawiamy\nnapięcie anodowe Ua na wartość katalogową i mierzymy prąd anodowy Ia(1). W kolejnym kroku zwiększamy napięcie siatki\npierwszej o 1 V i ponownie mierzymy wartość prądu anodowego Ia(2). Po podstawieniu do wzoru:\notrzymujemy wartość nachylenia.\nFot. 2. Miernik BM-215\nW starych miernikach napięcie siatki pierwszej Ug1 zazwyczaj ustawiało się\nw pierwszym kroku na wartość nominalną, a następnie dodatkowym przełącznikiem dodawano 1 V. Dzięki temu unikano\ndzielenia (DUg1=1). Opisywany miernik\nużywa napięcia nominalnego pomniejszonego i powiększonego o 0,4 V. Tak wykonany pomiar wskazuje nachylenie dokładnie\nw punkcie zalecanym przez producenta,\na mniejsza DUg1 jest bezpieczniejsza dla\nlamp pracujących przy małych napięciach\nUg1, np. ECC81.\nDo wyznaczenia oporności wewnętrznej\nR [kV] lampy również należy dokonać pomiaru w dwóch punktach. Dla wartości katalogowych Ug1 i Ua mierzymy Ia(1). Następnie zwiększamy napięcie anodowe Ua o 10 V\ni ponownie mierzymy Ia(2). Po podstawieniu\notrzymujemy wartość rezystancji wewnętrznej.\nWzmocnienie napięciowe K [V/V] otrzymujemy metodą czysto obliczeniową ze wzoru: K=R×S, gdzie R i S to nachylenie charakterystyki i rezystancja wewnętrzna wyznaczone na podstawie poprzednich pomiarów.\nParametry techniczne miernika są kompromisem pomiędzy ceną a liczbą lamp możliwych do zbadania. Na podstawie analizy\nparametrów lamp, które są obecnie dostępne\ni często stosowane, zostały sprecyzowanie\nzakresy napięć i prądów dla zasilaczy:\n– żarzenie: 0..15 V/2,5 A (chwilowo do\n– siatka pierwsza 0...–24 V / 2 mA,\n– siatka druga 0...300V/40 mA,\n– anoda 0..300 V/200 mA, pomiar prądu\ndla zwiększenia dokładności w dwóch\npodzakresach 20 mA/200 mA.\nRys. 3. Schemat blokowy miernika\nSchemat blokowy miernika pokazano na\nrys. 3, a ideowy na rys. 4. W jego skład wchodzi siedem bloków:\n– zasilacz żarzenia (H),\n– zasilacz siatki pierwszej (G1),\n– zasilacz anodowy (A),\n– zasilacz siatki drugiej (G2),\n– blok sterowania (UC) z LCD, enkoderem,\nprzyciskiem i RS232C,\n– blok zasilania (PWR),\n– blok podstawek testowych (TUB).\nSercem jest mikrokontroler jednoukładowy ATmega16. Oprogramowanie ustawia\nodpowiednio napięcia odniesienia dla zasilaczy: anodowego A i siatkowego G2. Natomiast zasilacze: żarzenia H i siatki pierwszej\nG1, zrealizowano programowo. Poza tym\nprocesor za pośrednictwem wbudowanego\nprzetwornika analogowo-cyfrowego mierzy\nnapięcia Uh, Ug1, Ua i Ug2, prądy Ih, Ia i Ig2\ni w przypadku przekroczenia maksymalnych\nwartości dokonuje awaryjnego wyłączenia\nz jednoczesną sygnalizacją. Po zakończeniu\ncyklu pomiarowego procesor oblicza pozostałe parametry i komplet wyników wyświetla na wbudowanym wyświetlaczu LCD oraz\nwysyła przez port szeregowy.\nW pamięci mikrokontrolera zapisano\nbazę parametrów 100 najczęściej spotykanych lamp elektronowych\nZasilacz żarzenia. Zasilacz żarzenia\nodpowiada za dostarczenie napięcia zasilającego grzejnik katody badanej lampy.\nMiernik umożliwia wyłącznie pomiar lamp\nżarzonych pośrednio, tzn. takich, w których\ngrzejnik jest elektrycznie odizolowany od\nkatody. Nie jest to dużym ograniczeniem,\nbo obecnie, poza diodami prostowniczymi,\nrzadko stosuje się lampy żarzone bezpośrednio.\nW zależności od typu mierzonej lampy\nzasilacz żarzenia może pracować w trybie,\nstabilizacji napięcia, np. dla lamp typu E, lub\nstabilizacji prądu np. dla lamp typu P.\nZasilacz żarzenia musi dostarczyć\nznacznego prądu w szerokim zakresie napięć wyjściowych. Dla ograniczenia strat\nmocy zdecydowano się na zasilacz impulsowy. Zasilacz żarzenia to przetwornica przepustowa (buck converter) obniżająca napięcie, pracująca ze zmiennym wypełnieniem.\nDla zapewnienia wysokiej sprawności jako\nelement kluczujący zastosowano tranzystor\nMOSFET (Q11) typu IRF9540 o niskiej rezystancji kanału (RdsON=0,2 V). Bramka\ntranzystora jest sterowana przez bufor typu\nTC4426 (U4), zapewniający bardzo szybkie\nprzeładowywanie pojemności wejściowej.\nElementem magazynującym energię jest dławik 1mH/2.6A (L3). Kondensatory CE8, CE9\nzapewniają filtrację napięcia wyjściowego.\nZ racji impulsowego charakteru pracy oraz\ndla zapewnienia wysokiej trwałości kondensatorów, konieczne jest stosowanie elementów o możliwie małej wartości rezystancji\nSterowanie przetwornicą żarzenia zrealizowano programowo z maksymalnym\nwykorzystaniem zasobów sprzętowych mikrokontrolera. Przebieg PWMUH sterujący\ntranzystorem kluczującym jest tworzony\nw wewnętrznym liczniku mikrokontrolera\ni dostępny na wyjściu OC0 (4-U4). Timer\njest taktowany zegarem 16 MHz. Przy 256\nmożliwych stopniach wypełnienia dało to\nczęstotliwość 62,5 kHz. Przebieg PWM o takiej częstotliwości nie powoduje słyszalnych\nefektów w dławiku oraz umożliwia zastosowanie dławika o „rozsądnej” wielkości.\nIndukcyjność 1 mH zapewnia przetwornicy\nprzepustowej tryb pracy ciągłej w pełnym\nzakresie napięć wyjściowych, już przy obciążeniu rzędu 40 mA.\nPrzetwornica żarzenia jest zasilana niestabilizowanym napięciem o wartości około\n15V. Napięcie to (V15) jest pobierane z kondensatora CE1 ładowanego z prostownika\npełnookresowego złożonego z diod D1..D4.\nPrzy takim napięciu zasilającym i 8-bitowej\nrozdzielczości przebiegu PWM uzyskano\nmożliwość ustawiania napięcia żarzenia\nz krokiem wynoszącym około 60 mV. Prąd żarzenia jest mierzony pośrednio przez pomiar\nspadku napięcia na boczniku zbudowanym\nz rezystorów R70...R77. Spadek napięcia na\ntych rezystorach, po odfiltrowaniu w układzie R78/C32, jest doprowadzony do wejścia\nADC1 procesora. Napięcie na wyjściu przetwornicy żarzenia jest dzielone w stosunku R68/(R66+R67) i po filtracji w układzie\nR69/C31 podane na wejście ADC2 procesora. Rzeczywiste napięcie zasilające grzejnik\nlampy jest równe napięciu wyjściowemu\nprzetwornicy pomniejszonemu o spadek napięcia na boczniku do pomiaru prądu. Oprogramowanie miernika na bieżąco uwzględnia tę poprawkę.\nRys. 4. Schemat ideowy miernika\nZasilacz żarzenia może pracować w trybie stabilizacji napięcia lub prądu. W obu\nwypadkach pętla stabilizacji jest zrealizowana programowo. W trybie stabilizacji napięcia program stara się utrzymywać na grzejniku lampy wartość napięcia zadaną przez\nużytkownika. Grzejniki katod lamp większej\nmocy charakteryzują się stosunkowo niską\nrezystancją zimnego włókna i dużą bezwładnością cieplną. Dlatego po załączeniu\nżarzenia napięcie narasta liniowo z szybkością około 0,6 V/s. W trybie stabilizacji prądu\nżarzenia również natężenie liniowo narasta\ndo zadanej wartości, po czym – niezależnie\nod rezystancji obciążenia – program stara się\nutrzymywać nastawiony prąd żarzenia.\nProgram sterujący wyłącza przetwornicę,\njeśli prąd wyjściowy przekroczy 3,8 A. Takie\nwyłączenie jest sygnalizowane dźwiękiem\ni odpowiednim znacznikiem na wyświetlaczu\nLCD. Grzejniki niektórych lamp, np. popularnej\ntriody 6N13S, potrafią pobierać w pierwszych\nsekundach ponad 3,5 A przy nominalnym\nprądzie żarzenia 2,5 A. Jeśli przy pierwszym\nwłączeniu grzejnik takiej lampy spowoduje\nzadziałanie zabezpieczenia nadprądowego, to\nnależy próbę ponowić. Zazwyczaj przy drugim\nlub trzecim załączeniu grzejnik jest już na tyle\npodgrzany, że nie przeciąża przetwornicy.\nPrzez kołki (igły) żarzenia płynie stosunkowo duży prąd, dlatego w tym miejscu zdarzają\nsię problemy ze stykami w podstawkach. Odłączenie obciążenia w trybie stabilizacji prądu\nnormalnie skutkuje narastaniem napięcia na\nwyjściu do maksymalnej wartości. Jeśli w takim stanie nastąpi ponowne połączenie, np.\nwskutek poruszenia lampy w podstawce, to\ngrzejnik ulegnie natychmiastowemu przepaleniu. Dlatego w trybie stabilizacji prądu procesor nie zmienia wypełnienia przebiegu PWM,\njeśli prąd wyjściowy spada poniżej 5 mA, co\nwskazuje na odłączenie obciążenia.\nNależy jednak zwrócić uwagę, że kondensatory na wyjściu przetwornicy impulsowej\npracującej bez obciążenia naładują się do kilkunastu woltów. Z tego powodu należy unikać\nodłączania i dołączania grzejnika lampy przy\nniezerowych nastawach napięcia i prądu żarzenia lub gdy miernik wskazuje obecność napięcia na zaciskach H1/H2.\nZasilacz siatki pierwszej Ug1. Siatka\npierwsza wymaga ujemnego potencjału względem katody. Katoda lampy w mierniku jest zawsze połączona z masą przyrządu, dlatego konieczne było wytworzenie ujemnego napięcia\no precyzyjnie regulowanej wartości w zakresie\nod 0 do –24 V.\nPrąd pobierany przez siatkę pierwszą jest\nznikomy i dla sprawnej lampy nie przekracza\nkilkunastu mikroamperów. Dzięki temu można\nbyło zrezygnować z dodatkowego uzwojenia\nw transformatorze sieciowym i zbudować zasilacz Ug1 jako powielacz odwracający biegunowość napięcia. Źródłem impulsów dla powielacza jest wyjście CKUG1 procesora (3-U3).\nSygnał o stałej częstotliwości 5 kHz z wyjścia\nprocesora jest podany na jeden z dwóch negujących buforów zawartych w układzie U4\n(TC4426). Na wyjściu U4 impulsy osiągają amplitudę około 15 V i mają szybko narastające\ni opadające zbocza. Z wyjścia układu U4 przebieg prostokątny jest podawany na klasyczny\nukład powielacza zbudowanego z kondensatorów C25...C29 i diod D17...D20. Napięcie wyjściowe jest dodatkowo filtrowane przez kondensatory CE7. Napięcie siatki pierwszej jest\nbardzo ważnym parametrem podczas pomiaru\nlampy, zatem należało szczególnie starannie zadbać o jego stabilność i dokładność.\nPomiar napięcia zrealizowano na nieco\nnietypowym dzielniku R64/R65 opartym o napięcie referencyjne. Ten prosty zabieg umożliwił przeskalowanie z równoczesnym przeniesieniem napięcia pomiarowego do zakresu\nnapięć dodatnich. To pozwoliło podać napięcie\nz dzielnika po odfiltrowaniu w R63/C30 od\nrazu na wejście ADC7 (33U3).\nRegulacja i stabilizacja napięcia wyjściowego jest zrealizowana programowo przez „połykanie” impulsów taktujących powielacz. Procesor cyklicznie odczytuje napięcie na wejściu\nADC7, przelicza i porównuje wynik z zadaną\nprzez użytkownika wartością. Jeśli ujemne napięcie przekracza wartość odniesienia, to najbliższy impuls nie jest wystawiany.