Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 Fax: 34-324-13-50,...\nAuthor: Oskar Zdzisław Baranowski\nPOZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 Fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: [email protected] www.pozyton.com.pl\nINSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A / 10(60) A / 50 Hz TYPU LAP-A1/485 Wersja wykonania: v 06.03\nWersja instrukcji: TK/3001/038/005\nDokument zawiera 2 7 stron.\nInstrukcja obsługi licznika energii elektrycznej typu LAP-A1/485\n1 BEZPIECZEŃSTWO .................................................................................................................................................3 2 INFORMACJE PODSTAWOWE.................................................................................................................................3 2.1 Podstawowe funkcje licznika LAP-A1/485.........................................................................................................3 2.2 Pomiar czasu......................................................................................................................................................3 2.3 Podział doby na strefy czasowe.........................................................................................................................4 2.4 Okresy rozliczeniowe i ich obsługa....................................................................................................................4 2.5 Inne funkcje........................................................................................................................................................4 2.6 WyposaŜenie......................................................................................................................................................4 2.7 Zasada pomiaru..................................................................................................................................................4 3 DANE TECHNICZNE..................................................................................................................................................5 4 OZNACZENIE KODOWE, OPISUJĄCE KONFIGURACJĘ SPRZĘTOWO – PROGRAMOWĄ LICZNIKÓW LAP-A1/485................................................................................................................................................................7 4.1 Człon 1................................................................................................................................................................7 4.2 Człon 2................................................................................................................................................................8 4.3 Człon 3................................................................................................................................................................8 5 BUDOWA LICZNIKA LAP-A1/485..............................................................................................................................9 5.1 Tabliczka znamionowa licznika LAP-A1/485......................................................................................................9 5.2 Wymiary licznika LAP-A1/485..........................................................................................................................10 5.3 Skrzynka zaciskowa – schemat podłączenia licznika LAP-A1/485..................................................................11 6 POLE ODCZYTOWE LICZNIKA LAP-A1/485..........................................................................................................11 6.1 Charakterystyka pola odczytowego..................................................................................................................11 6.2 Praca pola odczytowego..................................................................................................................................12 6.3 Wielkości prezentowane na wyświetlaczu licznika wraz z kodami OBIS........................................................14 6.4 Sygnalizacja stanu pracy licznika.....................................................................................................................15 6.5 Prezentacja wielkości na ekranach LCD..........................................................................................................16 7 REJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH....................................................................................................................................................21 7.1 Rejestracja energii............................................................................................................................................21 7.2 Pomiar i rejestracja najwyŜszej mocy uśrednionej...........................................................................................21 7.3 Rejestracja profilu mocy uśrednionej i energii.................................................................................................22 8 RĘCZNE ZAMYKANIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO........................................................................................22 9 REJESTRACJA INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU SILNYM POLEM MAGNETYCZNYM..................................22 9.1 Dodatkowy rejestr energii.................................................................................................................................22 9.2 Rejestracja zdarzeń..........................................................................................................................................22 9.3 Informacja na ekranie wyświetlacza LCD........................................................................................................23 10 ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH...................................................................................................................23 10.1 Odczyt tablicowy.............................................................................................................................................23 10.2 Odczyt rejestrowy...........................................................................................................................................23 11 ZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW.....................................................................................................................23 11.1 Programowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO w standardzie PN-EN 62056-21.......24 11.2 Opis nastaw i parametrów..............................................................................................................................24 12 KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU.........................................................................................................25 13 ZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU LAP-A1/485................................................................................25 13.1 Kolejność „domyślnych” ekranów licznika LAP-A1/485.................................................................................26 14 OBSŁUGA LICZNIKA PRZY POMOCY KOMPUTERA..........................................................................................27 14.1 Konfiguracja....................................................................................................................................................27 14.2 Odczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO zgodnej z normą PN-EN 62056-21......................................................................................................................................27\nPodczas eksploatacji licznika LAP-A1/485 naleŜy: • • •\nzapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi; stosować przepisy BHP oraz zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych; montaŜ i instalację zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.\nLAP-A1/485 jest elektronicznym licznikiem energii elektrycznej przeznaczonym do pomiaru energii czynnej [kWh] w układach bezpośrednich (230 V, 60 A, 50 Hz). LAP-A1/485 jest licznikiem wielotaryfowym z wewnętrznym przełączaniem stref czasowych. Licznik jest wyposaŜony w podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego oraz pamięci nieulotne EEPROM i Flash do zapisu zmierzonych wielkości, nastaw i parametrów. Dedykowany wyświetlacz typu LCD w liczniku prezentuje rejestrowane stany i wielkości. Licznik posiada moŜliwość komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego OPTO (optycznego). W zakresie lokalnego i zdalnego odczytu danych oraz ich prezentacji na wyświetlaczu LCD, licznik jest zgodny ze standardem OBIS (PN-EN 62056-61). Licznik LAP-A1/485 posiada znak CE i świadectwo zatwierdzenia typu PLT 067 wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie.\nUWAGA: Wszystkie liczniki produkowane przez ZEUP Pozyton od 04.04.2005 są odporne na działanie podwyŜszonego pola magnetycznego, pochodzącego od magnesu neodymowego. 2.1\nPodstawowe funkcje licznika LAP-A1/485\n2.1.1 Pomiar i rejestracja energii zgodnie z normą PN-EN 62053-21 •\nniezaleŜny od kierunku przepływu prądu pomiar energii elektrycznej czynnej w układach bezpośrednich jednofazowych: ✔ prąd bazowy 10 A i przeciąŜalność 600 %; ✔ prąd bazowy 5 A i przeciąŜalność 1200 %; rejestracja pomiaru energii elektrycznej z podziałem na 4 strefy czasowe, zgodnie z rocznym programem podziału doby na strefy czasowe; rejestracja w pamięci licznika 26880 (lub 53760 w wykonaniu specjalnym) ostatnio zarejestrowanych stanów sumarycznego liczydła energii w cyklach 15 minutowych (tzw. profil energii – drugi kanał profilowy).\n2.1.2 Pomiar i rejestracja mocy •\npomiar i rejestracja najwyŜszej mocy uśrednionej (tzw. moc maksymalna) w 15 minutowych cyklach ze znacznikiem daty i czasu, moŜliwe jest zarejestrowanie jednej mocy maksymalnej dla danego okresu rozliczeniowego; pomiar i rejestracja mocy uśrednionych (tzw. profil mocy – pierwszy kanał profilu) w 15 minutowych cyklach, moŜliwe jest zarejestrowanie 26880 (lub 53760 w wykonaniu specjalnym) cykli.\nPomiar czasu wyświetlanie i rejestracja czasu letniego lub zimowego (korygowanego z układu pomiaru czasu rzeczywistego tzw. RTC); moŜliwość zablokowania funkcji zmiany czasu zima-lato, lato-zima; edycja daty i czasu poprzez interfejsy komunikacyjne (w przypadku interfejsu RS485 z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu, patrz pkt. 12).\nPodział doby na strefy czasowe zapis do pamięci rocznego programu podziału doby na strefy czasowe: ✔ 4 strefy czasowe; ✔ 15 minutowa rozdzielczość przełączania stref; moŜliwość selektywnego rozpoznawania dni powszednich, sobót, niedziel i świąt (w tym ruchomych przez programowalny kalendarz świąt).\nOkresy rozliczeniowe i ich obsługa rejestracja w pamięci licznika wielkości rozliczeniowych z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w określonym dniu w wybranych miesiącach roku; ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego przez operatora poprzez: ✔ wysterowanie (ok. 4 s) przycisku do przełączania ekranów; ✔ interfejsy komunikacyjne z wykorzystaniem oprogramowania (np. „SOLEN”).\nInne funkcje pomiar i wyświetlanie chwilowych wartości napięcia, prądu i mocy; dwukierunkowa komunikacja poprzez interfejsy komunikacyjne, umoŜliwiająca odczyt danych zarejestrowanych przez licznik oraz programowanie wybranych funkcji i parametrów; rejestracja w pamięci licznika 320 ostatnich 1 minutowych cykli zawierających wystąpienie następujących zdarzeń: programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, otwarcie osłony skrzynki zaciskowej, oddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym i zanik napięcia pomiarowego; rejestracja zdarzeń i pomiar czynnej zliczanej w obecności zewnętrznego pola magnetycznego; sygnalizacja stanu baterii podtrzymujacej pracę zegara RTC; moŜliwość odczytu wyłączonego licznika (zasilanie bateryjne do odczytu danych z wyświetlacza LCD); pomiar przy odkształconych przebiegach prądu i napięcia; moŜliwość pracy w rozproszonym systemie pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej; dowolna pozycja pracy, szeroki zakres temperatur pracy oraz odporność na wstrząsy.