\nNajwiększym zagrożeniem dla zasilacza\nsiatki pierwszej jest zwarcie międzyelektrodowe w czasie pomiaru. Nawet w lampie sprawdzonej omomierzem przed pomiarem może nastąpić zwarcie spowodowane zmianą geometrii\nelektrod po nagrzaniu lampy. W przypadku\nzwarcia siatki pierwszej i drugiej przy pomiarze\npentody lub siatki pierwszej i anody podczas\npomiaru triody na wyjście zasilacza Ug1 dostaje się pełne napięcie Ua lub Ug2, którego wartość może dochodzić do 300 V. Dla zabezpieczenia zasilacza Ug1 zastosowano diodę D21,\nktóra zwiera dodatnie napięcie doprowadzone\ndo wyjścia Ug1. Prąd zwarcia jest ograniczony\ndo bezpiecznej wartości przez rezystory antyparazytowe o rezystancji około 10 kV montowane bezpośrednio przy podstawkach lamp.\nZasilacz anodowy Ua. Źródłem napięcia\ndla zasilacza anodowego i siatki drugiej jest\nuzwojenie wtórne transformatora sieciowego\no napięciu znamionowym 240 VAC. Po wyprostowaniu w mostku złożonym z diod D6...D9\ni wygładzeniu kondensatorem CE4 uzyskujemy\nnapięcie około 335 V (linia V335). Stabilizator\nrównoległy zbudowany na diodzie Zenera DZ1\ni rezystorze R12 dostarcza potencjału niższego\no 15 V (linia V320), który służy do zasilania\nwzmacniaczy U7A/B (LM358). Na tych elementach zbudowano obwody pomiaru prądu.\nUkłady typu LM358 są tanie i dostatecznie\ndobre w tym zastosowaniu, ale wymagają, aby\nnapięcie na wejściach wzmacniacza było przynajmniej o 1,5 V niższe od dodatniego bieguna\nzasilania (linia V333). Konieczny spadek napięcia zapewniają diody D10...D12. Ostatnim\nwspólnym elementem zasilacza anodowego\ni siatki drugiej jest filtr L2/C15. Uzyskanym\nna jego wyjściu napięciem V15A są zasilane\nwzmacniacze operacyjne U6A/B (LM358).\nZasilacz anodowy zbudowano jako liniowy stabilizator z szeregowym tranzystorem\nregulacyjnym Q2 typu MOSFET. Bramka\ntranzystora Q2 jest wstępnie polaryzowana\nprzez rezystor R41. Wysokonapięciowy tranzystor Q4 umożliwia wzmacniaczowi błędu\n(7-U6) sterowanie potencjałem bramki. Napięciem odniesienia dla wzmacniacza błędu\njest podwójnie scałkowany (R43/C20 i R44/\nC19) przebieg o zmiennym wypełnieniu\nPWMUA. Pomniejszone 61-krotnie w dzielniku R35+R36/R38||R39 wyjściowe napięcie zasilacza jest podane na nieodwracające\nwejście wzmacniacza błędu (5-U6). To samo\nnapięcie po odfiltrowaniu w R37/C18 jest\nprzez wejście ADC3 (37-U3) mierzone przez\nmikrokontroler i po przeliczeniu wyświetlane na LCD.\nPomiar prądu w linii o wysokim potencjale zawsze sprawia problemy, a tutaj mamy\nnapięcie regulowane w zakresie 0...300 V!\nInspiracją zastosowanego rozwiązania był\nukład scalony MAX471. Układ pomiarowy\njest dyskretną, wysokonapięciową realizacją połówki tego układu. Dokładny opis\nmożna znaleźć w karcie katalogowej układu MAX471. W skrócie: spadek napięcia na\nboczniku pomiarowym (R17+R18) wywołuje proporcjonalny prąd kolektora Q1. Napięcie, jakie wytworzy ten prąd na rezystorze\nR15, jest filtrowane w R13/C17 i podane na\nwejście ADC1 (39-U3).\nW mierniku układ pomiaru prądu anodowego przeniesiono przed regulator. Dzięki\ntemu uproszczone zostało zasilanie i można\nz jednego napięcia zasilać układy pomiarowe dla kilku linii. Nie ma też problemów\nz pomiarem prądu przy niskich napięciach\nObwód polaryzacji bramki R41/Q4 jest\nzasilany sprzed bocznika i nie wpływa na\nwynik pomiaru. Prąd bramki jest pomijalnie\nmały (max 0,1 mA), zatem można założyć, że\nprąd wpływający do układu regulacji (który\nmierzymy) jest równy prądowi wypływającemu do anody. Niestety, prądu dzielnika\ndo pomiaru napięcia wyjściowego nie da się\npominąć, bo wynosi on prawie 0,74 mA przy\n300 V i w dodatku zależy liniowo od napięcia anodowego. Dlatego procesor na bieżąco\nodejmuje prąd dzielnika i wyświetla na LCD\ndokładnie wartość prądu wypływającego do\nanody mierzonej lampy.\nPodstawowy zakres pomiarowy wynosi\n20,00 mA. Pomiar lamp większej mocy wymagał wprowadzenia dodatkowego zakresu\npomiarowego 200,00 mA. Przełączenie zakresu polega na dołączeniu równolegle do bocznika 20 V (R17+R18) dodatkowej rezystancji\n2,222 V (R19...R24) za pomocą przekaźnika\nREL1. Przekaźnik jest załączany przez proELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2010\ncesor, gdy prąd anodowy przekroczy 19 mA\ni wyłączany, gdy spadnie poniżej 17 mA.\nNa wyjściu zasilacza anodowego dodano\nprzekaźnik REL2, którego styki w lampach\nz podwójnym systemem elektrod podłączają napięcie anodowe do pierwszej (A1) lub\ndrugiej (A2) anody. Dzięki temu możliwy jest\npomiar lampy podwójnej bez wyciągania\nz podstawki lub przełączania kabli.\nW zasilaczu anodowym zastosowano\nszereg rozwiązań, których zadaniem jest\nochrona obwodów miernika przed uszkodzeniem. Pierwszym elementem jest szybki\nbezpiecznik F1 wspólny dla zasilacza anodowego i siatki drugiej. Kolejny to transil DZ3,\nktórego zadaniem jest ochrona rezystorów\nbocznika pomiarowego. Dioda Zenera DZ4\nnie pozwala na przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia Ugs tranzystora Q2.\nTranzystor Q3 z zestawem przełączanych\nboczników R31+R32 i R25...R30 ogranicza\nprąd zwarcia do około 350 mA. Transile DZ5\ni DZ6 chronią boczniki zabezpieczenia nadprądowego. Dioda D13 uniemożliwia „wpływanie” prądu do wyjścia, co może się zdarzyć, jeśli anoda lampy zewrze się z siatką\ndrugą. Rezystor R34 ogranicza prąd zwarcia,\nzanim zadziałają pozostałe zabezpieczenia.\nNależy zaznaczyć, że transile DZ3, DZ5\ni DZ6 pracują nietypowo w kierunku przewodzenia. Różne inne typy diod nie sprawdziły się w tym miejscu. Transil DZ2 pracuje\nnormalnie, w kierunku zaporowym i chroni\nwejście procesora w przypadku uszkodzenia\nMiernik jest w zasadzie przeznaczony\ndo pomiaru lamp elektronowych w cyklach\nautomatycznych, ale wprowadzono możliwość wykorzystania bloków miernika jako\nzasilacza: anodowego, siatkowego i żarzenia.\nW tym trybie moc wydzielana w tranzystorach wykonawczych (Q2, Q6) może spowodować ich przegrzanie. Dlatego na radiatorze\njest zamontowany czujnik temperatury typu\nLM35DZ. Po przekroczeniu bezpiecznej temperatury radiatora działanie miernika jest\nblokowane do czasu ostygnięcia.\nZasilacz siatki drugiej Ug2. Regulowany zasilacz siatki drugiej jest zbudowany\nanalogicznie jak zasilacz anodowy, z tym że\npomiar prądu wyjściowego odbywa się na\njednym zakresie 40,00 mA. Niezależnie od\nzabezpieczeń sprzętowych program sterujący wyłącza oba zasilacze, gdy prąd anodowy\nprzekroczy 240 mA lub siatkowy wzrośnie\nponad 48 mA. Zadziałanie zabezpieczenia\njest sygnalizowane dźwiękiem oraz znacznikiem na wyświetlaczu LCD.\nNapięcia wyjściowe obu zasilaczy są\nzadawane przez mikrokontroler, a stabilizację realizuje wzmacniacz błędu U6. Zbyt\nszybkie narastanie napięcia anodowego mogłoby spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego. Dla uniknięcia zakłóceń\nw pracy miernika, program liniowo zwiększa\ni zmniejsza napięcia referencyjne. Dzięki\ntemu szybkość narastania i opadania napięcia na wyjściach zasilaczy jest ograniczona\ndo około 180 V/s.\nBlok sterowania. Mikrokontroler ATmega16 jest taktowany zewnętrznym rezonatorem kwarcowym o częstotliwości 16 MHz.\nNa płytce drukowanej znalazło się miejsce\ndla 6-stykowego złącza ISP, które umożliwia\npierwsze zaprogramowanie i późniejszą aktualizację oprogramowania miernika.\nDo zasilania układów miernika zastosowano popularny scalony stabilizator\nLM317A (U1). Napięcie zasilania jest równocześnie napięciem odniesienia dla wewnętrznego przetwornika analogowo-cyfrowego. Jako przetworniki cyfrowo-analogowe pracują dwa wyjścia PWM (PWMUA\ni PWMUG2). Ich dokładność również zależy\nod napięcia zasilającego, dlatego ważne jest\nustawienie dokładnej wartości tego napięcia.\nNapięcie na wyjściu LM317A jest ustalane rezystorami R1/R2 na 5,12 V. Tolerancja\nrezystorów i wewnętrznego napięcia odniesienia LM317A powoduje kilkudziesięciomiliwoltowy rozrzut napięcia wyjściowego.\nNajczęściej uzyskiwano 5,09 V i taka wartość\nzostała zadeklarowana w programie, zatem\naby osiągnąć maksymalną dokładność miernika, należy ustawić linię V5D na takim potencjale. Napięcie wyjściowe LM317A zasila\nwszystkie cyfrowe układy miernika (V5D).\nNapięcie zasilające układy analogowe (V5A)\njest dodatkowo filtrowane w L1/(C3+CE3).\nMiernik wyposażono w 4-wierszowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD, po 20 znaków\nw wierszu. Wyświetlane są na nim aktualne\nnastawy i wyniki pomiarów. Mikrokontroler\nsteruje wyświetlaczem LCD poprzez cztery\nlinie danych LD4...LD7 i dwie linie sterujące\nLE i LRS. Dla poprawnej pracy wyświetlacza\nkonieczne jest ustawienie kontrastu rezystorem\nMiernik sygnalizuje dźwiękiem załączenie,\nzakończenie cyklu pomiarowego oraz awaryjne\nwyłączenie na skutek zadziałania zabezpieczeń.\nŹródłem dźwięku jest przetwornik piezoelektryczny podłączony do złącza CON3. Procesor\ngeneruje przebieg prostokątny o częstotliwości\n500 Hz. Do złącza CON3 należy podłączać sygnalizatory bez wbudowanego generatora.\nKomunikację z komputerem umożliwia\ndwukierunkowy port szeregowy. Układ U2 typu\nMAX202 z kondensatorami C5...C8 dokonuje\nkonwersji napięć TTL/RS232C.\nDo przeglądania katalogu lamp, ustawiania\nnapięć i prądów służy enkoder obrotowy. Enkoder należy podłączyć do pinów E1, E2 i GND\nzłącza J4. Miernik jest wyposażony w dodatkowy przycisk podłączany do pinów K0 i GND.\nOrganizacja wyświetlacza, sposób użycia enkodera i przycisku zostaną szczegółowo omówione w instrukcji obsługi.\nMiernik jest zasilany z 230 VAC przez\ngniazdo IEC z typowym przewodem kom-\nputerowym zakończonym wtyczką sieciową.\nZmniejszenia liczby przewodów i końcówek\npołączonych z siecią energetyczną osiągnięto przez zastosowanie gniazda zespolonego.\nW jednej obudowie oprócz gniazda zasilania\nznajduje się wyłącznik sieciowy z lampką\nsygnalizującą załączenie, oprawka bezpiecznikowa, czasem nawet z miejscem na zapasowy bezpiecznik. Najczęściej w gniazdach\ntego typu niemożliwa jest wymiana wkładki\ntopikowej bez odłączenia przewodu zasilającego. Do zabezpieczenia obwodu pierwotnego transformatora przewidziano zwłoczną\nwkładkę topikową 800 mA. Dla zapewnienia\nbezpieczeństwa użytkowania w zasilaczu\nzastosowano sieciowy transformator separujący. Wprawdzie było możliwe zastosowanie\nzasilacza bez izolacji galwanicznej, wykorzystującego bezpośrednio napięcie sieciowe, ale zaważyły względy bezpieczeństwa\nużytkowania. Niewielkie wymiary obudowy wymusiły zastosowanie transformatora\nna rdzeniu toroidalnym. Bezpośrednio nad\ntransformatorem znajdują się podstawki\nlamp wraz z okablowaniem. Dlatego przy zakupie transformatora należy zwrócić uwagę,\naby jego średnica nie przekraczała 90 mm,\na wysokość 40 mm.\nNapięcie 13,3 VAC z uzwojenia wtórnego jest podawane na prostownik pełnookresowy zbudowany z diod Schottky’ego D1...\nD4. Takie rozwiązanie zmniejszyło spadek\nnapięcia i ograniczyło moc rozpraszaną na\ndiodach przy zasilaniu maksymalnym prądem żarzenia (2,5...3 A). Wyprostowane\nnapięcie jest filtrowane przez kondensatory\nCE1 i C1. Niestabilizowane napięcie o wartości ok. 15 V (linia V15) zasila stabilizator\n+5 V (U1), bufory (U4), cewki przekaźników\n(REL1, REL2) i podświetlenie wyświetlacza\nTo samo napięcie po filtracji w L2/C15\nzasila wzmacniacze operacyjne (U6) w regulatorach napięcia anodowego i siatki drugiej\nNatychmiastowy odzew od\nzytelników na pierwszą część\ntego artykułu potwierdza, że\nwzmacniacze lampowe cieszą\nsię zainteresowaniem wielu\nW drugiej części artykułu\nszczegółowo opisano montaż\ni procedurę uruchomienia\nNa rys. 5 i rys. 6 pokazano schematy\nmontażowe miernika. Ze względu na zastosowane elementy SMD do montażu należy używać lutownicy grzałkowej o niewielkiej mocy, najlepiej ze stabilizacją\ntemperatury grota. Konieczna będzie też\npęseta do układania i przytrzymywania\nPłytkę drukowaną miernika wykonano\njako dwustronną z metalizacją otworów.\nPokrycie płytki soldermaską nie tylko ułatwia montaż elementów SMD, zapobiegając\nnadmiernemu rozlewaniu się lutowia, ale\nstanowi dodatkową izolację elektryczną,\nbardzo przydatną ze względu na wysokie\nnapięcia występujące na ścieżkach.\nPrzed rozpoczęciem lutowania należy\nsprawdzić pod lupą, czy na płytce nie ma zwarć\nmiędzy ścieżkami. Odnalezienie takich wad będzie mocno utrudnione po zakończeniu montażu. Warto też przemyć topnikiem SMD stronę\nW pierwszej kolejności montujemy rezystory, kondensatory i układy scalone SMD\numieszczone na warstwie spodniej. Po zakończeniu lutowania warto sprawdzić, czy\nwszystkie wyprowadzenia zostały przylutowane – przy takiej liczbie łatwo można jakieś pominąć. Następnie na warstwie górnej\nlutujemy niskie elementy przewlekane: diody\nprostownicze i Zenera, kondensatory oraz\nprzekaźniki. Należy zamontować podstawkę\npod procesor. Po wlutowaniu procesora bezpośrednio w płytkę jego wymiana bez użycia\nspecjalistycznego oprzyrządowania będzie\npraktycznie niemożliwa. Kolejnymi montowanymi elementami powinny być złącza.\nZłącza J1 i J5 wymagają wciśnięcia w płytkę.\nMożna to zrobić, wciskając pojedynczo kołki\nszczypcami albo wcisnąć w płytkę całe złącze\nza pomocą imadła. Przy montażu złączy należy zwrócić uwagę na poprawne rozmieszczenie kluczy, gdyż są one „polaryzowane”\nELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010\ni odwrotne wlutowanie może zakończyć się\nuszkodzeniem miernika. Jako następne montujemy tranzystory, za wyjątkiem tych, które\nsą przykręcane do radiatora. Teraz przyszła\npora na kondensatory elektrolityczne, z wyjątkiem CE1 i CE4, i dławik przetwornicy.\nJako ostatnie montujemy tranzystory mocy\nQ2, Q6, Q11 oraz stabilizator U1. Elementy te montowane są na radiatorze z profilu\naluminiowego A5723 o wysokości 40 mm.\nNajpierw należy wytrasować rozmieszczenie\notworów pod śruby mocujące. Po wywierceniu, otwory gwintujemy gwintownikiem M3.\nPo oczyszczeniu radiatora należy miejsca styku elementów posmarować pastą silikonową\nułatwiającą odprowadzenie ciepła. Następnie\nnależy zamocować tranzystory stosując podkładki mikowe i tulejki izolacyjne. Nie należy\njeszcze dokręcać śrub mocujących. Tak uzbrojony radiator mocujemy do płytki za pomocą\ntulejki wspornikowej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Po ustawieniu radiatora\ntak, aby wyprowadzenia elementów nie były\nniepotrzebnie naprężane, dokręcamy wszystkie elementy do radiatora. Dopiero teraz lutujemy wyprowadzenia do obwodu drukowanego. Ostatnimi elementami montowanymi po\nftp://ep.com.pl, user: 15257, pass: 1ajsf046\ndokręceniu śrub mocujących elementy na radiatorze są CE1 i CE4. Warto zapewnić dodatkowe mocowanie mechaniczne dla CE1, CE4,\nRys. 5. Rozmieszczenie elementów od strony druku (Top Layer)\n(obraz zmniejszono o 50%)\nRys. 6. Rozmieszczenie elementów od strony (Bottom Layer)\nNa obudowie miernika przewidziano miejsce na dziewięć podstawek dla mierzonych\nlamp: trzy podstawki octal, pięć podstawek\nnoval i jedną heptal. Podstawki oznaczono\numownie literami od „A” do „I”. Aby umożliwić pomiar lamp mniej typowych, wyjścia\nwszystkich zasilaczy (H1, H2, K, G1, G2,\nA1, A2) wyprowadzono na gniazda bananowe. Komplet tych gniazd jest oznaczony jako\n„podstawka” o symbolu „J” (rys. 7). W tab. 1\nzamieszczono listę połączeń wyjść zasilaczy\n(złącze J5) z nóżkami podstawek lampowych\nNależy pamiętać, że miernik dostarcza napięć, które mogą być niebezpieczne dla życia,\ndlatego okablowanie należy wykonać przewodem o odpowiedniej izolacji. Gniazda bananowe muszą mieć bezpieczną konstrukcję, która\nuniemożliwia przypadkowe dotknięcie metalowego styku.\nNa fot. 8 pokazano rozmieszczenie podzespołów wewnątrz miernika. Miernik ładnie mieści się w obudowach pulpitowych\ntypu Z-25 /Kradex/, G1502 /Pro-Desk/ lub\npodobnych. Na płycie czołowej przyrządu\nnależy wykonać otwory dla gniazd bananowych, wyświetlacza LCD, przycisku i enkodera (rys. 9, rys. 10). Opisy wykonano jako\nnaklejkę (rys. 11).\nPrzy intensywnym użytkowaniu miernik\nwymaga wymuszonego obiegu powietrza –\nProgram miernika napisano w języku C\ni uruchomiono w zintegrowanym środowisku\nICCAVR firmy ImageCraft. W aktualnej wersji\n(1.14) nieco ponad 2100 bajtów pamięci Flash\nzajmuje katalog lamp elektronowych. Pamięć\nEEPROM niemal w całości jest zajęta przez tę\nczęść katalogu lamp, która może być zmieniana\nPodstawowe przerwanie czasowe jest generowane co 1 ms. Niezależnie od niego, co 100 ms\npojawia się przerwanie sygnalizujące zakończenie pracy przetwornika A/C. Każde kolejne przerwanie powoduje zaadresowanie innego kanału\nmultipleksera na wejściu A/C. Do obliczeń używana jest suma 64 kolejnych próbek z każdego\nkanału. Wyjątkiem jest kanał odczytujący napięcie bramki pierwszej. Dla zwiększenia szybko-\nRys. 7. Schemat okablowania podstawek\nnie tylko w obrębie radiatora, ale i pozostałych elementów wewnątrz obudowy. W tym\ncelu na tylnej ściance obudowy wykonano\notwór i po zewnętrznej stronie zamontowano\nwentylator z kratką zabezpieczającą. W prototypie zastosowano wentylator na 12 VDC\no wymiarach 50×50×12 mm zasilany ze złącza J2.\nści, kanał ten jest odczytywany naprzemiennie\nze wszystkimi pozostałymi: TS, UG1, IH, UG1,\nUH, IG1, UA, UG1, IA, UG1, UG2, UG1, IG2,\nUG1 i ponownie TS.\nSprawdzanie warunków awaryjnego wyłączenia odbywa się po każdym odczycie, dzięki\nczemu zabezpieczenia nadprądowe (Ih, Ia, Ig2)\ndziałają bardzo szybko. Wyłączenie zasilaczy\nL3 poprzez przyklejenie ich do płytki klejem\nMontaż i okablowanie podstawek\nTab. 1. Sposób podłączenia wyprowadzeń złącza J5 do podstawek lamp\n*) Potencjał G1 należy podłączać przez rezystory antyparazytowe 10 kV umieszczone bezpośrednio na podstawkach. Wskazane jest użycie przewodu ekranowanego. Ekran należy podłączyć do pinu nr 4 złącza J5.\nnastąpi również w przypadku, gdy temperatura\nradiatora przekroczy 80ºC. Ponowne załączenie\nwymaga ostygnięcia radiatora poniżej 70ºC.\nImpulsy z enkodera są obsługiwane przez\nprzerwanie sprzętowe. Dzięki temu nawet szybkie kręcenie jego gałką jest odczytywane poprawnie. Stan przycisku jest testowany co 1 ms.\nNaciśnięcie przycisku na czas dłuższy od 20 ms\ni krótszy 250 ms jest traktowane przez program\njako „kliknięcie”. Przytrzymanie wciśniętego\nklawisza na dłużej niż 250 ms zmienia sposób\ninterpretacji impulsów przychodzących z enkodera, co jest sygnalizowane przez zmianę rytmu\nmrugania kursora na LCD.\nAutomatyczny cykl pomiarowy lampy składa się z 24 kroków:\n1. ustaw Uh (lub Ih); 2. czekaj wstępny czas\nżarzenia; 3. ustaw Ug1 – 0,4 V; 4. ustaw Ua; 5.\nustaw Ug2; 6. odczyt Ia(1); 7. ustaw Ug1+0,4 V;\n8. odczyt Ia(2); 9. oblicz S; 10. ustaw Ug1; 11.\nustaw Ua=10 V; 12. odczyt Ia(1); 13. ustaw\nUa+10 V; 14. odczyt Ia(2); 15. oblicz R; 16.\nustaw Ua; 17. oblicz K; 18. wyślij zawartość\nLCD do PC; 19. wyłącz Ug2; 20. wyłącz Ua; 21.\nwyłącz Ug1 (ustaw na –24 V); 22. nadaj sygnał\ndźwiękowy; 23. czekaj na zmianę połówki lampy; 24. wyłącz Uh (lub Ih).\nZe względu na łagodne narastanie i opadanie Uh/Ih, Ua, Ug2 oraz stosunkowo wolne działanie powielacza Ug1 między kolejnymi krokami wprowadzono odpowiednie opóźnienia.\nPrzed uruchomieniem należy dokładnie\nsprawdzić montaż. Doświadczenie uczy, że\nwarto dokonać powtórnego sprawdzenia. Jeszcze lepiej byłoby, aby dokonał tego ktoś inny.\nJeżeli montaż został przeprowadzony poprawnie, można przejść do następnego etapu uruchamiania.\nNa tym etapie uruchamianie odbywa się\nbez procesora i bez podłączania wysokiego napięcia. Kolejność czynności:\n– Podłącz uzwojenie 13 VAC na odpowiednie\npiny złącza zasilania J1.\n– Przygotuj multimetr i ustaw na zakres\n20 VDC, przewód ujemny podłącz do\ngniazda bananowego K.\n– Sprawdź, czy wszystko jest podłączone poprawnie.\nDalsze kroki mogą być niebezpieczne,\nwięc należy zachować ostrożność! Włącz zasilanie miernika i sprawdź napięcia wg poniższej\n– Katoda D1, 6(U4) oraz 8(U6) powinny być\nna potencjale 16...18 V, ale nie więcej niż\n20 V; jeśli napięcie na linii V15 przekroczy\n20 V, to istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia układu U4 (TC4426).\n– Piny 10, 30, 32(U3), 16(U2); 2(CON2) to\nzasilanie części cyfrowej. Woltomierz powinien pokazać 5,12 V (–30 mV). Miernik\nosiąga najlepszą dokładność, jeśli to napięcie wynosi 5.09 V.\n– Na 3(J3) złącza LCD powinno dać się ustawić 0...5,12 V trymerem regulacji kontrastu\nRV1. Po podłączeniu wyświetlacza suwak\nustawia się tak, aby było widać wyświetlane znaki z dobrym kontrastem.\n– Przygotuj odcinek izolowanego drutu. Jedną końcówkę przewodu wsuń w pin 10\npodstawki procesora, a drugą przez moment dotknij do pinu 1. Powinien załączyć\nsię przekaźnik REL1.