\nWyposaŜenie wyjście kontrolne – dioda LED impulsująca ze stałą 2400 imp./kWh; dedykowany, ośmiopozycyjny wyświetlacz, pozwalający na wyświetlanie rejestrowanych stanów i wielkości; przełącznik do sterowania pracą wyświetlacza (z moŜliwością plombowania); optyczny interfejs komunikacyjny OPTO (zgodny z normą PN-EN 62056-21); aktywny interfejs do transmisji szeregowej RS485; czujnik otwarcia osłony skrzynki zaciskowej.\nKonstrukcja licznika zapewnia odporność na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych, pochodzących od magnesów o indukcji pola do 150 mT mierzonej w odległości 30 mm od jego powierzchni. 2.7\nPomiar energii w liczniku LAP-A1/485 realizowany jest za pomocą przetwornika analogowo–cyfrowego (Analog to Digital Converter) - ADC. Zmierzone wielkości napięcia i prądu przekazywane są do cyfrowego procesora sygnałowego (Digital Signal Procesor) – DSP, który wylicza energię i przesyła wynik do mikrokontrolera. Mikrokontroler przetwarza otrzymany wynik i zapisuje dane do pamięci.\nZasilacz + ochrona przeciwprzepięciowa\nRysunek 1. Schemat blokowy licznika LAP-A1/485\nEnergia czynna [kWh]\nKlasa pomiaru energii\n1 wg PN-EN 62053-21 230 V AC\nNapięcie odniesienia Un Napięcie pracy\n0,9 ... 1,1 Un\nGraniczne napięcie pracy\n0,8 ... 1,15 Un\nPrąd maksymalny Prąd rozruchu\n60 A < 20 mA\n49 ÷ 51 Hz\nPobór mocy przez tor napięciowy\n< 4 VA / < 1,5 W\nPobór mocy przez tor prądowy\n< 0,05 VA Wyjście kontrolne\nDioda LED umieszczona na płycie czołowej licznika\nStała impulsowa wyjścia kontrolnego\n2400 imp./kWh Interfejsy komunikacyjne\nInterfejs komunikacyjny optyczny zgodny z PN-EN 62056-21\nFunkcje: odczyt danych pomiarowych, programowanie\nFunkcja: transmisja danych pomiarowych, podłączenie modułów komunikacyjnych GSM - 1/485 i GT - 1/485 Pole odczytowe – wyświetlacz\n14 x 59 mm Zegar czasu rzeczywistego\nDokładność chodu zegara RTC\nLepsza niŜ ±0,5 s/ dobę\nPodtrzymanie pracy zegara RTC Wersja instrukcji: TK/3001/038/005\nBateria litowa 3,6 V Strona 5 z 27\nProgramowe: ✔ przez interfejs optyczny ✔ interfejs RS485 (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu) Parametry mechaniczne obudowy\nPodstawa licznika -PC/ABS, Osłona skrzynki zaciskowej -PC/ABS, Skrzynka zaciskowa -PC/ABS, Osłona licznika- PC Wszystkie tworzywa z których wykonana jest obudowa są wysokoudarowe, trudnopalne, samogasnące,powtórnie przetwarzalne\nIP54 wg PN-EN 60529\n0,8 kg Zakresy temperaturowe\nGraniczny zakres temperatury pracy\nWarunki składowania, transport\n-40 ... +70 °C Stabilność elektryczna\nwg PN-EN 62053-21\nwg PN-EN 62053-21 Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodnie z normą PN-EN 62052-11 Przewody przyłączeniowe\nMaksymalna średnica przewodów przyłączeniowych bez izolacji\nDla torów prądowych i napięciowych: Ø = 6,5 mm (średnica otworu w zacisku) Dla obwodów pomocniczych (interfejs RS485): Ø = 3 mm (średnica otworu w zacisku)\nMaksymalna długość końcówek przewodów przyłączeniowych bez izolacji\nDla torów prądowych i napięciowych: 26 mm (głębokość otworu w zacisku) Dla obwodów pomocniczych (interfejs RS485): 9 mm (głębokość otworu w zacisku) Taryfikacja\n4 strefy czasowe programowalne z rozdzielczością 15 minut\nCzas uśredniania cyklu pomiaru mocy\nKalendarz dni świątecznych Zamykanie okresu rozliczeniowego\nProgramowalny Automatyczne (w określonym dniu w wybranych miesiącach roku) lub ręczne (na Ŝądanie przez uŜytkownika) Rejestracja profilu\nCzas uśredniania cyklu profilu Rejestrowane wielkości Pojemność pamięci\n15 minut uśredniona moc czynna, stan liczydła energii czynnej (sumarycznego) wykonanie standardowe\nFormaty danych prezentowanych w polu odczytowym i odczytanych przez wybrany interfejs komunikacyjny Liczydła energii/ jednostka\n000000.00 / kWh (*)\nMoc maksymalna / jednostka\n00.00 / kW (*)\n(*) format domyślny (na etapie kalibracji licznika istnieje moŜliwość skonfigurowania formatu liczydeł energii / rejestrów mocy na: 0000000.0 / 00.0 lub 00000.000 / 00.000)\nRysunek 2. Charakterystyki błędu pomiaru energii czynnej w funkcji prądu Ib dla licznika LAP-A1/485 kl. 1\nOZNACZENIE KODOWE, OPISUJĄCE KONFIGURACJĘ SPRZĘTOWO – PROGRAMOWĄ LICZNIKÓW LAP-A1/485\nOznaczenie kodowe opisujące konfigurację sprzętowo – programową liczników LAP-A1/485 składa się z trzech członów, których znaczenie zostało opisane poniŜej. Kod literowo – cyfrowy umieszczony jest na tabliczce znamionowej licznika. Przykład: LAP–A1T35BCFMQ–E13EF603\n1 L 4.1\nCzłon 1 Człon stały zawierający oznaczenie typu licznika:\nA1 Oznaczenie producenta Znak rozdzielający\nStrefy: P – ilość stref czasowych programowana Rodzaj pomiaru: A – energia czynna Ilość układów pomiarowych: L – licznik 1 – układowy\nCzłon o zmiennej ilości znaków, zawierający oznaczenie dodatkowych modułów, w które zostaje wyposaŜony licznik na etapie produkcji:\nQ Q – licznik z moŜliwością odblokowania programowania daty i czasu na dodatkowych złączach komunikacyjnych\nM – wskaźnik mocy maksymalnej H – licznik jednokierunkowy (z hamowaniem wstecznym) F – licznik z podwyŜszoną odpornością na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych C – czujnik otwarcia / zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej B – kontrola stanu baterii Literowe i cyfrowe oznaczenie producenta\nCzłon o stałej ilości znaków, zawierający oznaczenie: generacji, rodzaju interfejsu komunikacyjnego, napięcia pracy, prądu bazowego i przeciąŜalności oraz wersji oprogramowania.\n603 Wersja oprogramowania Prąd bazowy i przeciąŜalność: A – 10(60) A F – 5(60) A\nNapięcie pracy: E – 230 V Rodzaj interfejsu: 01 – brak 06 – złącze optyczne wg PN-EN 62056-21 13 – złącze optyczne wg PN-EN 62056-21, RS485 Generacja (oznaczenie płytki elektroniki): A – generacja pierwsza B – generacja druga C – generacja trzecia D – generacja czwarta E – generacja piąta Znak rozdzielający\nBUDOWA LICZNIKA LAP-A1/485\nTabliczka znamionowa licznika LAP-A1/485\nRysunek 3. Wygląd tabliczki znamionowej licznika LAP-A1/485 (przykład tabliczki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu, patrz pkt. 12) Opis uŜytych symboli numerycznych: wyświetlacz typu LCD, słuŜy do wizualizacji danych\n⇒ Pole odczytowe\n– rejestrowanych przez licznik;\n⇒ Przełącznik ekranów\n– wyświetlaczu licznika oraz do ręcznego zamykania okresu\nprzełącznik monostabilny, słuŜy do przełączania informacji na rozliczeniowego. Jest przystosowany do plombowania; 3\n⇒ Wyjście kontrolne\nInterfejs komunikacyjny (OPTO)\nczerwona dioda świecąca, która impulsuje zgodnie ze stałą\n– podaną na tabliczce znamionowej licznika; –\noptyczny zgodny z normą PN-EN 62056-21, słuŜący do komunikacji licznika z urządzeniami zewnętrznymi np. czytniki danych, przenośne komputery (odczyt danych, programowanie, zamykanie okresu rozliczeniowego). Strona 9 z 27\nWymiary licznika LAP-A1/485\nRysunek 4. Wymiary licznika LAP-A1/485 (szczegóły A i B przedstawiają otwory montaŜowe)\nSkrzynka zaciskowa – schemat podłączenia licznika LAP-A1/485\nUwaga: Podczas eksploatacji licznika, zaciski 1 i 2 powinny być połączone elektrycznie. Rysunek 5. Schemat podłączenia licznika LAP-A1/485\nPOLE ODCZYTOWE LICZNIKA LAP-A1/485 Charakterystyka pola odczytowego\nPolem odczytowym licznika LAP-A1/485 jest dedykowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. SłuŜy on do wyświetlania informacji o stanie pracy i pomiarach. Elementy główne pola odczytowego\nSymbole nr 1: Osiem symboli do wyświetlania wartości wielkości mierzonych, rozliczeniowych i konfiguracyjnych; Symbole nr 2: Cztery symbole do wyświetlania wartości kodów w standardzie OBIS; Symbole nr 3: Dwa symbole do sygnalizacji kierunku przepływu energii; Symbole nr 4: Osiem symboli uniwersalnych, opis znaczenia poszczególnych symboli znajduje się na tabliczce licznika: sygnalizacja aktywnej strefy doby, aktywnej transmisji (optozłącze lub RS485), wykrycie zewnętrznego pola magnetycznego, zdjęcie osłony skrzynki zaciskowej i wyświetlanie ekranu archiwum okresu rozliczeniowego; Symbol nr 5: Symbol do sygnalizacji stanu baterii (baterii RTC);\nPraca pola odczytowego\nWyświetlanie ekranów w liczniku LAP-A1/485 odbywa się w sposób dynamiczny. Zmiana aktualnie wyświetlanego ekranu następuje automatycznie zgodnie z porządkiem zapisanym w pamięci licznika i po upływie zaprogramowanego czasu ekspozycji. UŜycie (wysterowanie przez czas ok. 1[s]) przełącznika ekranów (element 2 na Rysunku 3) powoduje przejście w tryb pracy statycznej, gdzie wyświetlanie ekranów wymuszane jest przez kolejne wysterowania przełącznika ekranów. Po upływie czasu powrotu od ostatniego uŜycia przełącznika ekranów (domyślnie 60 s), pole odczytowe wraca do trybu pracy dynamicznej. Algorytm sterowania pracą pola odczytowego został przedstawiony na Rysunku 6. Kolejność i ilość wyświetlanych ekranów programowana jest oddzielnie dla kaŜdego trybu pracy wyświetlacza, maksymalnie do 32 ekranów w kaŜdym trybie.\nekrany wyświetlane dynamicznie\nczy uŜyto przełącznika ekranów ?\nekrany wyświetlane statycznie\nczy minął ustalony czas powrotu (do wyświetlania dynamicznego) od ostatniego uŜycia przełącznika ekranów?\nRysunek 6. Dynamiczne i statyczne przełączanie ekranów UWAGA: Ze względu na dynamiczny tryb pracy pola odczytowego wymagane jest zaprogramowanie co najmniej jednego ekranu wyświetlanego dynamicznie. W przypadku braku zaprogramowanych ekranów wyświetlanych dynamicznie na wyświetlaczu licznika prezentowany jest na stałe ekran testowy. W przypadku ekranów z danymi archiwalnych okresów rozliczeniowych wyświetlanie rozpoczyna się od ostatnio zamkniętego okresu i po wyświetleniu ostatniego ekranu licznik rozpoczyna prezentację danych z kolejnego zamknięcia w poprzednio ustalonym porządku. Cykliczna prezentacja danych archiwalnych powtarzana jest aŜ do wyświetlania wszystkich zamknięć określonych w konfiguracji.\nLicznik LAP-A1/485 wyposaŜono w zasilanie bateryjne, umoŜliwiające przy braku napięcia pomiarowego przeglądanie danych zarejestrowanych przez licznik. Zainicjowanie pracy licznika zasilanego z baterii odbywa się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika ekranów. W trybie tym funkcje pomiarowe i komunikacyjne licznika są nieaktywne, a pole odczytowe pracuje wtedy w trybie dynamicznym – zmiana wyświetlanego ekranu następuje samoczynnie co ok. 5 sekund. Przeglądanie ekranów podczas zasilania licznika z baterii moŜliwe jest tylko przy ciągłym przytrzymaniu wciśniętego przełącznika ekranów, licznik zostaje automatycznie wyłączony po upływie ok. 5 sekund od ostatniego uŜycia przełącznika ekranów. Powrót napięcia pomiarowego w trakcie przeglądania danych z wykorzystaniem zasilania bateryjnego powoduje wyłączenie i ponowne włączenie licznika z aktywnymi wszystkimi funkcjami licznika (zasilanie z zasilacza sieciowego).\ntest aktywności przełącznika ekranów co ok. 5s\nprzełącznik ekranów aktywny ?\nT kolejny ekran wyświetlany w trybie dynamicznym\nRysunek 7. Praca pola odczytowego przy zasilaniu z baterii\nUWAGA: W czasie przeglądania danych pomiarowych na LCD gdy licznik jest zasilany z baterii: ✔ ekrany z bieŜącymi wartościami chwilowymi (moc czynna, napięcie i prąd) oraz ekrany z danymi archiwalnych okresów rozliczeniowych są niedostępne; ✔ sygnalizacja stanu pracy jest nieaktywna, symbole opisane w rozdziale 6.4 pozostają niewyświetlone.