\n– Dotknij końcówką przewodu pinu 2 w podstawce procesora. Powinien załączyć się\n– Połącz miernik z komputerem za pomocą kabla modemowego (przedłużacza\nRS232C), uruchom program terminalu\nw komputerze (np. HyperTerminal), ustaw\nparametry transmisji na 9600,8,N,1 i wyłącz „Echo”. Połącz odcinkiem przewodu\npiny 14 i 15 w podstawce procesora U3.\nPo naciśnięciu kilku klawiszy na ekranie\npowinny się wyświetlić naciśnięte litery.\nPo usunięciu zwory znaki nie powinny się\nTo jest w zasadzie wszystko, co można\nsprawdzić na tym etapie. Jeżeli wszystkie testy\nprzebiegły poprawnie, przechodzimy do testowania z podłączonym uzwojeniem 240 VAC:\n– Wyłącz miernik, odłącz kabel zasilający, podłącz uzwojenie 230 VAC do\nzłącza J1. Napięcie na głównej linii zasilania V335 powinno wynosić około\n335 V i zależy w dużym stopniu od naR\nFot. 8. Rozmieszczenie podzespołów w obudowie\nNa CD: karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów\nRezystory: (SMD, 1206)\nR1: 220 V\nR2: 680 V\nR3: 200 kV\nR4, R9, R11, R13, R37, R39, R40, R43...R45,\nR55, R57, R58, R60, R61, R63, R65, R67...\nR69, R78: 10 kV\nR5...R7, R14, R16, R47, R49, R64: 1,6 kV\nR8, R10, R35, R36, R42, R53, R54, R62:\nR12, R41, R59: 100 kV/3 W\nR15, R38, R46, R56, R66: 20 kV\nR17...R33, R48, R50, R51: 10 V\nR34, R52: 47 V/7 W\nR70...R77: 1 V\nRV1: Potencjometr montażowy 10 kV\nC1, C2, C3, C5, C11...C19, C21, C22, C24,\nC30...C32: 100 nF SMD\nC4, C6...C8, C20, C23, C25...C29: 1 mF MKT\nC9, C10: 22 pF SMD\nCE1 10000 mF/25 V\nCE2, CE3: 100 mF/16 V\nCE4: 330 mF/400 V\nCE5: 10 mF/400 V\nCE6: 1 mF/400 V\nCE7: 220 mF/35 V\nCE8, CE9: 1000 mF/25 V ESR\nU2: MAX202 DIL\nU3: Atmega16 DIL\nU6, U7: LM358 – 5szt\nQ2, Q6: IRF740\nQ4, Q8: MPSA44\nQ9, Q10: BC547\nD1...D4, D22: 1N5822\nD14, D15, D17...D21: 1N5819\nD5...D13, D16: 1N4007\nDZ1: Dioda Zenera 15 V\nDZ2, DZ7: BZW06-6,8\nDZ3...DZ6, DZ8...DZ11: BZW06-10\nL1, L2: 10 mH\nL3: 1 mH/2,8 A\nJ1 13 V/3 A – 6pinów\nJ2 FAN – 2piny\nJ3: LCD DISPLAY – goldpin 1×10\nJ4: goldpin 1×4\nJ5: SOCKET – goldpin 1×8\nCON2: Goldpin 2×3\nXTAL1: kwarc 16 MHz\nF1: bezpiecznik 315 mA + blaszki\nREL1, REL2: AZ850-12\nPiezo 30 mm\nWyświetlacz 4×20 znaków\npięcia w sieci energetycznej oraz zastosowanego transformatora. Podane niżej\nnapięcia są mierzone względem masy\n(potencjału katody), ale z kolei ich wartość zależy od napięcia na linii V335.\nDlatego poza wartością bezwzględną\npodano różnicę potencjału w stosunku\n– katoda D6 – około 335 V,\n– dren Q2, Q6 – około 333 V (o 2 V poniżej\n– anoda DZ1 – około 320 V (15 V poniżej\nWłącz zasilanie i zmierz napięcia w podanych punktach. Jeżeli wszystkie napięcia\nsię zgadzają, wyłącz miernik i odczekaj 10 minut\nna rozładowanie kondensatora wysokonapięciowego. W kolejnych krokach potrzebny będzie\nizolowany odcinek drutu o długości ok. 15 cm.\n– Jeden koniec przewodu podłącz do pinu 3\n(J3), a drugi do 18 (U3), suwak RV1 ustaw\nna potencjale masy.\n– Ustaw woltomierz na zakresie 1 kV i podłącz do gniazda bananowego A1.\n– Włącz miernik i powoli zwiększaj napięcie\nna suwaku RV1. Powinno to powodować\nRys. 9. Otworowanie płyty czołowej dla obudowy G1502\nzmianę napięcia A1 w zakresie od 0 V do\nnieco ponad 300 V.\n– Wyłącz miernik i odczekaj przez czas niezbędny na rozładowanie kondensatorów.\n– Przełóż zworę z pinu 18(U3) do 19(U3), suwak RV1 ustaw na potencjale masy.\n– Końcówkę woltomierza przełącz do gniazda G2.\n– Włącz zasilanie miernika i powoli zwiększaj napięcie na suwaku RV1. Napięcie G2\npowinno się zmieniać w zakresie od 0 V do\nZanim zaczniesz rozłączać przewody pomiarowe, wyłącz miernik i odczekaj 10 minut\ndla rozładowania kondensatorów elektrolitycznych. Jeśli do tej pory wszystkie testy wypadły\npozytywnie, możesz włożyć procesor w podstawkę i sprawdzić działanie miernika w trybie\nKompletną instrukcję obsługi miernika,\nwraz z wykazem opcji menu i katalogiem\nlamp, zamieściliśmy na płycie CD EP 5/2010.\nNiżej podjemy tylko skrót najważniejszych informacji.\nWszystkie napięcia na wyświetlaczu LCD,\nsą wyrażone w woltach [V], a prądy w miliamperach [mA]. Sekundnik wskazuje czas,\njaki pozostał do zakończenia pomiaru. Pozycję\nkursora wskazuje migający znak. Kursor można przesuwać po wyświetlaczu LCD kręcąc\npokrętłem +/–, przy zwolnionym przycisku\nSET/START. Zmianę wartości wskazywanej\nprzez kursor uzyskuje się poprzez kręcenie pokrętłem +/– przy wciśniętym przycisku SET/\nJeśli kursor wskazuje numer lampy, to\nkrótkie naciśnięcie (kliknięcie) przycisku SET/\nSTART powoduje rozpoczęcie cyklu pomiarowego.\nMiernik jest wyposażony w złącze DB9F,\nktórym można za pośrednictwem kabla typu\nprzedłużacz przesyłać do komputera aktualną\nzawartość wyświetlacza LCD. Parametry transmisji: 9600, n, 8, 1. Po załączeniu zasilania miernik wysyła do komputera komunikat:\nPress <ESC> to get LCDs copy\nNr TubeType Uh[V] Ih[mA] –Ug[V] Ua[V]\nIa[mA] Ug2[V] Ig2[mA] S[mA/V] R[k] K[V/V]\nZakończenie cyklu pomiarowego lub odebranie od komputera znaku ESC(27h) powoduje, że miernik odsyła do komputera aktualną zawartość wyświetlacza LCD, np.: 20 6L6G__A13\n6.3 910 13.9 255 78.4 250 5.30 0.1 0.0 0.0. Miernik ignoruje znaki inne niż ESC, zatem włączenie w programie terminalu opcji echa umożliwi\ndopisywanie własnych komentarzy do wyników pomiaru.\nWybierając numer lampy, ustawiamy równocześnie tryb pracy miernika:\nZarezerwowany do przyszłych zastosowań\n02...80 Pomiar lamp z katalogu stałego\nRys. 10. Otworowanie płyty czołowej pod podstawki dla obudowy G1502\n81...99 Edycja i pomiar lamp z katalogu definiowanego\nW trybie zasilacza napięcia i prądy ustawia\nsię ręcznie. W tym celu należy najechać kursorem na wybraną pozycję i przy wciśniętym\nprzycisku SET/START pokrętłem +/– ustawić\nżądaną wartość. Miernik wystawi nastawioną\nwartość po zwolnieniu przycisku.\nPrzy wciśniętym przycisku wyświetlana\njest wartość nastawiona wskazywanego parametru, po zwolnieniu – wartość zmierzona.\nUstawienie kursora na pozycji numeru\nlampy powoduje niemal natychmiastowe wyzerowanie wszystkich napięć (napięcie siatki\npierwszej jest ustawiane na –24 V).\nTryb pomiaru lampy\nW celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów lampy, należy ustawić numer z zakresu 01..99 i kliknąć przycisk\nSTART/SET. Miernik łagodnie załączy żarzenie, a po zdefiniowanym czasie pozostałe napięcia, niezbędne do wyznaczenia parametrów\nPoprawnie zakończony pomiar miernik sygnalizuje pojedynczym dźwiękiem. Żarzenie\npozostaje załączone, napięcia anodowe i siatkowe są wyłączane, a wyniki pomiarów zostają\nwysłane na port szeregowy i „zamrożone” na\nW tym stanie:\n– długie naciśnięcie przycisku SET/START\nprzywołuje na wyświetlacz LCD dane z katalogu, umożliwiając porównanie ich z wynikami pomiaru;\n– pokręcenie gałką +/– przy wciśniętym\nprzycisku SET/START umożliwia zmianę\nmierzonego systemu elektrod (tylko dla\n– kliknięcie przycisku SET/START rozpoczyna cykl pomiarowy od początku.\nJakikolwiek ruch pokrętłem +/– przy\nzwolnionym przycisku SET/START przerywa pomiar i powoduje niemal natychmiastowe wyzerowanie wszystkich napięć\n(napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na\nMiernik sygnalizuje podwójnym dźwiękiem przeciążenie obwodu żarzenia (H), anodowego (A), siatki drugiej (G) lub przegrzanie\nradiatora (T). Po wystąpieniu alarmu wszystkie\nnapięcia są wyłączane (napięcie siatki pierwszej\njest ustawiane na –24 V), a zawartość wyświetlacza jest „zamrażana”. Zasadniczą przyczynę\nalarmu pokazuje znacznik. Dodatkowe informacje można odczytać na wyświetlaczu, ale\nze względu na działanie zabezpieczeń sprzętowych odczyty ostatnich wartości mogą nie być\nKasowania alarmu – niezbędnego do dalszej pracy miernika – dokonuje się przez pokręcenie gałką +/–.\nmożna skasować po\nochłodzeniu radiatora do\nwciśnięty przycisk SET/START i pokrętłem\nnastawić żądaną wartość.\nDla lamp pojedynczych należy ustawiać\nnumer systemu elektrod na „0”.\nLampy z podwójnym systemem elektrod\nwpisuje się na dwóch kolejnych pozycjach: „1”\nz niższym, a „2” z wyższym numerem w katalogu.\nAdaptery do pomiaru lamp\nZestaw podstawek testowych umożliwia\nwłożenie 65 spośród 98 typów lamp znajdujących się w katalogu. Pozostałe 33 typy można mierzyć po podłączeniu lamp przewodami do gniazd bananowych. Niektóre lampy\nwymagają jednak zbudowania specjalnych\nadapterów. Do takich wyjątków należą m.in.\npodwójne lampy zawierające triodę i pentodę, np. ECL86, PCL86, oraz lampy elektrometryczne, czyli „magiczne oczka”, np. EM84,\nPo podłączeniu lampy do miernika za\npośrednictwem adaptera należy wybrać z katalogu właściwy typ lampy (ECL86, PCL86),\na następnie uruchomić pomiar automatyczny. Zmianę mierzonego systemu dokonuje\nsię poprzez wybór lampy ECL86TJ12 dla\ntriody lub ECL86PJ22 dla pentody.\nRys. 11. Naklejka na front miernika, rozmiar 199×129 mm\nNazwy i parametry lamp o numerach\n81...99 mogą być definiowane przez użytkownika. W tym celu\nnależy ustawić kursor\nna literze lub liczbie,\nktóra ma zostać zmieniona,\nZdalny przełącznik światła\nInstrukcja obsługi wzmacniacza PRIMUS OTL - Audio


Za wolność waszą i naszą |\nJuż za nami szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego pod hasłem „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ”. Konkurs corocznie organizuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.\nW Szkole Podstawowej nr 2 im Papieża Jana Pawła II eliminacje miały miejsce 7 listopada 2016 r. Cele konkursu to:\nKształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego;\nPopularyzowanie wśród dzieci młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.\nDo zmagań konkursowych tym razem przystąpiło dziesięć osób z klasy VI. Przygotowywaliśmy się w domu jak i na zajęciach koła historycznego pod opieką pani Alicji Nowakowskiej – szkolnego koordynatora. Test przygotowany przez organizatorów nie był łatwy. Kilka punktów zabrakło Weronice Szymczak do uczestnictwa w etapie rejonowym, ponieważ należało uzyskać co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.\nNajlepszy wynik uzyskała Weronika Szymczak z klasy VI, zajmując I miejsce. Na drugiej pozycji uplasowała się Natalia Sopuch. Trzecie miejsce zajął Aleksy Krekora. Warto brać udział w tego rodzaju konkursach poznając lepiej historię swojego narodu, swojej Ojczyzny, kształtując piękną postawę patriotyczną.


Leszczynianie poprowadzili do zwycięstwa - sport.elka.pl\nZawodnicy LKS Szawer Astromal Leszno, Marcin Szymański i Maciej Ganczarek poprowadzili speedrowerową reprezentację Polski w meczu z Wielką Brytanią. Ten pojedynek rozegrany został na torze w Bydgoszczy.\nReprezentacja Wielkiej Brytanii w skład, której wchodzą seniorzy, juniorzy i kadra dziewcząt przyjechała do Polski na cykl takich trochę wakacyjnych spotkań. Te pojedynki zaplanowano w Bydgoszczy, Toruniu i Żołędowie.\nPierwszy z nich, w którym rywalizowali seniorzy rozegrano na torze w grodzie nad Brdą. Pojedynek był bardzo zacięty, zupełnie jakby nie był to towarzyski mecz. O wszystkim decydował ostatni wyścig rozgrywany, już przy blasku księżyca relacjonuje prezes LKS Szawer Astromal Leszno Piotr Banasik.\nPrzed tym decydującym starciem Wielka Brytania prowadzi trzema punktami. Na torze pojawili się zawodnicy leszczyńskiego klubu Marcin Szymański i Maciej Ganczarek i to właśnie ich zwycięstwo w tym biegu 7:3, dało ostateczną wygraną Polski, jednym punktem 87:86. Dodajmy, że Szymański zakończył zawody z kompletem 20 pkt., Ganczarek zainkasował 15+2.\nNa kolejne mecze naszej reprezentacji z Wielką Brytanią, powołania otrzymali następujący zawodnicy LKS Szawer Astromal: Kamil Naskręt, Michał Sassek, Michał Zając i Patryk Kriger. z\n1. Dodane przez dd w dniu 2011-08-19 08:36\nA CZY MUSIELAK I ADAMCZEWSKI TEŻ POJADĄ?MOŻE PRZYDA IM SIE TROCHĘ MIĘDZYNARODOWEJ JAZDY.


Wkładki rowerowe Superfeet - jak poradzić sobie z bólem stóp i kolan na rowerze? Sklep rowerowy Trirent.pl\n> Blog > Customowe wkładki do butów Superfeet\nTrenażer do roweru TACX Flux S Smart\nTrenażer do roweru TACX Flux S Smart...\n1 944,41 zł -13% 2 234,96 zł\n"Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki"\npowiedział kiedyś Leonardo da Vinci, a my podpisujemy się pod tym obiema… stopami! Ewolucja miała przed sobą ciężkie zadanie, kiedy zeszliśmy z drzew i stopy przestały pełnić funkcję podporowo-chwytną, a zaczęły być obciążane całym ciężarem ciała. Tysiące lat wystarczyły jednak, aby nasze stopy przerodziły się w skomplikowany mechanizm, który jest doskonale przystosowany do przenoszenia obciążeń i amortyzowania naszego ciała podczas stania, chodzenia czy biegania.\nW stopie znajduje się aż 26 kości, które tworzą 33 stawy otoczone 107 mięśniami o łącznej długości 5,7 metra. Stopa ugina się i rotuje we wszystkich trzech płaszczyznach, co pozwala nam swobodnie chodzić, podskakiwać czy biegać bez odczuwania bólu, czy zmęczenia. Stopy wyposażone są również w elastyczne rozcięgna podeszwowe, które na zmianę kumulują i uwalniają energię podczas chodzenia. Niestety, to wszystko stanowi przeszkodę podczas jazdy na rowerze. Dlaczego? Już wyjaśniamy!\nPodczas jazdy na rowerze zależy nam na jak najlepszym przekazywaniu energii generowanej przez mięśnie nóg na pedały. W trakcie pedałowania miękka i elastyczna stopa ugina się, pochłaniając część energii, która mogłaby zostać wykorzystana do napędzenia roweru. Z tego względu kolarzom bardziej przydałyby się sztywne karbonowe deski zamiast stóp (które oczywiście byłyby totalnie bezużytecznie po zejściu z roweru). Uginanie się stopy, to nie tylko strata energii, ale również źródło potencjalnych problemów, które ciężko będzie rozwiązać bez wizyty u fizjoterapeuty.\nGiętka stopa przyczyną bólu kolan\nNaciskanie na w pełni podpartą stopę nie jest naturalnym ruchem. Podczas chodzenia lub biegania nasza stopa styka się w całości z podłożem tylko przez krótką chwilę. Najpierw dotykamy do ziemi piętą, aby następnie przenieść ciężar ciała na zewnętrzną część śródstopia i w końcowej fazie ruchu dynamicznie napędzić się, odrywając palce od ziemi. To co w naturalnym dla stóp środowiskiem jest błogosławieństwem, na rowerze staje się jedną z najczęstszych przyczyn bólu kolan. Dlaczego?\nUwieziona w bucie o sztywnej podeszwie stopa obciążana jest równocześnie na całej powierzchni. Jeżeli w bucie nie ma odpowiednio dopasowanej wkładki nacisk powodowany przez pedałowanie skutkuje zapadaniem się łuku podłużnego stopy. Efekt? Nasze podudzie rotuje się do środka, a kolano zapada się w stronę ramy roweru, a Ty już po kilkunastu kilometrach łapiesz się za kolano, myśląc - czy to już czas na emeryturę? Cały proces będzie Ci łatwiej zrozumieć oglądając poniższą grafikę. Stabilizacja kolana to jeden z największych plusów stosowania wkładek do butów kolarskich.\nPrzekleństwo wygodnych butów\nPonad 90% dzieci rodzi się ze zdrowymi stopami, jednak około 40% społeczeństwa w dorosłym życiu cierpi z powodu płaskostopia. Ten zastanawiający fenomen łatwo wyjaśnić, kiedy przyjrzymy się butom, w których chodzimy na co dzień. W latach 70. jeden z popularyzatorów biegania i współzałożyciel firmy Nike, Bill Bowerman stworzył buty sportowe z amortyzacją, która rozleniwiła nasze stopy. Podobnie jak człowiek, który siada na kanapie i przestaje się ruszać, nasze stopy w wygodnych butach pozbawione zostały naturalnych bodźców, które zmuszały mięśnie stóp i podudzi do pracy. Przez to mamy do czynienia z prawdziwą epidemią płaskostopia, które wymaga korekcji zarówno podczas chodzenia, jak i w trakcie jazdy na rowerze. Amortyzacja w butach nie jest oczywiście jednynym czynnikiem powodującym zniekształcenie stóp. Powtarzane kilka tysięcy raz dziennie ruchy sprawiają, że stopa adaptuje się do płaskiego podłoża, jednak kształ butów i amortyzacja odgrywają w tym procesie znaczącą rolę.\nMożna sobie zadać pytanie - dlaczego w takim razie producenci nie dostarczają odpowiednio wyprofilowanych butów? Dlatego, że nie ma dwóch identycznych stóp. Nie ma też żadnej zależności pomiędzy długością stopy a jej szerokością. Buty produkowane są tak, żeby dało się je założyć na każdą stopę. Poprzez zastosowanie wkładki kasujemy zbędne luzy w buce co przekłada się na efektywność pedałowania oraz na komfort. Dostajemy zwiększony kontakt pięty i śródstopia z wnętrzem buta - co dalej poprzez sztywną podeszwę przekłada się na mocniejszy nacisk na pedały.\nNawet standardowa wkładka potrafi znacznie podnieść komfort jazdy, rozwiązać problemy bólowe i chronić kolarza przed kontuzjami. Dlaczego więc warto zdecydować się na indywidualnie dopasowaną wkładkę do butów? Każdy z nas różni się, jeśli chodzi o budowę ciała. Mamy różne wielkości i kształty nosów, proporcje kończyn do tułowia i oczywiście — budowę stóp. Standardowa wkładka nigdy nie zapewni takiego dopasowania i komfortu jak customowa.\nDrugim ważnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z usługi indywidualnego dopasowania wkładek rowerowych są różnice w budowie pomiędzy dwoma stopami tej samej osoby. Szczególnie wysklepienie łuku podłużnego może różnić się między prawą a lewą stopą, a dodatkowe asymetrie, jak skrzywienie kręgosłupa, dodatkowo pogłębiają różnice w budowie. Warto również zaznaczyć, że struktura stopy zmienia się w trakcie trwania naszego życia, a poziom dopasowania wkładek warto sprawdzać i konsultować z bikefitterem lub podologiem raz na 2 lata.\nJak wygląda proces termoformowania wkładki?\nWykonujemy wkładki indywidualne na maszynie fitPOD, zaprojektowanej przez Superfeet. Dlaczego to rozwiązanie? Na rynku istnieje kilka systemów customizacja ale tylko Superfeet pozwala na wyprofilowanie wkładki do stopy nieobciążonej. Koślawości pojawiają się kiedy nogę obciążamy. Wkładki superfeet zatrzymują nadmierną deformację stopy, pozostawiając ją w niezmienionym, indywidualnym kształcie.\nWykonanie customowej wkładki do butów zajmuje około 30 minut. Pierwszym krokiem jest obejrzenie stopy kolarza i obserwacja liniowości pracy kolana w bucie rowerowym i boso. Następnie należy dobrać odpowiedni rozmiar i typ wkładki. Kolejnym krokiem jest podgrzanie termoformowalnej części wkładki, aby w końcowym etapie dopasowania umieścić stopę w szczelnym, plastikowym worku, z którego odsysane jest powietrze. W ten sposób wkładka zostaje dociśnięta do spodniej części stopy i idealnie dopasowuje się do budowy anatomicznej kolarza. Po wystudzeniu wkładek należy je przyciąć, tak aby idealnie pasowały do butów.\nCała procedura jest bezbolesna, a ciepła wkładka dociśnięta do stopy zapewnia przyjemne uczucie ciepła. Dopasowana wkładka jest gotowa do użycia. Osoby zainteresowane usługą dopasowania wkładek mogą śmiało kontaktować się z naszym fitterem Wojtkiem, który chętnie odpowie na wszystkie pytania.\nSuperfeet, to producent grający fair. Na wkładki dajemy 60 dniową gwarancję satysfakcji. Można je zwrócić jeśli testy nie wypadną pozytywnie. Jak to wygląda w praktyce? Jeszcze żaden z naszych klientów nie rozstał się z wkładkami.\nNa wszystkie pytania dotyczące bikefittingu lub wkładek czeka nasz fitter Wojtek dostępny mailowo: bikefitting@trirent.pl lub telefonicznie: +48 695 180 413.\nWKŁADKI DO BUTÓW SUPERFEET WKŁADKI DO BUTÓW SUPERFEET\nAby umówić się na dopasowanie wkładek skorzystaj z naszego systemu rezerwacji. KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY WYBRAĆ TERMIN Aby umówić się na dopasowanie wkładek...\nGRAVEL BIKEFITTING GRAVEL BIKEFITTING\nAby umówić się na sesję bikefittingu skorzystaj z naszego systemu rezerwacji. KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY WYBRAĆ TERMIN FITTINGU Aby umówić się na sesję bikefittingu...