\nWielkości prezentowane na wyświetlaczu licznika wraz z kodami OBIS Kod OBIS\nBieŜąca data w liczniku (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RRRR.MM.DD\nBieŜący czas w liczniku (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS\nStan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej mierzonej w kWh\nStan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej mierzonej w kWh\nStan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej mierzonej w kWh\nStan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej mierzonej w kWh\nStan liczydła sumarycznego energii czynnej mierzonej w kWh Wartość najwyŜszej mocy czynnej mierzonej w kW\nData wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RR.MM.DD Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS\nWartość chwilowa mocy czynnej mierzonej w kW\nWartość chwilowa napięcia mierzonego w V\n11 . 7 . 0\nWartość chwilowa prądu mierzonego w A\nCzas zamknięcia okresu rozliczeniowego (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS\nArchiwalny stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej mierzonej w kWh\nArchiwalny stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej mierzonej w kWh\nArchiwalny stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej mierzonej w kWh\nArchiwalny stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej mierzonej w kWh\nData zamknięcia okresu rozliczeniowego (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RR.MM.DD\n1 5 . 8 . 0 . x x ( * ) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej mierzonej w kWh Wartość archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej mierzonej w kW Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej 1 5 . 6 . 0 . x x ( * ) (rok.miesiąc.dzień) w formacie: RR.MM.DD\nIdentyfikator grupy taryfowej (np. C12a, G11, itp.)\nCzas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (godzina:minuta:sekunda) w formacie: GG.MM.SS\n(*) podczas wyświetlania ekranów archiwalnego okresu rozliczeniowego aktywny jest symbol uniwersalny opisany na tabliczce znamionowej jako 'Arch.', natomiast numer archiwum opisany powyŜej jako 'xx' (00÷99) wyświetlany jest przemiennie z pozostałą częścią kodu OBIS Wersja instrukcji: TK/3001/038/005\nSygnalizacja stanu pracy licznika ●\nstrefa czasowa – aktualna strefa czasowa sygnalizowana jest przez wyświetlenie określonego symbolu uniwersalnego nad odpowiednim opisem na tabliczce znamionowej licznika „T1”, „T2”, „T3” lub „T4”.\nakumulacja mierzonej energii – wyróŜnione poniŜej symbole graficzne wyświetlane są na podstawie pomiarów jednostki obliczeniowej odczytywanych co 1[s]. ' – prawidłowy kierunek przepływu energii (kierunek pobór). ' – wsteczny kierunek przepływu energii.\nkomunikacja po łączach szeregowych – aktywność interfejsów komunikacyjnych sygnalizowana jest przez wyświetlenie symbolu uniwersalnego opisanego na tabliczce znamionowej jako „TRX”.\nSymbol zostaje wyświetlony po wysyłaniu identyfikatora licznika i jest aktywny na czas połączenia licznika z urządzeniem odczytowym. ●\nsygnalizacja zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej licznika – symbol wyróŜniony na rysunku poniŜej i opisany na tabliczce znamionowej jako „Otw.” moŜe pracować w jednym z dwóch trybów w zaleŜności od uprzedniej konfiguracji programowej.\ntryb 1 - symbol wyświetlany jest w sposób ciągły podczas otwarcia osłony skrzynki zaciskowej. symbol wyświetlany jest w sposób ciągły podczas otwarcia osłony skrzynki zaciskowej i impulsowo tryb 2 - po zamknięciu osłony, stan aktywności sygnalizatora kasowany jest za pomocą programu parametryzacyjnego.\nstan czujnika zewnętrznego pola magnetycznego – wykrycie przez licznik zewnętrznego pola magnetycznego sygnalizowane jest przez wyświetlenie symbolu uniwersalnego wyróŜnionego na rysunku, natomiast impulsowa prezentacja tego symbolu informuje o aktywności flagi czujnika zewnętrznego pola magnetycznego (na licznik oddziaływano w przeszłości polem magnetycznym). Dodatkowe informacje o rejestracji oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym zostały opisane w rozdziale 9 instrukcji.\nstan baterii – niski poziom napięcia baterii (podtrzymującej pracę zegara RTC) sygnalizowany jest przez impulsową prezentację symbolu graficznego wyróŜnionego na rysunku, test stanu baterii wykonywany jest raz na dobę (godz.: 000 czasu zimowego) oraz po kaŜdym włączeniu licznika lub zamknięciu osłony skrzynki zaciskowej.\ndane okresu archiwalnego – podczas przeglądania danych archiwalnego okresu rozliczeniowego wyświetlany jest symbol uniwersalny wyróŜniony na rysunku poniŜej i opisany na tabliczce znamionowej jako „Arch.”:\nPrezentacja wielkości na ekranach LCD Opis wielkości wyświetlanej\nOpis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia bieŜącą datę w liczniku (rok.miesiąc.dzień) w formacie RRRR.MM.DD\nPrzedstawia bieŜący czas w liczniku (godzina:minuta:sekunda) w formacie GG:MM:SS\nOpis wielkości wyświetlanej\nOpis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh\nBieŜący stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej\nPrzedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh BieŜący stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej\nPrzedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh BieŜący stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej\nPrzedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej, jednostka pomiaru kWh BieŜący stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej\nPrzedstawia sumę wartości energii czynnej naliczonej w czterech strefach czasowych, jednostka pomiaru w kWh BieŜący stan liczydła sumarycznego energii czynnej\nOpis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia wartość najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w bieŜącym okresie rozliczeniowym, jednostka pomiaru kW\nWartość najwyŜszej mocy czynnej\nPrzedstawia datę (rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w bieŜącym okresie rozliczeniowym Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej\nPrzedstawia czas (godzina:minuta – w formacie GG.MM) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w bieŜącym okresie rozliczeniowym Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej\nPrzedstawia wartość chwilową napięcia mierzonego w V\nWartość chwilowa napięcia\nPrzedstawia wartość chwilową prądu mierzonego w A\nPrzedstawia wartość chwilową mocy czynnej mierzonej w kW\nWartość chwilowa mocy czynnej\nOpis informacji zawartych na danym ekranie\nKody OBIS rejestrów archiwalnego okresu rozliczeniowego prezentowane są dynamicznie, numer archiwum wyświtlany jest przemiennie z pozostałą częścią kodu. PoniŜej przedstawiono przykładowe podwójne ekrany dla daty i czasu zamknięcia okresu rozliczeniowego Przedstawia datę zamknięcia okresu rozliczeniowego (rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD, numer archiwum – '00')\nData zamknięcia okresu rozliczeniowego\nPrzedstawia czas zamknięcia okresu rozliczeniowego (godzina:minuta – w formacie GG.MM, numer archiwum – '00')\nPrzedstawia stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej\nPrzedstawia stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej\nOpis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh\nArchiwalny stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej\nPrzedstawia stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej zapamiętany podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej\nPrzedstawia sumę wartości energii czynnej naliczonej w czterech strefach czasowych zapamiętaną podczas zamknięcia okresu rozliczeniowego, jednostka pomiaru kWh Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej\nPrzedstawia wartość najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym, jednostka pomiaru kW Archiwalna wartość najwyŜszej mocy czynnej\nPrzedstawia datę (rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej\nPrzedstawia czas (godzina:minuta – w formacie GG.MM) wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym Czas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej\nOpis informacji zawartych na danym ekranie Przedstawia symboliczną nazwę zaprogramowanej taryfikacji (np.: 'G12nw')\nIdentyfikator grupy taryfowej\nWyświetlany impulsowo napis 'PPPPPPPP'\nEkran informacyjny trybu programowania\nSamoczynnie wyświetlany napis '00000000' (czas ekspozycji ok. 5 s) Ekran informacyjny sygnalizujący ręczne zamknięcie okresu rozliczeniowego\nWyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD\nREJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH Rejestracja energii\nLicznik moŜe mierzyć i rejestrować energię czynną w czterech strefach czasowych. RozróŜniamy dwa typy liczydeł: strefowe i sumaryczne, przy czym naliczanie energii odbywa się jednocześnie na odpowiednim liczydle strefowym i sumarycznym. Wszystkie rejestry energii posiadają swoje odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 31 ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych.\nPomiar i rejestracja najwyŜszej mocy uśrednionej\nLicznik LAP-A1/485 realizuje pomiar i rejestrację najwyŜszej mocy uśrednionej w cyklu 15 minutowym. W pamięci licznika dla danego okresu rozliczeniowego zostaje zapisana jedna wartość mocy uśrednionej wraz ze znacznikiem daty i czasu niezaleŜnie od obowiązującej strefy doby.\nRejestracja profilu mocy uśrednionej i energii\nPamięć licznika LAP-A1/485 pozwala na rejestrację 26880 (lub 53760 w wykonaniu specjalnym) 15 minutowych cykli profilowych. KaŜdy cykl profilowy zawiera moc uśrednioną liczoną za czas trwania cyklu, stan sumarycznego liczydła energii czynnej zapamiętany na koniec cyklu oraz dane statusowe wraz ze znacznikiem daty i czasu. W ramach danych statusowych dla kaŜdego cyklu pomiarowego rejestrowane są następujące zdarzenia: • obecność napięcia pomiarowego (przekroczenie zadanego progu); • programowanie licznika oraz ustawianie daty i czasu; • zamknięcie okresu rozliczeniowego; • otwarcie osłony skrzynki zaciskowej; • wykrycie działania zewnętrznego silnego pola magnetycznego. Oprócz wyŜej wymienionych zdarzeń w danych statusowych rejestrowane są informacje dotyczące strefy doby obowiązującej w danym cyklu profilowym. Zestawienie danych statusowych z profilem energii, (zawierającym stany liczydeł energii bezstrefowej, rejestrowane w cyklach 15 minutowych) pozwala słuŜbom odczytowym na skojarzenie zdarzeń z datą i czasem oraz stanem liczydła energii bezstrefowej z dokładnością do cyklu uśredniania.\nRĘCZNE ZAMYKANIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO\nRęcznego zamknięcia okresu dokonuje się poprzez naciśnięcie przełącznika ekranów (element 2 na Rysunku 3) na czas ok. 4 s. Poprawność przyjęcia tego rozkazu licznik sygnalizuje wyświetleniem ekranu informacyjnego przedstawionego poniŜej na czas ok. 5 s.\nZamykanie okresu rozliczeniowego przy uŜyciu przełącznika ekranów wymaga wcześniejszego programowego uaktywnienia oraz określenia ilości dozwolonych zamknięć w miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (z wykorzystaniem oprogramowania np. „SOLEN”). Zaprogramowanie wartości '0' oznacza zablokowanie ręcznych zamknięć okresu rozliczeniowego. Ręczne zamknięcie okresu rozliczeniowego przy uŜyciu przycisku akceptowane jest przez licznik tylko raz w ciągu doby.\nREJESTRACJA INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU SILNYM POLEM MAGNETYCZNYM\nLicznik LAP-A1/485 posiada sprzętowe i programowe wyposaŜenie, umoŜliwiające sygnalizację i rejestrację informacji o oddziaływaniu silnym zewnętrznym polem magnetycznym.\n9.1 • • • •\nDodatkowy rejestr energii Licznik posiada dodatkowy rejestr energii czynnej o następujących właściwościach: rejestracja energii w tym rejestrze jest uruchamiana tylko w momencie oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym; rejestracja energii w tym rejestrze odbywa się równolegle z rejestracją w rejestrach podstawowych (rejestry energii w strefach czasowych i sumarycznej); rejestr ten nie posiada swoich odpowiedników w archiwach i nie jest reprezentowany na LCD; „zerowanie” powyŜszego rejestru, przeprowadza się specjalnym programem narzędziowym „Magneton” z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń programowych.