Najciekawsze premiery miesiąca: wrzesień 2016 – Okiem Filmoholika\nWrzesień to kolejny z rzędu miesiąc w którym przeważają wielkie kinowe powroty. Tak, wiem… ostatnio używam tego sformowania tak często, że zastanawiam się czy nie zarezerwować dla niego specjalnego skrótu klawiszowego. No ale cóż poradzić, skoro takie są fakty. Początek kinowej jesieni to powrót pewnego bardzo popularnego hiszpańskiego reżysera, pewnej ikonicznej bohaterki komedii miłosnych wyposażonej w dziennik, jednego kultowego, choć mało strasznego horroru found footage, oraz legendarnego westernu o przygodach pewnych siedmiu jegomości. To jednak nie wszystko, bo trzeba przyznać, że we wrześniu premier jest naprawdę sporo. Podobnie sprawy mają się również na małym ekranie. Nie od dziś przecież wiadomo że jesień to najlepszy okres dla serialomaniaków. Dużo nowości, dużo kontynuacji, ogólnie – kłopot urodzaju. Ja czekam szczególnie na szósty sezon jednej z serialowych horrorowych antologii. Sprawdźcie co Wam najbardziej przypadnie do gustu. Wierzcie mi, jest w czym wybierać.\nUSA/ reż. Jean-Marc Vallée\nFabuła komediodramatu kanadyjskiego reżysera Jean-Marc’a Vallée’a skupia się na Davisie (Jake Gyllenhaal), bankierze pogrążonym w żałobie po tragicznej śmierci żony. Sfrustrowany życiem mężczyzna, pewnego dnia pisze skargę do firmy produkującej automaty ze słodyczami. List trafia do Karen (Naomi Watts) pracowniczki biura obsługi klienta i początkowa skarga, przeradza się w coraz bardziej osobiste zwierzenia. Między bohaterami tworzy się więź zrozumienia, a niedługo ich życie może obrócić się o 180 stopni… Reżyserem filmu jest Jean-Marc Vallee, odpowiedzialny za sukces „Wild” i „Witaj w klubie”. → trailer\nUSA/ reż. Don Cheadle\nMiles Davis i ja jest biografią jednego z największych na świecie jazzmanów. Fabuła skupia się na wątkach z prywatnego życia muzyka, ale łącząc się z elementami komedii kryminalnej, tworzy przy tym ciekawe połączenie i obraz tej niezwykle barwnej postaci. Co ciekawe Don Cheadle (znacie go z roli War Machine w Kinowym Uniwersum Marvela) wystąpił w filmie w dwóch rolach. W roli głównej Milesa Davisa, oraz reżysera. → trailer\nWłochy, Francja/ reż. Gianfranco Rosi\nLaureat Złotego Niedźwiedzia na Festiwalu Berlinale dokument w reżyserii Gianfranco Rosi’ego opowiada o życiu na włoskiej wyspie w czasie europejskiego kryzysu emigracyjnego. Film zdobył uznanie widzów za obiektywny charakter, jak i pracę reżysera, który nie ocenia, a obserwuje imigrantów oraz tych, którzy zdecydują o ich dalszym losie. → trailer\nUSA, Panama/ reż. Jonathan Jakubowicz\nRobert De Niro w kolejnym bokserskim filmie w swoim dorobku. Odtwórca roli legendarnego Jake’a La Motty we „Wściekłym byku” znów stanie na ringu, z tym że tym razem, w trochę innej dla niego roli. Ron Arcel jest najlepszym na świecie trenerem boksu, a pod swoje skrzydła weźmie Roberto Durana, zawodnika który swoje umiejętności zdobył na ulicy, walcząc o przetrwanie. Młody bokser szybko osiąga sukces i zyskuje przydomek Manos de Piedra, czyli Kamienne pięści. Film Jonathan Jakubawicza w swojej fabule niczym nie odbiega od schematu który towarzyszy nam niemal od początku istnienia kina bokserskiego. Utalentowany doświadczony przez lot młokos walczy o miejsce na światowym ringu, szybko osiąga sukces, przychodzi niespodziewana porażka, po czym musi walczyć sam ze sobą, z własną głową aby powrócić na szczyt… typowe. Jednak obecność De Niro ostatecznie przekonuje mnie do obejrzenia tego widowiska. Cóż, może wreszcie po serii durnych komedii, jeden z najlepszych w historii kina aktorów znów pokaże pełnię swojego talentu. Kto wie… nadzieja umiera ostatnia. → trailer\nUSA/ reż. Luke Scott\nGłówną bohaterką thrillera sci-fi Luka Scotta jest prawniczka specjalizująca się w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji wielkich korporacji. To co jednak ją czeka, odbiega nieco od typowego dla niej zakresu obowiązków. Pewnego dnia zostaje wezwana do odizolowanej od świata placówki, gdzie dochodzi do tajemniczo i przerażająco wyglądającego wypadku. Zadaniem kobiety jest ocenienie skali całego wydarzenia, szybko jednak odkrywa, że za sprawą kryje się tajemnica, a odpowiedzialna za całe zamieszanie osoba, nie musi koniecznie być człowiekiem, a przynajmniej nie zwyczajnym człowiekiem. → trailer\nWielka Brytania/ reż. Sharon Maguire\nPo 14 lat od premiery pierwszej filmowej części na duże ekrany wraca idolka kobiecej części widowni – Bridget Jones. Jako że czas nie stanął w miejscu, bohaterka porzuca tytułowy w 2001 roku dziennik i zamiast szelestu kartek w jej pamiętniku, usłyszymy raczej odgłos stukania w klawiaturę laptopa. Zbliżając się do pięćdziesiątki Bridget z pozoru nie jest tą samą kobietą, ale… nic bardziej mylnego. W życiu ikony miłosnych komedii wciąż nie brakuje sercowych zawirowań i zabawnych zwrotów akcji. Oczywiście w rolę tytułowej bohaterki wcieli się po raz trzeci Renée Zellweger, powróci również Colin Firth w roli Marka Darcy’ego. → trailer\nKolejny wielki powrót. Tym razem blisko po 17 latach od premiery pierwszej części owianego już legendą i mnóstwem anegdot horroru, wraca na ekrany temat wiedźmy z Blair. Sequel kultowego found footage „Blair Witch Project” skupi się na przebiegu kolejnej studenckiej wyprawy do lasów Black Hills. Wyprawa ma charakter poszukiwawczy, ale nie chodzi tu bynajmniej o tytułową wiedźmę, a o siostrę jednego z członków ekipy. Swoją pomoc w poszukiwaniu oferuje nastolatkom dwójka miejscowych przewodników. Wszystko wydaje się przebiegać zgodnie z planem… do czasu. Po zmroku w lesie zaczynają dziać się dziwne rzeczy i szybko staje się jasne, że legenda o wiedźmie z Blair jest bardziej przerażająca i bardziej prawdziwa, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Przyznam, że nie jestem fanem pierwowzoru, uważam go raczej za dość przereklamowany horror, który swój sukces zawdzięcza głównie świetnie przemyślanemu marketingowi. W tym przypadku nie jest inaczej, jednak małą nutkę optymizmu stanowi osoba reżysera. Adam Wingard po świetnym „Gościu”, „Następny jesteś ty”, jak i po nierównych ale ciekawych antologiach „V/H/S” ma mój kredyt zaufania. Być może właśnie on będzie w stanie wykrzesać z tego lasu choć odrobinę grozy… → trailer\nUSA/ reż. Antoine Fuqua\nSiedmiu wspaniałych to remake legendarnego westernu przełomu lat 50-tych i 60-tych. Gdy armia bandytów terroryzuje małą wioskę na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Pomóc biedakom postanawia siedmiu najemników, bynajmniej nie aniołków. Tak powstaje właśnie grupa tytułowych Siedmiu Wspaniałych, którzy mimo zatrważającej przewadze przeciwnika, stają w obronie niewinnych mieszkańców wioski. W reżyserowanym przez Antoine Fuqua („Dzień próby”, „Do utraty sił”) wystąpią m.in. Danzel Washington, Chris Pratt i Matt Bomer. Muzykę do filmu napisał James Horner, który 22 grudnia 2015 roku zginął w katastrofie lotniczej. → trailer\nUSA/ reż. Chris Renaud\nReklamowana jako „film twórców Minionków” animacja opowie o przygodach pewnych pociech domowych. Jeśli myślicie że gdy Was nie ma, wasi pupile tylko stoją pod drzwiami i tęsknią, to nie możecie być w większym błędzie. Produkcja wytwórni Illumination Entertainment rzuci ciekawe światło na to co tak naprawdę wyrabiają zwierzaki pod nasza nieobecność. → trailer\nNie oddychaj – 30 września\nUSA/ reż. Fede Alvarez\nNie oddychaj to zaskakująco dobrze przyjęty na amerykańskim rynku horror urugwajskiego reżysera Fede Alvareza. Film skupi swoją uwagę na grupce nastolatków, włamujących się do domu niewidomego mężczyzny. Przestępstwo które z pozoru powinno im pójść łatwo i bezboleśnie, szybko zamienia się w koszmar. Gospodarz domu nie tylko jest przywiązany do swojego dobytku, ale i kryje w sobie wiele mrocznych tajemnic. Tajemnic z którymi przyjdzie się zmierzyć pechowym bohaterom. → trailer\n(Polska/ reż. Jan P. Matuszyński)\nOstatnia Rodzina to rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat warszawska saga słynnej rodziny Beksińskich. Akcja filmu rozpoczyna się w 1977 roku. Do domu tuż obok swoich rodziców Zdzisława i Zofii Beksińskich wprowadza się ich syn Tomek. Z racji bliskiego sąsiedztwa rodzinne kontakty są dość intensywne, co bynajmniej nie pomaga matce wiecznie martwiącej się o nadwrażliwego i wiecznie niespokojnego syna. Ojciec Zdzisław w pełni oddaje się sztuce i swojej twórczości. Jednak po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka rodzice muszą podjąć walkę nie tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. W legendarne postaci Zdzisława i Tomka wcielili się odpowiednio Andrzej Seweryn – jeden z moich ulubionych polskich aktorów, i Dawid Ogrodnik – jeden z najbardziej utalentowanych aktorów – nazwijmy to – „młodego” pokolenia. Towarzyszą im Aleksandra Konieczna jako Zofia Beksińska oraz Andrzej Chyra w roli marszanda Piotra Dmochowskiego. → trailer\nSługi Boże – 16 września (Polska/ reż. Mariusz Gawryś) → trailer RECENZJA FILMU\nZ drugim sezonem wraca Narcos – jedna z czołowych produkcji platformy telewizyjnej Netfilx. Pierwsza odsłona serialu opowiadająca o życiu Pablo Escobara – kartelowego bossa z Medellin, terrorysty, kongresmena i człowieka oddanego rodzinie oraz Javier Peña – agenta DEA z Meksyku wysłanego do Kolumbii celem zabicia Escobara, zdobyła niesamowitą popularność wśród widzów. Oby kontynuacja zachowała taki sam poziom. Pozycja obowiązkowa dla każdego serialomaniaka. → trailer\nOwiany tajemnicą szósty sezon serialu antologii American Horror Story, jest moim faworytem tego miesiąca. Po bardzo słabym piątym sezonie „AHS: Hotel” wydaje się, że to co najgorsze mamy już za sobą. Mało wiadomo o czym tak naprawdę będzie szósta odsłona, ale teasery i plakaty promujące serial stacji FX podpowiadają, że możemy spodziewać się dużo nawiązań do kultowych postaci i filmów kina grozy. W kolejnej serii powrócą aktorzy znani z poprzednich serii: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Denis O’Hare, Kathy Bates, Finn Wittrock, Wes Bentley, Matt Bomer i Cheyenne Jackson. Swój udział potwierdziła także Lady Gaga, a z „American Crime Story” przetransferowany zostanie również Cuba Gooding Jr. Spójrzecie na te teasery i sprawdźcie sami, do czego tak naprawdę może nawiązywać szósty sezon. → trailer\nZ trzecim sezonem wraca Sposób na morderstwo – jedna z czołowych produkcji stacji ABC. Bohaterami tego prawniczego serialu jest grupa studentów prawa oraz ich genialna wykładowczyni od postępowania karnego, wybitna prawniczka Annalise Keating. Pech chce, że zostają oni uwikłani w morderstwo, które wstrząśnie całym uniwersytetem i na dobre zmieni ich życiorysy. PS. Specjalna dedykacja dla mojej kochanej dziewczyny, psychofanki tego serialu. Miłego oglądania! → trailer\nKolejny serial straszak w zestawieniu. The Exorcist stacji FOX bazuje na kultowym horrorze z 1973 roku o podobnej nazwie (wiadomo o co chodzi). Bohaterami jest grupa księży, którzy wykonują egzorcyzmy na ludziach opętanych przez demony. → trailer\nKolejne uzupełnienie serialowego Uniwersum Marvela budowanego z pomocą Netflixa. Po dwóch sezonach „Daredevila” i jednej „Jessice Jones” przychodzi pora na Luke’a Cage’a. Tytułowy bohater serialu to niesłusznie skazany mężczyzna, który w trakcie nieudanego eksperymentu zyskuje nadzwyczajną siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nowym zdolnościom ucieka z więzienia i staje się najemnikiem. → trailer\nBetter Things – 8 września (USA/ FX) → trailer\nAgenci T.A.R.CZ.Y: Ghost Rider – 20 września (USA/ ABC) – trailer