\nInformacja o oddziaływaniu na licznik silnym polem magnetycznym wprowadzona jest do statusu profilowego oraz do statusu zdarzeń rejestrowanych w cyklach minutowych (tzw: „log” zdarzeń). Wersja instrukcji: TK/3001/038/005\nInformacja na ekranie wyświetlacza LCD\nOddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym sygnalizowane jest przez wyświetlenie specjalnego symbolu graficznego pola odczytowego (tzw. sygnalizatora) – patrz pkt 6.4. Wykrycie przez licznik zewnętrznego silnego pola magnetycznego powoduje stałe wyświetlenie sygnalizatora, natomiast pulsacyjne wyświetlanie sygnalizatora informuje o zaistniałym oddziaływaniu w przeszłości. Sygnalizacja oddziaływania silnym polem magnetycznym na licznik jest widoczna na kaŜdym ekranie, do czasu „zerowania” specjalnym programem narzędziowym „Magneton” z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń programowych.\nSposób otrzymania danych pomiarowych za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych zabudowanych w liczniku moŜna podzielić na dwie grupy: • odczyt tablic danych; • odczyt rejestrowy.\nLicznik posiada 5 tablic o stałej określonej zawartości: Tablica 1: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy; ✔ archiwalne okresy rozliczeniowe; ✔ profil zawierający 3360 ostatnich zarejestrowanych cykli profilowych. Tablica 2: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy; ✔ archiwalne okresy rozliczeniowe. Tablica 3: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy. Tablica 4: ✔ bieŜący okres rozliczeniowy; ✔ archiwalne okresy rozliczeniowe; ✔ profil zawierający wszystkie zarejestrowane cykle profilowe. Tablica 5: ✔ bieŜąca data i czas; ✔ numer licznika; ✔ bieŜący stan dodatkowego liczydła energii zliczanej podczas oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym wraz z określeniem stanu aktywności czujnika zewnętrznego pola magnetycznego; ✔ tzw: „log” zdarzeń (zestaw ostatnich 320 cykli) zawierający wystąpienie następujących zdarzeń: programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, oddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym i zaniki napięć pomiarowych.\nOdczyt rejestrowy umoŜliwia uzyskanie odpowiedniej wielkości przez określone zapytanie. Za pomocą odpowiednich programowych zapytań w liczniku LAP-A1/485 moŜna odczytać: • bieŜącą datę i czas; • aktualne stany liczydeł energii czynnej (strefowych i sumarycznego); • chwilowe wartości następujących wielkości – moc czynna, napięcie i prąd; • numer licznika; • informację o ingerencji na licznik silnym polem magnetycznym.\nZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW\nSprzętowy interfejs komunikacyjny zabudowany w licznikach LAP-A1/485, oprócz funkcji odczytu danych, umoŜliwia takŜe dokonanie niezbędnych zmian nastaw i parametrów pośrednio i bezpośrednio wpływających na sposób taryfikacji czyli rozliczania. Zmianę nastaw i parametrów umoŜliwia oprogramowanie komputerowe „SOLEN”. Szczegółowe informacje na temat działania i zastosowania w/w oprogramowania zawarte są w jego instrukcji obsługi. Wersja instrukcji: TK/3001/038/005\nProgramowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO w standardzie PN-EN 62056-21\nW celu zaprogramowania licznika urządzenie odczytowe nawiązuje połączenie z licznikiem w trybie rejestrowym z wymianą hasła zabezpieczającego. Licznik pracuje wtedy w trybie programowania (na wyświetlaczu widoczny ekran informacyjny trybu programowania, patrz pkt. 6.5).\nOpis nastaw i parametrów\n11.2.1 Data i czas Ustawienie daty i czasu wewnętrznego zegara RTC licznika LAP-A1/485 poprzez podstawowy interfejs komunikacyjny moŜliwe jest po podaniu hasła. Uwaga: MoŜliwe jest równieŜ ustawianie (synchronizowanie) daty i czasu wewnętrznego zegara RTC licznika LAP - A1/485 poprzez interfejs RS485 z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu (patrz pkt. 12).\n11.2.2 Podział doby na strefy czasowe W licznikach LAP-A1/485 istnieje moŜliwość zadeklarowania podziału doby na 4 strefy czasowe: • •\n4 tabele rozkładu stref w dobie z dokładnością do 15 minut; podział dni tygodnia na dni powszednie, soboty, niedziele i święta indywidualnie dla kaŜdego miesiąca w roku.\n11.2.3 Kalendarz dni świątecznych Licznik posiada programowalny kalendarz dni świątecznych. W pamięci licznika moŜna zapisać maksymalnie 16 dni świątecznych, zarówno stałych jak i ruchomych tj. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY i BOśE CIAŁO, obowiązujących dla kaŜdego roku.\n11.2.4 Okres rozliczeniowy Liczniki LAP-A1/485 posiadają zdolność zapamiętania danych 31 ostatnio zamkniętych okresów rozliczeniowych. KaŜdy archiwalny okres rozliczeniowy zawiera datę i czas zamknięcia, stany strefowych liczydeł energii i wartość najwyŜszej mocy uśrednionej wraz z datą i czasem wystąpienia. Okres rozliczeniowy w licznikach LAP-A1/485 moŜe być zamykany: • na Ŝądanie operatora przez optyczny interfejs komunikacyjny (z wykorzystaniem oprogramowania np. „SOLEN”); • ręcznie, poprzez naciśnięcie przełącznika ekranów (element 2 na Rysunku 3); • automatycznie-programowo, dla określonego dnia w wybranych miesiącach roku (np.: 20 stycznia, 20 marca, 20 maja, 20 lipca, 20 września i 20 listopada czyli co dwa miesiące w 20 dniu wybranych miesięcy).\n11.2.5 Zmiana czasu zima-lato i lato-zima Licznik realizuje automatyczną zmianę czasu: zima-lato i lato-zima, wg następujących zasad: • •\nzmianę czasu zima-lato w ostatnią niedzielę marca z godziny 0200 na 0300; zmianę czasu zima-lato w ostatnią niedzielę października z godziny 0300 na 0200.\nMoŜliwe są następujące operacje związane ze zmianą czasu zima-lato i lato-zima: • •\nustawianie lub kasowanie programowej blokady zmiany czasu zima-lato i lato-zima; zaprogramowanie nowych dat zmiany czasu zima-lato i lato-zima (uŜycie tej opcji anuluje działanie wyŜej opisanego algorytmu).\n11.2.6 Konto odbiorcy W liczniku istnieje moŜliwość wprowadzenia 10-znakowego ko nt a od bio r cy /rejestr: 0.0.0(...)/. Dopuszczalne są znaki: „0”..„9”, „A”..„Z”, „a”..„z”, „ ” (spacja) i „_”.\n11.2.7 Prędkość transmisji interfejsu RS485 Prędkość transmisji interfejsu RS485 jest ustalana programowo. Dopuszczalne wartości 1200, 2400 lub 4800 bitów/sekundę.\n12 KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU Zastosowanie kodu zdalnej synchronizacji czasu pozwala na synchronizację w dowolnym czasie zegara czasu rzeczywistego z wykorzystaniem dowolnej platformy informatycznej (np; oprogramowania „SKADEN” autorstwa ZEUP POZYTON) oraz interfejsu RS485. Od 02.04.2012 w ZEUP Pozyton moŜna zamówić liczniki z aktywnym lub nieaktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu: ➔\nliczniki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu są programowane na etapie produkcji, tak aby moŜliwe było zdalne programowanie daty i czasu z zastosowaniem rozkazu opisanego w dokumencie „Opis kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem www.pozyton.com.pl w zakładce „Zdalna synchronizacja czasu” (http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/opis_kodu_zdalnej_synchronizacji_czasu.pdf). Na tabliczce znamionowej takiego licznika znajduje się symbol graficzny aktywnej „synchronizacji”.\nRysunek 8. Symbol aktywnej „synchronizacji” ➔\nliczniki z nieaktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu nie przyjmują rozkazu programowania daty i czasu opisanego w dokumencie „Opis kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem www.pozyton.com.pl w zakładce „Zdalna synchronizacja czasu” (http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/ opis_kodu_zdalnej_synchronizacji_czasu.pdf).\nZestawienie „domyślnych” parametrów taryfikacji i parametrów funkcjonalnych programowanych w licznikach zawiera rozdział 13 instrukcji.\nZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU LAP-A1/485\n230 V, 5(60) A, 10(60) A\nKonfiguracja zamknięć okresu rozliczeniowego\nStrefy doby / Identyfikator grupy taryfowej\nZmiana czasu zima-lato, lato-zima\nPrędkość transmisji (dla modułu dodatkowego)\nCzas bezczynności na interfejsach komunikacyjnych, po którym następuje automatyczne rozłączenie\nNapięcie progowe dla statusu zaniku napięcia\nHasło do programowania licznika\nKod zdalnej synchronizacji czasu\nNie zaprogramowane zamknięcie automatyczne: na koniec kaŜdego miesiąca w roku zamknięcie ręczne (przyciskiem): aktywne, limit – jeden raz na miesiąc 1 i 6 stycznia, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Zielone Świątki, BoŜe Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia Zgodnie z taryfą G11\nInterfejs optyczny → 60 s Interfejs RS485 → 60 s 190 V Nie zaprogramowane Kolejność prezentacji ekranów zgodnie z pkt. 13.1 Czas ekspozycji ekranu dynamicznego – 10 s Czas powrotu do pracy dynamicznej – 60 s Aktywny\nKolejność „domyślnych” ekranów licznika LAP-A1/485\nEkrany statyczne 1 Ekran testowy 2 Data 3 Czas 4 Stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej 5 Stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej 6 Stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej 7 Stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej 8 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej 9 Wartość najwyŜszej mocy czynnej\n10 Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 11 Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 12 Wartość chwilowa mocy czynnej 13 Wartość chwilowa napięcia 14 Wartość chwilowa prądu 15 Data zamknięcia okresu rozliczeniowego (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 16 Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 17 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 18 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w drugiej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 19 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w trzeciej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 20 Archiwalny stan liczydła energii czynnej w czwartej strefie czasowej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 21 Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 22 Wartość archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 23 Data wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 24 Czas wystąpienia archiwalnej najwyŜszej mocy czynnej (ostatnio zamknięty okres rozliczeniowy) 25 Identyfikator grupy taryfowej Lp.\nEkrany dynamiczne 1 Ekran testowy 2 Data 3 Czas 4 Stan liczydła energii czynnej w pierwszej strefie czasowej 5 Wartość najwyŜszej mocy czynnej 6 Data wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 7 Czas wystąpienia najwyŜszej mocy czynnej 8 Identyfikator grupy taryfowej\nUwaga: Wszystkie rejestry zapisane w pamięci licznika przed datą jego zakupu mogą zawierać niestandardowe, próbne i testowe wartości.\nOBSŁUGA LICZNIKA PRZY POMOCY KOMPUTERA\nLicznik typu LAP-A1/485 posiada moŜliwość wymiany informacji za pośrednictwem interfejsu optycznego OPTO zgodnego z normą PN-EN 62056-21. Operator wykorzystując ten interfejs moŜe odczytać dane zapisane w pamięci urządzenia, oraz skonfigurować wybrane parametry programu licznika. W zaleŜności od wybranego interfejsu komunikacyjnego, zakładany optymalny zestaw operatorski to: • •\ngłowica optyczna produkcji ZEUP Pozyton; dedykowane urządzenie mikroprocesorowe wyposaŜone w interfejs RS232 lub USB oraz zaimplementowane specjalizowane oprogramowanie operatorskie (SOLEN).\nOdczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO zgodnej z normą PN-EN 62056-21\nPrzeprowadzenie prawidłowego odczytu danych z licznika wyposaŜonego w optyczny interfejs komunikacyjny zgodny z normą PN-EN 62056-21 wymaga: • • • • •\nprzyłączenia do gniazda urządzenia odczytowego głowicy optycznej produkcji ZEUP Pozyton (dostępne warianty interfejsów: RS232, USB); uaktywnienia czytnika danych wraz z dedykowanym programem uŜytkowym; zamocowania głowicy optycznej w gnieździe odczytywanego licznika (przewodem skierowanym w kierunku osłony skrzynki zaciskowej); rozpoczęcia procesu odczytywania / zapisywania danych; poprawny odczyt zostaje potwierdzony odpowiednim komunikatem.