Autobus San Sebastian → La rochelle już od 128 PLN nawet 2 odjazdów\nGetByBus🚌 Autobus San Sebastian - La rochelle\nMiędzy przystankami San Sebastian a La rochelle znaleziono do 2 linie autobusowe, wliczając 1 autobus nocny. Pierwszy odjazd z San Sebastian jest o 06:30 i przyjeżdża do La rochelle o 22:45. Ostatni odjazd jest o 23:15 i przyjeżdża o 05:10. Cena biletu w jedną stronę dla osoby dorosłey wynosi od 128 PLN do 191 PLN.\nPrzejazd autobusem z San Sebastian do La rochelle\nAutobus nocny San Sebastian do La rochelle\nCeny biletów od San Sebastian a La rochelle\nNajkrótsza odległość pomiędzy San Sebastian (ES) a La rochelle (FR) jest 425 km. Najszybszy autobus, który odjeżdża o 23:15, jedzie 05:55h. Najdłuższy czas przejazdu na tej trasie jest 16:15h. Dodatkowe informacje o każdej linii możecie zobaczyć klikając na linie z wyników wyszukiwania.\nJeśli chcecie podróżować nocą, macie do dyspozycji 1 autobus nocny z San Sebastian do La rochelle. Autobusy nocne odjeżdżają między 23:15 a 23:15 i przyjeżdżają między 05:10 a 05:10 rano.\nInformacje o przystankach i dworcu przyjazdu La rochelle możecie zobaczyć tutaj\nCena biletu powrotnego dla dorosłych od: 256 PLN (128 + 128)\nIrun do Santander43 mintemu\nAlcalá la Real do Malaga1h 3 mintemu\nZagrzeb do Zadar1h 53 mintemu\nZagrzeb do Osijek2h 12 mintemu


Home / Bez kategorii / Dzieci na weselu, zapraszać czy nie zapraszać?\nJedni uważają, że wesele to impreza organizowana z myślą o dorosłych, więc nie powinno się na nią zapraszać kilkulatków. Inni z kolei za duży nietakt uznają umieszczenie na ślubnych zaproszeniach adnotacji „bez dzieci”.\nPomysł, żeby nie zapraszać dzieci bywa kontrowersyjny i czasami trzeba liczyć się nawet z tym, że część gości uzna to za afront i wręcz się obrazi. Z drugiej strony dla młodej pary zaproszenie dzieci bywa dodatkowym wyzwaniem organizacyjnym. Bo przecież nie zostawi się dzieci samych sobie. Raczej nie posadzi się ich przy stole z dorosłymi, gdzie jest alkohol, ale czasem dzieci z kolei jest zbyt mało, by zaplanować dla nich osobny stolik. Co w takim razie zrobić? Być może poniższe porady pomogą rozwiać choć część wątpliwości.\nDzieci na weselu to dość kontrowersyjny temat. Przede wszystkim każdy gość powinien uświadomić sobie, że decyzja o nie zapraszaniu dzieci nie jest podyktowana złośliwością pary młodej czy nietaktem, ale najczęściej troską o dobrą zabawę. Niekiedy ma to też związek z finansami – ostatecznie miejsca przy stoliku nie są darmowe, a zwykle potrzebne jest też dla nich odmienne menu i animator. Najłatwiej będzie rozpatrzyć argumenty „za i przeciw”.\nWesele możesz uznać za uroczystość rodzinną, w której udział powinni brać wszyscy członkowie.\nNie narażasz się na negatywne komentarze ze strony gości.\nCzęść rodziców może ucieszyć się, że nie musi organizować dla swoich pociech opieki na ten wieczór, choć są tacy, którzy zrobią wiele, by właśnie ten dzień spędzić tylko w gronie dorosłych 😉\nNie tworzysz sytuacji, w której rodzice muszą odmówić pojawienia się na weselu z braku opieki dla dzieci.\nKoszty i organizacja – pojawia się konieczność zorganizowania osobnego stolika i menu dla dzieci. Jeśli są to małe dzieci, przyda się opiekunka albo animator zabaw. Niektórzy decydują się także na wynajęcie rozmaitych atrakcji np. dmuchanych zamków itp.\nGdzie położyć dzieci? Impreza trwa do późnych godzin nocnych. Pociechy trzeba gdzieś położyć albo zorganizować im dojazd do domu. Dla rodziców niekiedy oznacza to konieczność wcześniejszego wyjścia z wesela.\nWiek dzieci – czy trzynastolatka posadzić przy stole z dziećmi czy z dorosłymi? Jeśli usiądzie z dziećmi, może czuć się urażony. Jeśli znajdzie się przy stole dla dorosłych, to oni mogą czuć się niezręcznie.\nDzieci mogą zakłócić przebieg wesela – ich kreatywność nie zna granic. Mogą chociażby wtargnąć na parkiet w trakcie pierwszego tańca państwa młodych.\nUdział dzieci w ceremonii\nObecność dzieci na weselu to być może i chaos, ale udaje im się wprowadzić do ceremonii ślubnej nieco uroku. Zwłaszcza, jeśli maluchy są w nią w jakiś sposób zaangażowane. Jest kilka zadań, w których dzieci są niezastąpione. Chodzi między innymi o sypanie kwiatków przed młodą parą, podawanie obrączek czy sypanie konfetti po wyjściu z kościoła. Co bardziej uzdolnione maluchy można zachęcić do występu, który zabawi gości. To może być zaśpiewanie piosenki czy popis taneczny.\nJeśli zdecydujesz się na zaproszenie dzieci, musisz pamiętać o tym, by zapewnić im zajęcie i opiekę. Ciekawym rozwiązaniem jest wspomniany już dmuchany zamek, ale to mogą być też inne atrakcje, które przypadną do gustu także dorosłym. Np. fotobudka czy zabawa bańkami mydlanymi. Ciekawą opcją jest zatrudnienie animatora, który jednocześnie opiekuje się dzieciakami. Większość firm tego typu jest w stanie przygotować indywidualną wycenę, w zależności od czasu, jaki animator ma spędzić z dziećmi. Zwykle koszt waha się pomiędzy 500 a 1000 zł. W cenę może wchodzić także położenie dzieci do snu.\nStół i menu dla dzieci\nPewne jest to, że dzieci na weselu nie mogą siedzieć przy tym samym stole co dorośli. Dobrym zwyczajem jest zebranie maluchów przy jednym, osobnym stoliku pod warunkiem, że takie dziecko jest już w stanie samodzielnie jeść. Wówczas na stole pojawiają się też inne dania, niż te w menu dla dorosłych. Jest więcej lekkostrawnych dań z drobiu, a także owoce, szybkie przekąski takie jak frytki czy nuggetsy, czyli wszystko, co dzieciaki uwielbiają, a czego zwykle rodzice nie pozwalają jeść na co dzień. Z większością lokali można takie menu ustalić indywidualnie. Problematyczną kwestią mogą okazać się alergie pokarmowe. Niektóre restauracje przygotowują więc dla wszystkich dzieci dania bez glutenu, bez laktozy czy bez orzechów i truskawek. Nie sposób jednak przewidzieć, na co konkretnie dane dziecko może mieć uczulenie, dlatego warto wcześniej wypytać o to rodziców.\nTen temat dotyczy każdej przyszłej pary młodej planującej wesele. Bez względu na to, czy zdecydujecie się zapraszać dzieci, czy też nie – trzeba dokładnie rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, a później podjąć odpowiednie działania. Zapraszając dzieciaki, musicie zadbać o to, by sala weselna była dla nich przyjazna.\nPrevious ArticleCo powinny zawierać zaproszenia ślubne, a czego na nich nie umieszczać?\nNext ArticleKiedy mniej znaczy więcej – minimalistyczne zaproszenia na ślub


Jak to było sto lat temu? Przed nami Piknik w Kurorcie w Jastrzębiu-Zdroju » Radio 90 FM\nJak to było sto lat temu? Przed nami Piknik w Kurorcie w Jastrzębiu-Zdroju\nData: 26 maja 2022 / 06:33 Data:Aktualizacja: 26 maja 2022 / 12:21 Facebook Twitter\nTo najpiękniejsza impreza w stylu lat 20., 30. w naszym regionie. Już w najbliższą niedzielę (29.05.) w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu odbędzie się kolejna edycja Pikniku w Kurorcie.\nNowością będzie kuchnia z tamtych lat, będzie smacznie, bo na talerzach przybyłych tego dnia gości pojawi się udko z kaczki, ciemne kluski, sos i buraczki z chrzanem oraz tradycyjne śląskie wypieki z lat 20-tych, w tym półkruche ze śliwką.\nIzabela Grela: Zadbaliśmy o to, żeby naprawdę takie drobne elementy powodowały, że ludzie, którzy zechcą odwiedzić nas i zobaczyć jak wygląda Piknik w Kurorcie, mogli spróbować, co znaczy mieć wyczyszczone buty przez pucybuta takiego prawdziwego z epoki. Oprócz tego będzie golibroda, więc panowie, którzy będą mieli nieuczesany włos i nieporządek, jeżeli chodzi o zarost na twarzy, to również zostaną wystylizowani. Będą stare samochody z epoki, będą stare rowery. Oprócz tego będzie nieme kino. Do tego muzyka, o to zadba zespół Czerwie. Oprócz tego będzie kasyno. Ci, którzy mają w sobie, choć odrobinę hazardzisty, myślę, że ulegną pokusie. Wszystko będzie stylizowane na lata 20., 30., ten wehikuł czasu zadziała. Oprócz tego będzie orkiestra Dixi Band, która oprawi nas muzycznie, będzie DJ. i dancing pod chmurką, więc trzeba włożyć wygodne buty, bo będzie co wytańczyć.\n-zapowiada Izabela Grela, dyrektor Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica, która organizuje tegoroczny Piknik w Kurorcie wspólnie z jastrzębskim MOK-iem i biblioteką. Wehikuł czasu zadziała na pewno, bo alejkami Parku Zdrojowego przechadzać się będą mieszkańcy w strojach z epoki: najlepsze kreacje zostaną nagrodzone. Będzie też konkurs fotograficzny:\nAneta Czarnocka-Kanik: Konkurs fotograficzny pod nazwą retrospekcja będzie przeznaczony dla wszystkich, którzy będą chcieli tego dnia wykonać fajne, niebanalne zdjęcie. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby wzięli ze sobą aparaty fotograficzne, ale nie aparat jest najważniejszy. Tu chodzi o pomysł, o przepis jakiś na ciekawe ujęcie tego właśnie jak w tę niedzielę będzie wyglądał Park Zdrojowy. Zróbcie ciekawe zdjęcie, do wygrania są ciekawe nagrody. Mamy nagrody fotograficzne, ale i zestawy kuracjusza i specjalne nagrody organizatora, które mam nadzieję, będą bardzo miłym zaskoczeniem dla tych, którzy je zdobędą. Zdjęcia robicie państwo podczas pikniku, potem macie kilka dni, żeby je do nas przesłać, wszystko jest w regulaminie na naszym FB. Podczas dni miasta, które odbywają się w dniach od 10 do 12 czerwca, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, a laureatów zaprosimy na scenę.\n-wyjaśnia zasady Aneta Czarnocka-Kanik, specjalista ds. promocji w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica. Będzie też specjalna strefa dla najmłodszych, a w niej miasteczko cyrkowe:\nAneta Czarnocka-Kanik: Będzie można spróbować przejść się po linie, zakręcić talerzem na patyku, będą liczne warsztaty, zabawy retro. Będzie inscenizacja gabinetu lekarskiego. Będzie mnóstwo atrakcji, będą opowieści, będzie spotkanie. Będzie trochę o Julianie Tuwimie.\nIzabela Grela: Oprócz tego- żeby podpowiedzieć już na przyszłe lata- będzie pokaz mody z lat 20., będzie nauka tańca w stylu retro. Dla tych, którzy są ciekawi, co te nieme kino będzie przedstawiać, to będzie to Pan Tadeusz z roku 1926/27. Tych atrakcji będzie sporo, także zapraszamy.\n-dodaje Izabela Grela. Początek Pikniku w Kurorcie w niedzielę (29.05.) o 15.00. Tego dnia po Parku Zdrojowym oprowadzać będzie przewodnik, który opowie najciekawsze historie i anegdoty z czasów, gdy Jastrzębie było uzdrowiskiem. Na te wycieczki trzeba się zapisać. Godziny zwiedzania i adres, po którym przyjmowane są zgłoszenia poniżej:\nPrzewodnik będzie czekał o 15.15, 16.15, 17.30 i 18.30.\nTu obowiązują zapisy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: zgloszenia@laznia.jastrzebie.pl.\nTytuł: Zwiedzanie z przewodnikiem.\nW treści podajcie: imię i nazwisko oraz godzinę zwiedzania.\nCiekawostki z kurortu: Wielka miłość Witczaków\nCiekawostki z kurortu: Kopftuchy z frędzlami. To była moda!\nCiekawostki z kurortu: Czy wiecie, że w Jastrzębiu była kiedyś skocznia narciarska?\ninformacje z Jastrzębia Jastrzębie-Zdrój Piknik w kurorcie wiadomości z Jastrzębia\nCiekawostki z kurortu: Czy wiecie, że w Jastrzębiu była kiedyś skocznia narciarska? 23 maja 2022\nCiekawostki z kurortu: Za pokój od 3 do 5 złotych. Zaglądamy do uzdrowiskowego cennika 26 maja 2022\nKlimat lat 20. i 30. w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju [FOTO] 30 maja 2022


Wajha czy wajcha? - JakSięPisze.pl\nWajha czy wajcha?\nPoprawna pisownia, znaczenie: wajcha to ruchomy element maszyny, zazwyczaj dżwignia, ale czasem także korba. służy do jego włączania, wyłączania i sterowania pracą. czasem nazywa się tak potocznie zwrotnicę klejową lub tramwajową.\nNazwę wajcha trzeba zapisywać przez ch. Taka pisownia została uwarunkowana dwiema zasadami. Pierwsza z nich mówi, że jeśli w wyrazie pokrewnym do omawianego następuje wymiana głoski na sz, należy używać ch w słowie podstawowym. W przypadku słowa wajcha, istnieje wyraz wajsze, który decyduje o tej wymianie. Druga z zasad tłumaczy pisownię słowa wajcha tym, że jest to zapożyczenie z języka niemieckiego, w którym zapisuje się je jako Weiche. W polszczyźnie zapożyczenia powinny być pisane jak najbardziej zgodnie z oryginałami.\nZielona wajcha powinna być zawsze ustawiona w tej pozycji, ale czarną możesz poruszać.\nTa wajcha zawsze się zacina. Czy mógłbyś w końcu zawołać technika, żeby ją naprawił?\nCzerwona wajcha jest naszym zabezpieczeniem, można z jej pomocą odciąć prąd w budynku.\nJeden komentarz do “Wajha czy wajcha”?\nNieczytelne czy nie czytelne\nDziergarz czy dziergasz\nMałomuwna czy małomówna\nZarzyczyła czy zażyczyła


"Siła tkwi w głębi duszy": "Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy".\n"Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy".\nHej Kochani. Już dawno miałam się za to zabrać, ale ciągle coś się działo w moim życiu. W końcu się zebrałam i postanowiłam wziąć się do pracy.\nOtóż, jestem zarejestrowana na stronce, na której jest mnóstwo małych,chorych, potrzebujących dzieciaczków. Ze względu na to, że większość pieniędzy ich rodzice wydają na leki, rehabilitację, wizyty u lekarzy brakuje im pieniążków na ubranka czy też zabawki dla swoich pociech. Chciałabym jakoś pomóc.\nI tutaj moje pytanie, może Wy lub Wasi znajomi macie jakieś zbędne rzeczy, które przydałyby się tym choruszkom. Ubranka mogą być na różne rozmiary, zarówno dla małych jak i większych dzieci, a jeśli chodzi o zabawki to może być dosłownie wszystko.\nWiem, że mój blog odwiedza wiele osób dlatego też stwierdziłam, że to będzie dobry sposób aby dowiedziało się o tej akcji jak najwięcej osób. Popytajcie wśród swoich rodzin, znajomych. Może się uda coś zebrać i przekazać na rzecz Naszych Promyczków. Uwierzcie mi, że liczy się każda pomoc.\nWiem, że w dzisiejszych czasach wielu ludziom jest ciężko. Niesienie pomocy innym nie wierzą się tylko z pieniędzmi, możecie również zacząć działać w taki sposób, o którym napisałam. Ważne jest również wsparcie, dobre słowo. Chęć niesienia pomocy innym jest czymś cudownym. Pokażmy, że nie jesteśmy obojętni na losy potrzebujących, w tym przypadku niewinnych dzieci.\nMam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto zechce pomóc:))\nJakby co to piszcie:\nAutor: Olga Alaba o 14:30


Oddam pudla Bukowina Tatrzańska i okolice, pudel do adopcji - oferty na Morusek.pl\nLista pozycji z kategorii "Oddam pudla Bukowina Tatrzańska i okolice". Przeglądaj ogłoszenia, zawęź wyszukiwanie psów do kategorii, województwa lub miasta i znajdź interesujące Cię ogłoszenia. Wybrane pozycje "Oddam pudla Bukowina Tatrzańska i okolice" możesz też dodać do Twojego schowka by później móc do nich wrócić. Możesz dodać też swoje darmowe ogłoszenia w kategorii "Oddam pudla Bukowina Tatrzańska i okolice" i innych. Możesz też rozszerzyć wyniki wyszukiwania i zobaczyć wszystkie ogłoszenia typu "Oddam psa w Polsce"\nOddam pudla Bukowina Tatrzańska i okolice, pudel do adopcji - oferty na Morusek.pl - hodowle, szczeniaki, psy, koty oraz inne zwierzęta i akcesoria dla nich - darmowe ogłoszenia i oferty dla zwierząt.\nTu jesteś: Strona główna » Ogłoszenia » Psy » Oddam psa » Pudel » małopolskie » Bukowina Tatrzańska\nOddam pudla Bukowina Tatrzańska i okolice, pudel do adopcji


XV Konkurs Piosenki Ekologicznej w Klubie Relax - Mojejaworzno.pl\nXV Konkurs Piosenki Ekologicznej w Klubie Relax\nwtorek, 25 kwietnia 2017 19:22\nkonkurs, eM Band, Klub Relax, przedszkole, ekologia,\nMając kilka lat, może pięć, sześć, wystąpienie na prawdziwej scenie wśród prawdziwych estradowych świateł i z prawdziwymi, zawodowymi mikrofonami, głośnikami, kiedy nad wszystkim czuwa zawodowiec - akustyk, muzyk, dbający aby wszystko szło zgodnie z planem, aby dźwięki były czyste i słyszalne dobrze, to na pewno wielkie przeżycie.\nDzieci kochają śpiewać kochają występować przez rówieśnikami i przed starszymi, toteż każda okazja, kiedy milusińscy mogą zaprezentować swój talent jest dobra.\nKonkurs piosenki ekologicznej odbył się w Klubie Relax już po raz piętnasty, czyli można nazwać go jubileuszowym. Wzięło w nim udział prawie trzydziestu uczestników, tak zwanych podmiotów wykonawczych, ale w sumie dzieci śpiewało więcej bo było kilka duetów.\nCzym jest piosenka ekologiczna?\nChyba dokładna definicja nie jest określona, ale można spodziewać się, że ekologiczne utwory są poświęcone przyrodzie, środowisku, porom roku, słoneczku, czy też zabawie na świeżym powietrzu i spędzaniu wolnego czasu w sposób zgodny z naturą.\nI takie te piosenki były.\nZaśpiewane przez dzieci nabierały pięknego wydźwięku, bo zaśpiewane szczerze.\nAle śpiew to nie wszystko.\nWażna jest oprawa w postaci strojów w jakich przyszło stanąć na scenie młodym artystom. Stroje zapewne pieczołowicie przygotowywane w domach z pomocą rodziców i w przedszkolu z pomocą pań wychowawczyń.\nCałość sprawiała imponujące wrażenie bardzo profesjonalnego festiwalu, w którym każdy wykonawca jest osobno zapowiadany, witany brawami i oklaskiwany po zakończeniu swojego występu.\nI tak jury w składzie Pań Renaty Gacek, Grażyny Kieszek i Katarzyny Góreckiej przyznało po kilka miejsc pierwszych, drugich i trzecich oraz wyróżnień.\nGosia Fic i Nela Stasiowska\nMilena Dłużniak i Alicja Strugaru


Ola Ciupa zadebiutuje w oktagonie? Kubańczyk mówi co sądzi na temat takiej walki - CGM.pl\nOla Ciupa zadebiutuje w oktagonie? Kubańczyk mówi co sądzi na temat takiej walki\nRaper i prezenterka telewizyjna spotykają się od kilku miesięcy\nJuż 6 marca odbędzie się dziewiąta gala Fame MMA. W klatce pojawi się aż pięcioro zawodników związanych ze sceną muzyczną: Popek, Kizo, Kubańczyk, Zusje oraz Ryba. Walką wieczoru będzie starcie Popka z Kizo. Zusje stanie naprzeciw dziewczyny Artura Szpilki, Kamili „Kamiszki” Wybrańczyk, a przeciwnikiem Ryby będzie Oleh Riashentsev. Bardzo ciekawie zapowiada się także walka Kubańczyka, który który ma na koncie dwie wygrane walki, a na Fame MMA 9 powalczy o pas w kategorii 84 kilogramów z Marcinem Malczyńskim. Tuż po konferencji prasowej związanej z dziewiątą galą Fame MMA Kubańczyk udzielił wywiadu Mateuszowi Kaniowskiemu. Podczas rozmowy wspomniał walkę z L-Pro oraz przyznał, że nabrał już sporo doświadczenia w walce w oktagonie. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat Popka, z którym Kubańczyk ma bardzo dobre relacje. Mateusz Kaniowski był ciekaw, czy Kubańczyk zawalczyłby kiedyś z Królem Albanii.\nNie ma takiej możliwości. Walczyłem z Popkiem kto więcej blantów wypali – zażartował Kubańczyk – Nigdy w życiu. Popek powiedział, że nigdy by mnie nie uderzył, ja powiedziałem to samo. Mamy za dobrą relację. Mało osób wie, że my się znamy kupę czasu i poznaliśmy się dużo wcześniej – dodał raper.\nSPRAWDŹ TAKŻE: Jakie szanse na wygraną z Popkiem ma Kizo? Bukmacherzy nie pozostawiają złudzeń\nKubańczyk powiedział w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim, że karta walk Fame MMA 9 prezentuje się bardzo ciekawie. Przyznał także, że jest mentalnie jest już gotowy do swojego starcia i ma nadzieję, że pas w kategorii 84 kilogramów zawiśnie u niego w domu. Dziewczyna boksera Artura Szpilki, Kamila „Kamiszka” Wybrańczyk wejdzie do oktagonu podczas marcowej gali Fame MMA 9 i powalczy z Zusje (znaną dawniej jako Luxuria Astaroth). Kubańczyk prywatnie od kilku miesięcy spotyka się z Olą Ciupą. Czy pozwoliłby swojej ukochanej zawalczyć?\nFAME MMA 9 Fame MMA 9 Kizo vs Popek kubańczyk Kubańczyk Fame MMA 9 Kubańczyk vs Marcin Malczyński ola ciupa Ola Ciupa Kubańczyk