D jak dieta - Tak sobie idziemy przez życie raz lepiej raz gorzej\nTak sobie idziemy przez życie raz lepiej raz gorzej\nIle to ja już razy się odchudzałam. W zeszłym roku wydałam na to kupe kasy a efekty i tak pozostały marne. Co mi ubyło to mi przyszło ze zdwojona siłą. Od 2 stycznia mam nową diete ( to juz ostatnia ! ) z tym , że ta zapowiada się inaczej.\nWcześniej w kuchni spedzałm 3h (codziennie!) ważąc, przygotowując każdy posiłek. Kupując chlebki pełnoziarniste, serki fit i inne niby zdrowe pierdoły. Efekt był taki, że ciągle bolała mnie wątroba i miałam ciagłe wzdęcia :D Przy tej teraz zaproponowanej diecie jem co chce, jak chce, jak lubie tylko ilość musi być odpowiednia. Czyli tzw. NŻT ( Nie Żryj Tyle)\nZobaczymy efekty za miesiąc. Waga wyjściowa 106 kg ( kurka skąd się tyle zwieło.... rzucenie fajek , ochota na słodycze ostatnimi czasy, problemy ze zdrowiem... dobrze że jest na co zwalić). W marcu ślub więc trzeba przynajmniej "jako tako" wyglądać. Odpowiadając na pytania - tak jestem pod obserwacją dietetyka i to on ustala dietę (dieteletyk z polecenia). Wcześniej tez dietetyk ustalał dietę. Nie wiem dlaczego odniosłam wrażenie, że te diety to z reguły jest ctrl+c i ctrl+v...a koszty nieadekwatne do wkładanej chęci i pracy.\nTak naprawdę nam odchudzającym się co po kartce z literkami? Nam trzeba wsparcia, motywacji i przede wszystkim silnej woli połaczonej z chęciami. Jak sa chęci to i silna wola się znajdzie :)\n6 dzień diety... Nie jest źle. Najgorsze chyba za mną. W 4 dniu ssało mnie między drugim sniadaniem a obiadem. W piatym było ciut lepiej. Dzisiaj głodu nie czuje wcale ( 50 min juz jem II sniadanie a zostało mi jeszcze z 70g orzechów do przerzucia). Jedno czego na pewno się nauczyłam to przerzuwać baaaaardzo powoli. Zjedzenie jakiekokolwiek posiłku zajmuje mi min. 25 min ( przy przechach czy morelach suszonych wydłuza się to do ponad 60 min ). Jak na razie dieta mi bardzo podpasowała bo jest szybka i produktów które mam na codzień w domu. Wczoraj Pani sietetyk zapytała co chcę jeśc w kolejnym tygodniu więc czekam na nowe menue. Mam nadzieje ze beda w niej nalesniki i rybka bo to za mną ostatnio chodzi :)\nCzekam az skakanka przyjdzie, żeby móc do tego wszystkiego ćwiczenia dołożyć bo znalazłam całkiem fajny plan treningowy na miesiąc z wykorzystaniem skakanki. Niedrogi sprzęt do wykorzystania na kazdym podwórki i nie wymaga jakiś specjalnie duzych nakładów czasowych których u mnie brak.\nDostałam nowe menue. Jeeeeju teraz ledwo przejadam to co mam na liście. Musze jeszcze troche zmodyfikować godziny posiłków bo troche za późno jem moim zdaniem. Po tygodniu odchudzania spadek wagi na 102,9kg . Dzisiaj miałam makowaca na deser. Ledwo wcisnełam tyle go było :) Na najbliższe dni szykują się naleśniki i pomidorowa (mniam!). Przede mną ponad rok odchudzania, więc jeszcze trochę tu sobie popiszę.\nPS. Skakanka jeszcze nie doszła więc na razie ciągle bez wisiłku fizycznego...\nPoranne ważenie 101,9 kg - całkiem nieźle idzie. Postanowiłam zmienić czas posiłków bo jednak chyba troche za późno jadłam. start 7:00 i co 2h i 40 minut kolejny. Dzieki temu zaczne ostatni posilek o 18:10 a skoncze przed 19:00 co mi pozwoli normalnie o 21 isc spac. Wczorajsza niedziela przelezana cala w lozku :)\nWczoraj zaczełam wyzwanie ze skakanką:\nPrawie umarłam. Myślałam , że płuca wypluje po 2 minutach skakania... zimne powietrze w płucach czułam jeszcze przez godzine... Nie wiem czy podołam dzisiaj 4 minuty ...\nNie było 4 minut. Odpuściłam :( Nałykałam się za dużo zimnego powietrza, boli mnie głowa, gardło ( dobrze że kataru jeszcze nie mam ) na razie sama dieta, treningi odlożone. Waga dzisiaj rano 101.9 kg. jeszcze 3 dni i konsultacja dietetyczna. Mam nadzieje, ze rozpisze mi fajne posiłki bo mam straszną ochote na bigos :)\nwaga dalej w dół. 101,3 kg dzisiaj ma się odbyc konsutacja. Bardzo dobrze bo mam ochote na pierogi ! :)\nDzisiaj jeden z gorszych dni. Nalesniki na obiad a ja lekko głodna jestem bo źle proporcje dobrałam i będę musiała do obiadu dojeśc trochę ;)\ndieta sobie leci. Całkiem nieźle. dzisiaj okres więc waga się wacha raz w dół raz w górę. Menue zostało troche urozmaicone - między innymi gołabki, pierogi, kasza manna, kiełbasa na ciepło. Ciagle jestem zadowolona z tego co jem.\nOkres mi się skończył. waga 99,9 kg. Jak tak dalej pójdzie to sukienka ślubna ze mnie spadnie :) ale jestem szczęsliwa bo w końcu jakaś dieta działa. Widać spadek wagi. Ćwiczeń żadnych na razie nie uprawiam. Zajmę się tym w późniejszym terminie. Dobrze byłoby wrócić do biegania ale to po ślubie ;)\nNiedługo konsultacja. Mam nadzieje, że bedzie nowe menue. Dalej bez ćwiczeń. Waga dzisiaj rano 98,3kg. W nowym menue pojawiły się lody,żurek, bigos, gołabki :)\nNie miałam dostępu do internetu. Dalej bez ćwiczeń. Skakanka sobie wisi.... Spadek wagi na 93,3 kg. Jak tylko będę mogła to dodam zdjęcia. Pani dietetyk trochę o mnie zapomniała wiec niedługo musze się jej przypomnieć :) bo mam ochote na spaghetti i zapiekanki :)\nW marcu niestety skończyłam odchudzanie. Teraz mój brzuch będzie rósł znowu w druga stronę ;)\n< Ś jak ślub\n© Tak sobie idziemy przez życie raz lepiej raz gorzej


Piotr ‘Pi’ Gołębiewski ‹Wszystkie zwierzęta są seksi, ale świnki najseksowniejsze› (recenzja: Mirka Andolfo „Wbrew naturze #3”) – Esensja\n‹Wbrew naturze #3›\nTytuł Wbrew naturze #3\nTytuł oryginalny Contro Natura 3\nFormat 96s. 170×260mm\n[Mirka Andolfo „Wbrew naturze #3” - recenzja]\nCiekawe, czy w innych krajach miniseria „Wbrew naturze” także prowokowała do gorących dyskusji? Jej trzeci i ostatni tom „Odrodzenie” na pewno nie pogodzi zwaśnionych stron.\nW czym tkwi problem? A no w tym, że komiks opowiada o świecie zamieszkałym przez antropomorficzne zwierzęta. Aby nie doszło do wymierania gatunków, rząd wprowadził zakaz zbliżeń płciowych między przedstawicielami różnych ras. Przybrało to formę totalitaryzmu, który kontroluje życie uczuciowe i łóżkowe obywateli, odgórnie kojarząc ich w pary i nakładając dotkliwe sankcje w przypadku złamania zakazu spółkowania „wbrew naturze”. Bohaterką serii jest apetyczna świnka Leslie, która nie miała szczęścia do mężczyzn. Zmuszona jest więc skorzystać z rządowego programu kojarzenia małżeństw, z czego nie jest szczęśliwa. W jej snach pojawia się bowiem magnetyzujący ją wilk-albinos, namawiający ją do grzechu.\n„Odrodzenie” zaczyna się w momencie, kiedy Leslie zostaje uświadomiona, że ów wilk to prastare bóstwo, pragnące zawładnąć jej ciałem. Pomóc jej próbują nowi przyjaciele w postaci wilka Khala i panny jeż Sayi. Walka toczy się nie tylko o duszę świnki, ale o losy całego świata, albowiem bóstwo ma co do niego konkretne plany. I nie są one przyjemne.\nTrzeba przyznać, że autorka cyklu Mirka Andolfo dość sprawnie pozamykała wszystkie wątki, nie zostawiając dziwnych niedopowiedzeń. Wyjaśniła dokładnie, czemu Leslie jest tak ważna, a nawet czemu jej rodzice nie stanowili przykładnego małżeństwa. Mamy też zarysowany wielki spisek świń, które (tradycyjnie) uważają się za ważniejsze od innych zwierząt, a także ukazano podwaliny pod restrykcyjne prawa chroniące czystość ras. Przy okazji komiks nie traci tempa i czyta się go bardzo płynnie.\nOczywiście o ile za bardzo nie zastanawiamy się ani nad sensem świata przedstawionego, ani nad łopatologicznym umoralnianiem, jakie uprawia autorka. W bardzo naiwny sposób stara się ona odwołać do twórczości George’a Orwella – zarówno „Folwarku zwierzęcego”, jak i „Roku 1984” – tyle tylko, że zamiast ukazać niszczycielską władzę totalitarną, która nie akceptuje żadnego przejawu indywidualnego myślenia, skupia się na propagowaniu wolnej miłości. Szyte grubymi nićmi przedstawienie konserwatystów jako zamordystów i największe kanalie, które nie oszczędzą nawet dzieci z rodzin, w których pojawiły się przejawy homoseksualizmu, czy pociągu do innej rasy, zostało skontrastowane z niewinnością liberałów, otwartych na eksperymenty erotyczne. W sumie nie dziwię się, że „Wbrew naturze” potrafi niektórych zirytować, bo w takiej narracji racja leży tylko po jednej stronie. Ta druga strona to żądni kontroli megalomani, albo zawiedzeni związkami (nawet międzyrasowymi) frustraci.\nNiemniej Andolfo nie ukrywała swych poglądów, które wyłożyła już w pierwszym tomie serii. Jeśli więc ktoś dobrnął do „Odrodzenia”, musi być świadom, z czym się mierzy. Mnie jednak w tym wszystkim zabrakło dodatkowej głębi. Czegoś, co by kazało nam się zastanowić, czy może jednak te totalitarne władze nie są do końca takim złem. Oczywiście w komiksie tego nie ma, ale w pewnym momencie zamarzyło mi się, by na końcu okazało się, że te zakazy krzyżowania się nie zostały całkiem wyssane z palca. Niewątpliwie stanowiłoby to największe zaskoczenie spośród tych, które serwuje nam „Odrodzenie”.\nZastanawia mnie też jeszcze jedna rzecz – czemu świnie, które uważają się za równiejsze od innych, oddają cześć bóstwu, które jest wilkiem? Teoretycznie jego ukochana należała do parzystokopytnych, ale motyw ten bardziej mi zgrzyta, niż lewicowe poglądy autorki.\nNiezmiennie pięknie za to wygląda strona graficzna opowieści. Mirka Alfonso posiada bardzo lekki styl, dzięki czemu zwierzęta wypadają bardzo efektownie, w czym oczywiście przoduje Leslie, której wdzięki możemy podziwiać w całości. Nawet jeśli widać, że autorka jest fanką mangi i gdzieniegdzie przemyca coś z jej maniery (np. charakterystyczna kropelka pojawiająca się w momencie zakłopotania), to jednak posiada własny styl i nie dziwię się, że wielki przemysł komiksowy się o nią upomniał – a konkretnie DC Comics, dla którego rysuje chociażby „Harley Quinn”.\nChoć na ogół przeszkadza mi agitacja na jakikolwiek temat, to jednak muszę przyznać, że „Wbrew naturze” całkiem przyjemnie mi się czytało. Komiks ten traktuję jako swego rodzaju baśń, której realia świata trzeba zaakceptować, by się dobrze bawić w czasie lektury. Spory w tym udział ma Leslie, urzekająca swoim wdziękiem i seksapilem. Choć jej przygody dzieli przepaść od o wiele subtelniejszego, a przez to mądrzejszego „Zwierzogrodu”, to nie mam serca ich nadmiernie krytykować. A „Odrodzenie” tego nie zmienia, utrzymując poziom poprzednich tomów.\n15 XII 2018 20:23:12\nPanie Gołębiewski my, stare chłopy po prostu nie jesteśmy targetem tego typu dzieł. Rozczarowała pana łopatologia i brak głębi? Przecież komiks jest skierowany do nastoletnich osób płci przeciwnej, takich świeżo po Euroweeku. Odpowiednio wytresowane w młodości w dorosłym życiu będą elektoratem postępowych partii, a na "rasistowskich" konserwatystów będą spoglądać co najwyżej z obrzydzeniem, jeśli w ogóle. Dlatego dziwi mnie pana zdziwienie.


W jaki sposób chronić swoje dane w social media - istotnie.pl - Portal internetowyistotnie.pl – Portal internetowy\n07.03.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu\nWspółcześnie social media bardzo wielu osobom zastępują jeśli nie całość to przynajmniej część życia w realu. Tym bardziej trzeba wiedzieć jak chronić swoje dane, aby nie wpadły w ręce osób niepożądanych. Mogą bowiem wykorzystać je wbrew naszym interesom.\nPierwszą podstawową czynnością jaką powinniśmy wykonać prowadząc swój profil na portalu społecznościowym to analiza czy na pewno wszystkie informacje, które tam zamieszczamy takie jak numer telefonu, wyznanie czy informacje o związkach są dla nas konieczne, a jeśli tak to czy powinni to widzieć również nasi dalecy znajomi, a nawet obcy ludzie. Należy też pamiętać, że nawet usunięte dane są możliwe do odczytania w przyszłości przy użyciu określonych narzędzi. Kolejną kwestią jest ograniczenie dostępności do naszych zdjęć. Nie jest zalecane również umieszczanie zdjęć rodziny, która nie posiada profilu – dzieci bądź dziadków. Koniecznym jest zatem zaznaczenie w ustawieniach swojego profilu bądź przy wybranej fotografii jej dostępności.\nKolejnym aspektem o który należy zadbać jest ostrożność w komunikowaniu się za pośrednictwem portali społecznościowych. W przypadku popularnych osób bądź organizacji gwarancją, że nie piszemy do podszywającego się oszusta jest ikonka przy nazwie świadcząca o tym, że profil został zweryfikowany. W przypadku innych podmiotów należy zachować ostrożność i nie przesyłać w korespondencji np. danych wrażliwych. Pod żadnym pozorem nie należy również za pośrednictwem portalu społecznościowego wysyłać haseł do poczty elektronicznej czy internetowego konta bankowego.\nTrzeba mieć także świadomość, iż portale społecznościowe korzystają z reklam bazujących na historii naszego przeglądania. Pokazywane oferty dostosują się zatem do naszych preferencji. Częściowo tej sytuacji może zaradzić wycofanie zgody na zbieranie części informacji w ustawieniach i częste czyszczenie plików cookies.\nInnym wymiarem zabezpieczenia danych w social media jest odpowiednio silne hasło. Należy też pamiętać, że o ile dobrym pomysłem jest zapamiętywanie haseł na naszych osobistych urządzeniach do których tylko my mamy dostęp, o tyle niewskazane jest robienie tego na komputerach z których korzystamy sporadycznie.\nPodsumowując, najlepszą metodą na ochronę swoich danych w social media jest zachowanie zdrowego rozsądku. Trzeba pamiętać, że to my decydujemy ile informacji chcemy o sobie udostępnić. Nie należy tutaj ulegać presji otoczenia czy sugestiom samego portalu. Dzięki temu może udać się uniknąć w przyszłości wielu przykrych sytuacji.


ArcelorMittal Poland: uruchomienie instalacji oczyszczania gazu koksowniczego - Hutnictwo\nArcelorMittal Poland: uruchomienie instalacji oczyszczania gazu koksowniczego\nArcelorMittal Poland otworzył 3 października w krakowskiej koksowni instalację oczyszczania gazu koksowniczego.\nProjekt o wartości 100 mln zł ograniczy wpływ zakładu na środowisko dzięki zmniejszeniu zużycia energii i redukcji ilości powstających w procesie technologicznym odpadów. Natomiast łączna wartość projektów, które wkrótce zakończą się w krakowskiej hucie, to 220 mln zł.\n- Każda inwestycja w zrównoważony rozwój i ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego jest ważna, zarówno z punktu widzenia państwa, obywateli, jak i biznesu. Dlatego doceniamy, że ArcelorMittal Poland kontynuuje projekty proekologiczne nawet w okresie recesji, którą sektor stalowy odczuł szczególnie mocno - powiedziała Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, która uczestniczyła w otwarciu inwestycji.\n- Kontynuujemy program inwestycyjny niezależnie od trudnych warunków ekonomicznych, gdyż jesteśmy przekonani, że to on przesądza o naszej przewadze konkurencyjnej i gwarantuje utrzymanie czołowej pozycji na rynku – powiedział Manfred Van Vlierberghe, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland.\nMirosław Grotyński, 05.10.2012 12:49\nPo wizytacji dyrektora generalnego - Manfreda Van Vlierberghe - spodziewaliśmy również uruchomienia inwestycji na wydziale węglopochodnych, które (...)\ngd, 03.10.2012 16:36\nBuaahhh. Dobre sobie. Zapraszamy do Zdzieszowic oraz innych lokalizacji AMP. Sprawdzimy cóż to za inwestycje są prowadzone?????????


Lecznicze właściwości chrzanu - kasza2go.pl\nRedakcja kasza2go.pl Opublikowane w 5 listopada 2020\nChrzan jest rośliną o licznych właściwościach leczniczych, znanych od dawna w medycynie naturalnej. Obecnie kojarzony jest najczęściej z przyprawą wielkanocną oraz przyprawą do kiszenia ogórków.\nChrzan i jego zastosowania\nDawniej chrzan wykorzystywano w medycynie ludowej, jako naturalne lekarstwo na chore zatoki, katar, niestrawność, bóle głowy i kręgosłupa oraz reumatyzm. Chrzan pomoże również wybielić piegi. Roślinę to przebadali współcześni naukowcy. Z wyników ich badań wynika, że chrzan ma właściwości przeciwnowotworowe. Głównym składnikiem chrzanu są glukozynolany. Produktami rozkładu tych składników są izotiocyjaniany – substancje zmniejszające prawdopodobieństwo rozwoju choroby nowotworowej. Badania wykazały, że produkty spożywcze zawierające izotiocyjaniany przyczyniają się do ograniczenie występowania raka pęcherza, raka płuc oraz raka przełyku. Zmniejszają również prawdopodobienstwo zachorowania na raka żołądka.\nWyniki badań wykazały, że im mniejsza średnica chrzanu, tym większa zawartość substancji antynowotworowych. Badania udowodniły, że więcej tych substancji znajduje się w chrzanie świeżym, mniej w tartym że słoika.\nChrzan pobudza wydzielenie soków trawiennych, ułatwia przyswajanie żywności oraz wspomaga przemianę materii. Dlatego zapobiega dolegliwością trawiennym po zjedzeniu tłustych potraw.\nWarto wiedzieć, że chrzan zawiera również substancje antybakteryjne, działające równie silnie jak antybiotyki syntetyczne. Ze względu na tą właściwość w medycynie ludowej, chrzan był uznawany za jeden ze skuteczniejszych sposobów walki z chorobami górnych dróg oddechowych. Syrop z chrzanu można stosować przy uciążliwym kaszlu, nawet wywołanym zapaleniem oskrzeli. Wdychanie olejków eterycznych zawartych w chrzanie wspomaga leczenie zatok.\nW medycynie naturalnej chrzan pomagał również w leczeniu reumatyzmu. Miazgą ze startego chrzanu należy obłożyć chore miejsce, przykryć je ceratą i trzymać do momentu, aż miejsce z okładem nie zacznie piec.\nChrzan jest rośliną cenioną przez naszych przodków. Nie było to brzzasadne. Roślina ta ma wiele właściwości zdrowotnych. Dobrze,.abyśmy dziś również docenili zalety chrzanu. Warto jednocześnie pamiętać, żeby zachować umiar. Dzienna dawka nie powinna przekroczyć 4 łyżeczek. Nadmiar może mieć zły wpływ na organizm człowieka.\nPoprzedni wpisSkutki niedoboru magnezu w ciąży.\nNastępny wpisOpieka nad dzieckiem\nRedakcja kasza2go.pl 8 kwietnia 2021\nRedakcja kasza2go.pl 11 czerwca 2021


Tom XV, numer 3\nGRA YNA WIECZORKOWSKA-WIERZBI!SKA\nI STARA" SI# ROZWI$ZA" PROBLEM1\nZgadzam si, e jako czynni psychologowie, badacze i nauczyciele akademiccy powinnimy nie tylko dba o nasze publikacje, ale take zastanawia si\nnad kierunkiem rozwoju naszej dyscypliny. Std moje uznanie dla wysiłków\nprof. Brzeziskiego, których efekty on sam podsumował w swoim artykule opublikowanym w niniejszym numerze Roczników Psychologicznych. Wiele uwagi\npowicił on testowanym teoriom. Moje spostrzeenia take wykraczaj poza\nwsko rozumian analiz statystyczn.\nZajci spełnianiem uznanych w rodowisku standardów, ignorujemy\nzmiany, które zachodz w naszym otoczeniu informacyjnym. Uwaam, e ju\nniedługo czeka nas zmiana jakociowa w naszej dyscyplinie, która dokona si\n(ju dokonuje?) nie tyle pod wpływem nowych teorii, co rozwoju technologii,\ntak jak si to stało na przykład w medycynie. Zgadzam si całkowicie z opini\nProfesora, e mamy zalew spełniajcych standardy, ale niewiele wnoszcych do\nnaszego rozumienia rzeczywistoci publikacji. Przyjte kryteria ilociowe oceny\nnaszego dorobku skłaniaj do niepohamowanego publikowania – bez wzgldu na\nto, czy co istotnego mamy do powiedzenia. Liczba przeprowadzonych bada\nprzekracza moliwoci integracji bez wprowadzenia zmian w standardach\npublikacji, które nie zmieniły si istotnie od ery przedkomputerowej. Podział\npublikacji na cz merytoryczn i cz techniczn umieszczon w internecie\npozwoliłby na wprowadzenie obowizku załczania surowych danych, dziki\nktórym zainteresowani mogliby dokona duo lepszej integracji ni wymylona\nw poprzedniej epoce metaanaliza wartoĞci statystyk. Obecnie wyłonienie\nPROF. DR HAB. GRA YNA WIECZORKOWSKA-WIERZBI!SKA, Wydział Zarzdzania Uniwersytetu\nWarszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa; e-mail: [email protected]\nwanych myli z rosncej lawinowo liczby tekstów, które musimy przeczyta,\nwymaga ignorowania wielu informacji, np. nazwisk autorów podawanych\nw rodku tekstu, a to redukuje zasoby poznawcze Czytelnika (Gilbert, Tafarodi,\nMalone, 1993). Za duo jest w naszych publikacjach nic nie wnoszcych do toku\nrozumowania odniesie. Przy takim skoku ilociowym sprawozdawanie rozwoju\nbada nad danym zagadnieniem powinno by pozostawione historykom\npsychologii. Wicej uwagi powinnimy powica rozwizaniu problemu ni\nhistorii wczeniejszych prób. Niespotykany wczeniej dostp do bezgranicznego\noceanu informacji bardzo czsto nie wpływa niestety pozytywnie na głboko\nOd lat głosz tez (Wieczorkowska, Wierzbiski, 2011), e psychologia\ndla nauk społecznych i humanistycznych pełni taką samą rolĊ, jak matematyka dla nauk Ğcisłych. Wielokrotnie na konferencjach na przykład zarzdzania\nprojektami, edukacji internetowej czy dietetyki irytował mnie całkowity brak\nwiedzy psychologicznej badaczy. Powodem, dla którego nie moemy „wymusi”\nu przedstawicieli innych dyscyplin (np. prawa, nauk politycznych czy historii)\nznajomoci psychologii, jest brak systematyzacji pojĊü. Nawet w publikacjach\nw fachowych czasopismach unikamy uywania „argonu” naukowego, co było\nprzez lata wzmacniane obowizkiem publikacji prac habilitacyjnych w formie\nksiki dostpnej dla szerszej klasy czytelników. Prawd jest, e posługujemy si\npojĊciami naturalnymi, wic ich definiowanie w sposób klasyczny nie jest\nmoliwe i na szczcie prace przegldowe rónych definicji zniknły z pola\nnaszych zainteresowa. Porównania wniosków musz by jednak prowadzone na\npoziomie operacjonalizacji, których niestety wystandaryzowa si nie da. Manipulacja zagroeniem musi by inna, gdy jest stosowana w grupie studentów czy\npacjentów szpitala. Take standardowe techniki pomiaru zale od próby. Przykładem moe by pozycja z kwestionariusza przedziałowoci „Jestem nonszalancki w traktowaniu szczegółów”, która zmieniła diametralnie swoj korelacj ze\nskal w grupie pracowników Wydziału Farmacji. Nonszalancja w traktowaniu\nszczegółów dla farmaceuty ma zupełnie inne znaczenie ni dla studenta. Nie moemy zapomina, e obiekt naszych badaĔ jest duo bardziej skomplikowany\ni reaktywny ni na przykład w naukach biologicznych, na których wzorujemy\nnasz metodologi. Aby zilustrowa to studentom, na wykładzie z medycyny\npsychosomatycznej przeprowadziłam „trening relaksacyjny”. Prawie 300 osób\nsiedzcych na sali było proszonych o podanie za instrukcjami podawanymi\nw tle relaksujcej muzyki. Nie tylko obserwowałam reakcj, ale take poprosiłam ich o ocen swojego stanu za pomoc wyboru jednej z szeciu odpowiedzi.\nOprócz opcji oznaczajcych całkowity lub czciowy sukces w wykonaniu tego\nZROZUMIE DANE I STARA SI! ROZWI"ZA PROBLEM\nzadania – zgodnie z moimi oczekiwaniami – 8% wybrało odpowied#: „nie miałem ochoty si relaksowa, wic nie próbowałem”, a 9% wykazało efekt kontrastu, stwierdzajc: „próba relaksacji wywołała moj irytacj”. Wariancja odpowiedzi umysłu jest duo wiksza ni wariancja biologicznej odpowiedzi organizmu (podanie leków usypiajcych nie wywołałoby efektu kontrastu).To oznacza,\ne modele nie uwzgldniajce rónic indywidualnych i kontekstu sytuacyjnego\nnie mog wyjania wiele wariancji wyjanianych zmiennych. Koncentrujc si\nw naszych analizach statystycznych na miarach tendencji centralnej, nie dostrzegamy czsto efektów kontrastu. Std tak niskie wielkoĞci efektów, o których\npisze Profesor. Powinnimy zdecydowanie zmniejszy poziom ogólnoci naszych teorii. Psychologowie zazdroszcz fizykom i chcieliby opracowa tak proste reguły funkcjonowania umysłu, jak trzy zasady dynamiki Newtona, ignorujc\nw ten sposób fakt, e nasz umysł rozwija si w odpowiedzi na pojawiajce si\nw otoczeniu wyzwania – jest wic raczej zbiorem modułów wyuczonych reakcji\nna róne klasy (!) bod#ców. Powanym problemem jest te rozziew midzy\nbadaniami naukowymi stosujcymi głównie podejcie nomotetyczne a praktyk,\nktóra wymaga wiedzy idiograficznej. Due przyrosty naszej wiedzy nie maj –\njak dotd – przełoenia na zwikszenie skutecznoci oddziaływa praktycznych.\nDuo wicej wiemy, ale nadal niewiele wicej potrafimy. I tu znów czekamy na\nrozwój technologii, która umoliwi wielokrotny pomiar tej samej osoby (ilociowe porównawcze studia przypadków (Siarkiewicz, 2007) bez wywoływania\njej irytacji. W tej chwili zmienna CZAS jest wielk nieobecn w badaniach psychologicznych. I tu jedyna uwaga polemiczna z Profesorem, który podkrela\nkonieczno przestrzegania zasady niesprzecznoĞci paradygmatycznej. Uwaam, e najwaniejsze jest otrzymanie interesujcych poznawczo wyników, wic\nnie mam nic przeciwko eklektyzmowi – łczeniu rónych szkół. Gdy zaczynałam\nprzed 30 laty moj prac naukow, mówienie o procesach niewiadomych było\nodrzucane przez psychologi poznawcz, dzi nikt nie ma wtpliwoci, e przetwarzanie informacji odbywa si w przewaajcej czci poza wiadomoci.\nZdecydowanie wic opowiadam si za koncentracj na rozwizywaniu problemów i wykorzystywaniu tego, co wartociowe w rónych szkołach. Zgadzam si\nnatomiast całkowicie z Profesorem na temat wagi replikacji. W psychologii za\nduo mamy twórczoci (cigłego wprowadzania nowych poj), za mało rzemiosła. Nie jest tajemnic, e najłatwiej osign „sukces”, wprowadzajc nowe pojcie i publikujc narzdzie pomiaru. Jeeli mamy szczcie, wiele osób zacznie\nkorelowa nowe narzdzie z istniejcymi, a fala zainteresowania opadnie, bo\nwynik tych usiłowa mona łatwo przewidzie. Nawet studenci pierwszych lat\nstudiów nakłaniani s, aby wymylali sobie problem, operacjonalizacje zmien-\nnych… Na wykładach z metodologii powtarzam do znudzenia: replikowa, replikowa i jeszcze raz replikowa, bo prawie adna replikacja w psychologii nie\njest banalna (Aronson, Wieczorkowska, 2001). Studenci najpierw powinni nauczy si uzyskiwa przewidywalne – na podstawie innych bada – wyniki,\na dopiero potem samodzielnie wychodzi dalej.\nJeli chodzi o analizĊ statystyczną danych, to ogranicz swoje uwagi do\nbadaĔ korelacyjnych. O ile badania eksperymentalne maj dobre i oczywiste\nstandardy analizy, to w badaniach korelacyjnych – jak słusznie zauwaa Profesor\n– publikujemy sporo wyników o wtpliwej wanoci. Wynika to przede wszystkim z niskiej trafnoci wewntrznej, bdcej immanentn własnoci bada korelacyjnych i przejawiajcej si w splataniu (confounding) wpływów rónych\nzmiennych. Prawd jest jednak, e wielu zagadnie nie da si zbada eksperymentalnie i powinnimy bardzo intensywnie pracowa nad nowym modelem\nanalizy bada korelacyjnych. Jest to tym waniejsze zadanie, e istniej ogromne\nzbiory ogólnodostpnych bada prób reprezentatywnych, zgromadzonych duym\nnakładem kosztów, jednak w niewielkim stopniu wykorzystywanych poznawczo.\nZgadzam si w stu procentach z opini Profesora, e analizy wielozmiennowe\nsą koniecznoĞcią. Problem jednak tkwi w ich wraliwoci na trafno modelu.\nJak to powtarzam do znudzenia moim studentom, „współczynniki regresji zale\nod towarzystwa”. Tylko nierozumiejcy istoty tych analiz mog stosowa\nkrokow analiz regresji (pozostawiajc decyzje merytoryczne algorytmom\nstatystycznym), pisa z pełnym przekonaniem, e analiza czynnikowa, analiza\nskupie dowiodła istnienia k czynników czy skupie. Zbyt czsto usunicie\njednej zmiennej zmienia struktur macierzy korelacji. Na moich studentach\nwielkie wraenie robi analiza przykładu (Wieczorkowska, Wierzbiski, 2011),\nw którym stwierdzaj na tych samych danych róne zalenoci midzy X a Y\nw zalenoci od tego, które zmienne dodatkowe zostały kontrolowane. Oczywicie tam, gdzie jest jasna teoria, lista zmiennych jest wyznaczona jednoznacznie.\nW analizach danych sondaowych na próbach reprezentatywnych, gdy kontrolowanie zmiennych socjodemograficznych jest koniecznoci, czsto zapomina si\no wprowadzaniu do modelu efektów interakcyjnych. Przykładowo, sprawdzajc\nsocjodemograficzne predyktory poziomu wykształcenia (operacjonalizowanego\nprzez lata nauki) stwierdzimy brak istotnego zwizku z płci, bo istotnym predyktorem jest interakcja wieku i płci. Przewaga edukacyjna starszych mczyzn\nzamienia si w przewag młodszych kobiet, dlatego efekt główny płci nie jest\nistotny. Podobn zaleno stwierdzono w 14 z analizowanych 33 krajów\n(Wierzbiski, 2009). Ale to wymagało wprowadzenia do modelu regresyjnego\nefektów interakcyjnych, czego najczciej badacze nie robi.\nWany fragment artykułu Profesora dotyczy wielkoci próby. O ile testy\nistotnoci (oparte przecie na przedziałach ufnoci) bior poprawk na wielko\npróby, to sama warto współczynnika determinacji wielkoci próby nie\nuwzgldnia. Dla ilustracji – studentów namawiam do losowania z całej próby\nPGSS (N = 15 776) podprób o wielkoci 1% (około 150 osób), 2% itd. Mog si\nwtedy przekona, e w małych 150-osobowych próbach mona uzyska duo\nwiksze (ale take i mniejsze) współczynniki determinacji, ni by to wynikało\nz zalenoci w „populacji”, gdzie r2 = (0,25). Pokazuje to im, e nasze zaufanie\ndo statystyki zwiksza si wraz ze wzrostem liczebnoci próby, wic próba nie\nmoe by zbyt dua, cho sdz, e due próby najlepiej wykorzystywa do\nbootstrapowej (Davison, Hinkley, 1997) metody analizy, a nie testowania prostych zalenoci. Nie wiem, dlaczego nie jest stosowane na przykład zalecenie,\naby równanie regresji ustala na połowie dostpnych danych, a testowa je na\nreszcie (Pedhazur, 1997). Pozostaj z nadziej, e publikacja tego numeru Roczników zintensyfikuje nasze usiłowania poszukiwania nowych modeli testowania\nwielkich zbiorów danych.\nAronson, E., Wieczorkowska, G. (2001). Kontrola naszych myli i uczu. Rozdział 4. Jak moemy\nzdoby odpowied na nurtujce nas pytania? Warszawa: Jacek Santorski & Co.\nDavison, A. C., Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap methods and their application. New York: Cambridge University Press. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics.\nGilbert, D. T., Tafarodi, R. W., Malone, P. S. (1993). You can’t not believe everything you read.\nJournal of Personality and Social Psychology, 65, 221-233.\nPedhazur, E. J. (1997). Multiple regression in behavioral research. Belmont: Wadsworth\nSiarkiewicz, M. (2007). Zastosowanie metody analizy szeregów czasowych do badania zalenoci\npomidzy składem posiłków a subiektywnie odczuwanym poziomem energii. W: K. Winkowska-Nowak, A. Nowak, A. Rychwalska (red.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych (s. 15-20). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.\nWieczorkowska-Wierzbiska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo\nNaukowe Wydziału Zarzdzania UW.\nWieczorkowska, G., Wierzbiski, J. (2011). Statystyka: od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.\nWierzbiski, J. (2009). Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne. Warszawa:\nWydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzdzania UW.\n1 Termoregulacja organizmu człowieka i obciążenie termiczne\nIII. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE\npraca magisterska - 0818193547\nRENEX zapewnia: - szeroki wybór urz¹dzeń, narzędzi\nZmiany w przepisach dotyczących tzw. zwolnień grupowych


Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Bydgoszczy (LKE) - Home\nNajbliższe spotkanie LKE odbędzie się 13 października 2021 r. o godz. 9.30 w formie wideokonferencji.\nOstateczny termin składania wniosków upływa 05 października 2021 r.\nSpotkania Lokalnej Komisji Etycznej odbywają się raz w miesiącu. Termin spotkania oraz składania wniosków podawany jest na bieżąco na stronie LKE.\nKażdy wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrywany w następnym miesiącu.\nWnioski można składać na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy u sekretarza Komisji (pokój 314) lub w sekretariacie Wydziału (pokój 112)\nUWAGA! Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór nietechnicznego streszczenia w EXCEL, który jest dostępny na stronie Krajowej Komisji Etycznej (link w zakładce "działalność").\nProszę o dokładne wypisywanie nietechnicznego streszczenia, gdyż program przesyłający do UE wychwyci braki i trzeba będzie je poprawiać. Nie wpisujemy identyfikatorów SND, kodów ICD, pól krajowych, termin OR i daty zatwierdzenia projektu.\nUWAGA: INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW\nWniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - 1,5;\nWnioski należy wypełniać wg kolejnych punktów, dokładnie z podaniem dat i wypełnieniem nagłówka;\nWniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej;\nWniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w trzech egzemplarzach z oryginalnymi podpisami oraz w formie elektronicznej drogą mailową w formie WORD, natomiast nietechniczne streszczenie w EXCEL i tylko elektronicznie (adres podany w kontaktach) lub na płycie CD/DVD;\nDo wniosku należy dołączyć kopie wyznaczeń w formie papierowej w 1 egzemplarzu, bez wersji elektronicznej;\nW rubryce, gdzie wymagane jest miejsce pracy, proszę podawać nazwę uczelni, wydział, katedrę i zakład;\nNależy wpisywać daty elektronicznie w miejscach, gdzie są wymagane z podaniem dnia, miesiąca i roku;\nInstrukcja wypełniania wniosków znajduje się na stronie KKE. Prosimy wypełniać wnioski zgodnie z tą instrukcją. Należy dokładnie i rzetelnie wypełniać wnioski, stosując się do wszystkich wymagań zawartych w przypisach umieszczonych pod tabelami. Poniżej zwracamy uwagę na kilka punktów (numeracja zgodna z punktami wniosku), które bardzo często są wypełniane niewłaściwie, co może stanowić dla Państwa dodatkową pomoc przy wypełnianiu wniosku.\n- jeśli doświadczenie przeprowadzane jest poza ośrodkiem użytkownika, to należy przedstawić tego uzasadnienie, w tym uzasadnienie naukowe, nawet jeśli wydaje się ono oczywistym,\n- niezbędne jest wskazanie celu naukowego (lub edukacyjnego) doświadczenia zgodnie z obowiązującą tabelą,\n- tekst musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty i zawierać nie więcej niż 250 słów,\n- w tekście nie należy opisywać szczegółowo planowanych procedur ale odwoływać się do nich poprzez podanie ich numerów, zgodnie z pkt. 5 wniosku,\n- należy podać uzasadnienie liczebności grup z powołaniem się na prawidłowości statystyczne. Nie jest wystarczające stwierdzenie, że np.: "zastosowano najmniejszą możliwą liczebność zwierząt\nzapewniającą minimalną ilość wyników wymaganą do przeprowadzenia wiarygodnej analizy statystycznej dla badań tego rodzaju" albo "planowana liczba zwierząt pozwoli na otrzymanie istotnych\nstatystycznie wyników". Należy pamiętać, że zarówno zbyt duża jak i zbyt mała liczba zwierząt użytych w doświadczeniu jest błędem, np. dla porównań typu kontrola-test niezbędne jest chociażby\nwcześniejsze określenie mocy testu i wyliczenie minimalnej liczebności grupy koniecznej do otrzymania istotnych statystycznie wyników, przy założeniu określonej zmienności, różnicy między grupami itp.\nKomisja nie wymaga przedstawienia pełnych, wielostronicowych analiz statystycznych ale we wniosku należy wyraźnie przedstawić na jakiej podstawie oszacowano liczebność grup.\n- jeśli grupę kontrolną stanowią zwierzęta inne niż grupa doświadczalna to muszą stanowić one osobną procedurę,\n- każda osoba biorąca udział w doświadczeniu, mająca kontakt ze zwierzęciem musi posiadać stosowne wyznaczenie,\n- niedopuszczalne jest jako wyraz zasady 3R stwierdzenie, że mysz albo szczur (albo jakikolwiek inny gatunek) jest najmniejszy zwierzęciem, stąd to na nich prowadzone będą doświadczenia. Wielkość\nzwierzęcia nie jest żadną przesłanką i w żadnym stopniu nie wpływa na odczuwanie bólu,\n- objawy będące przyczyną zastosowania humanitarnego zakończenia procedury muszą być specyficzne dla danego doświadczenia a nie mieć charakteru ogólnego.\n9. Jeżeli wniosek wymaga poprawy, to należy złożyć do Komisji ponownie wypełniony wniosek w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, z oryginalnymi podpisami oraz mailowo wraz z\nnietechnicznym streszczeniem w EXCEL


Ojciec ofiar Nassara rzucił się w sądzie na byłego lekarza\nDodano: 2 lutego 2018, 16:43 1\nRandall Margraves / Źródło: Twitter / @MolotovFlicker\nWszystkie trzy córki Margravesa w piątek przeczytały swoje oświadczenia przed sądem w Michigan. Randall Margraves zapytał następnie sędzię Janice Cunningham, czy może spędzić pięć minut sam na sam w pokoju z "tym demonem". Na nagraniu widać, że mówi to wyraźnie wściekłym głosem, dlatego też pewnie Cunningam nie wyraziła na to zgody. Mężczyzna nie chciał wygłosić oświadczenia.\nWówczas Margraves rzucił się w kierunku Nassara, ten jednak osłonięty został przez swojego adwokata, który odepchnął wściekłego ojca od byłego lekarza. Szybko zareagowali obecni na sali strażnicy sądowi, którzy obezwładnili Margravesa. – Dajcie mi minutę z tym draniem! Chce dorwać tego sukin*** – krzyczał.\nCórki Margravesa wydawały się zszokowane rozwojem wydarzeń. Asystentka prokuratora generalnego Angela Povilaitis od razu skomentowała zachowanie Margravesa, zwracając się do niego: "Nie możesz się tak zachowywać. To pozwala mu mieć nad nami władzę". – Pani nie musi tego przeżywać – odpowiedział mężczyzna.\nPo krótkiej przerwie, sędzia Jenice Cunningham powróciła na salę sądową i zwróciła się do obecnych. – Jeżeli mi trudno jest słuchać tego, co mówią jego córki, nie mogę sobie wyobrazić tego, jakie to trudne dla rodzica – powiedziała.\nOczekuje się, że w ostatecznym wyroku do kary Nassara, który skazany został 24 stycznia na karę 175 lat pozbawienia wolności, dodane zostanie od 25 do 40 lat i bardzo wysokie grzywny pieniężne.\nwiadomości świat sport życie larry nassar usa gimnastics randall margraves sąd rzucił się ojciec\nAsd Kjh 2 lutego 2018, 19:33\nwiele "poleczek" zwozi do Polski tych "lekarzy i inżynierów , specialistów od IT" z Krajów takich jak Indie czy reszta światowj kloaki.


Runiczna para w szafirach i szmaragdach - dla p. Katarzyny, Moje MW Malwina Wetula\n» Runiczna para w szafirach i szmaragdach - dla p. Katarzyny\nRuniczna para w szafirach i szmaragdach - dla p. Katarzyny\nDwie bransolety - dla Niej i dla Niego.\nObydwie zrobione są z miedzi i skórzanych rzemieni. W miedzianej blasze wytrawione są wzory związane z celtycką plecionką i ochronne znaki runiczne. Ozdobą główną są kamienie szlachetne - fasetowany owalny szmaragd w jednej i bardziej surowy, choć ujęty w sześciokątną formę szafir w drugiej.\nBazą są skórzane rzemienie - płaski 10 mm w kolorze brązowym-koniakowym oraz szaroniebieski i morski okrągły 3 mm\nZapięcie i dodatkowe elementy także zrobione są z czystej miedzi.\nWielkość - długość całkowita ok. 18 i 21,5 cm, elementy ozdobne 8,5 i 9 cm


Wiemy, gdzie Marta Kaczyńska kupiła swoją suknię ślubną! | Viva.pl\nWiemy, gdzie Marta Kaczyńska kupiła swoją suknię ślubną!\nSądzicie, że była dobrym wyborem?\nSabina Zięba • 30 lipca 2018 16:55\nW sobotę 28 lipca media obiegła wiadomość, że córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej po raz trzeci wychodzi za mąż. Tym razem wybrankiem Marty Kaczyńskiej został biznesmen Piotr Zieliński. Gdańska felietonistka pragnęła zdążyć z uroczystością przed planowanym terminem porodu, który ma się odbyć już za dwa tygodnie. Choć brzuch jest już bardzo widoczny, zdecydowała się na zwiewną sukienkę. Sprawdźcie, jaką markę wybrała!\nSuknia ślubna Marty Kaczyńskiej\nŚlub prawniczki tym razem odbył się w Pałacu Ślubów na Starym Mieście w Warszawie. Podobno początkowo para miała wziąć ślub kościelny, ale dokumenty unieważniające ślub kościelny Marty i jej pierwszego męża, Piotra Smuniewskiego, nie dotarły z Watykanu na czas. Fakt ten spowodował, że musieli zadowolić się ślubem cywilnym.\nŚlub Marty Kaczyńskiej wywołał burzę w sieci! „Powinna się Pani pod ziemię zapaść”\nSzykujesz się do ślubu? Zobacz suknie Monique Lhuillier!\nMimo wszystko felietonistka zdecydowała się na białą suknię. Fason podkreślał jej ciążowe krągłości, ale rozcięcie odsłaniające nogi oraz falbany na ramionach i dekolcie skutecznie odwracały od tego uwagę. Również delikatny materiał sprawiał, że całość wyglądała lekko i dziewczęco. W opisie kreacji na stronie sklepu internetowego EVERYDAYOFFICIAL czytamy, że „każda sylwetka wygląda w niej niezwykle smukło”. Jej koszt to 429 złotych.\nSądzicie, że ta suknia była dobrym wyborem?\nMarta Kaczyńska w sukni ślubnej.\nSukienka Anna na stronie EVERYDAYOFFICIAL.\nTAGI #Marta Kaczyńska #śluby gwiazd #Suknie ślubne gwiazd\nW tych kreacjach poczujecie się jak księżniczki! Elie Saab zachwyca swoją najnowszą kolekcją\nZuhair Murad swoimi projektami sukien ślubnych przeniesie Was w inną epokę!


czerwiec 2015 - Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.\nMarcin Bartyński26 czerwca 20152 komentarze\nPani mecenas Katarzyna Skowrońska, autor bloga spadkowego, zadała mi kilka pytań o dziedziczenie udziałów w spółce z o. o. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz we wpisie na blogu pani mecenas pt. „Odziedziczyłem udziały – i co dalej?„.\nMarcin Bartyński24 czerwca 2015Komentarze (0)


Jakie korzyści w życiu i pracy daje nauka języka angielskiego?\nZnajomość języka angielskiego nie jest dzisiaj szczególną umiejętnością. To raczej oczywiste, że osoba, która ubiega się o pracę, aplikuje na studia lub wyjeżdża na zagraniczne wakacje, potrafi komunikować się w tym języku obcym. Niektórzy angielskiego uczą się już w przedszkolu, inni zaczynają dopiero w dorosłym życiu. Każdy z nich może osiągnąć sukces.\nW szkole wielu uczniów traktuje naukę języka obcego jako przymus, a więc automatycznie czują oni niechęć i opory wobec wkuwania słówek czy rozwiązywania zadań gramatycznych. Z wiekiem rośnie jednak świadomość tego, jak ważna w obecnych czasach jest wielojęzyczność. Dlatego coraz więcej osób podnosi swoje kwalifikacje, uczęszczając do szkół językowych, takich jak Bradbury.\nZnajomość angielskiego zwiększa szanse na rynku pracy\nUmiejętność posługiwania się Business English znacznie zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. W polskich miastach coraz częściej swoje filie otwierają korporacje z całego świata. Głównym językiem, jakim posługują się pracownicy, jest tam angielski. Nie trzeba dodawać, że również kultura pracy, zarobki czy pakiety benefitów są na światowym poziomie. Płynna znajomość języka obcego w mowie i piśmie pozwoli Ci wziąć udział w procesie rekrutacji, a także zdobyć wymarzoną posadę.\nRównież polskie firmy coraz częściej potrzebują managerów, specjalistów do spraw eksportu czy ekspertów do nawiązywania kontaktów z klientem zagranicznym. Osoby na tych stanowiskach mają realną szansę na rozwój poprzez udział w międzynarodowych targach, konferencjach, szkoleniach czy delegacjach.\nPosługiwanie się językiem angielskim na wakacjach\nAngielski przydaje się też na wakacjach. To uniwersalny język turystów z całego świata, którym możesz posługiwać się w Europie, Ameryce, Azji czy Afryce. Ułatwi też nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami, których jest w Polsce coraz więcej. Dobra znajomość języka zdecydowanie zniesie bariery i wszelkie opory przed poszerzaniem sieci swoich międzynarodowych kontaktów.\nChoć żyjesz w Polsce, każdego dnia jesteś bombardowanymi zagranicznymi reklamami, komunikatami, obcojęzycznymi nazwami, oglądasz filmy z lektorem lub słuchasz muzyki z całego świata. Język angielski przewija się wszędzie. Zwłaszcza, jeśli mieszkasz w dużym mieście, jest więcej niż pewne, że jego znajomość ułatwi Ci funkcjonowanie i poszerzy horyzonty. Będziesz mógł sięgać po zagraniczną literaturę, oglądać filmy, które nie są dostępne w Polsce czy rozumieć treść nuconych pod nosem piosenek zza oceanu. Oglądając największe europejskie stacje telewizyjne, będziesz miał bieżącą wiedzę o sytuacji na świecie.


Czym do Szwecji? | e-magnes.pl : Praca i Kariera\nStrona główna » Szwecja » Pojazdy » Inne » Czym do Szwecji?\nLot z Warszawy do Sztokholmu jest bezpośredni i trwa około 1 godziny 40 min. Wyloty odbywają się nawet do 4 razy dziennie. Samoloty lądują na dwóch lotniskach – Arlanda i Skavasta. To pierwsze leży blisko Sztokholmu, a drugie trochę dalej, bo 100 km od stolicy Szwecji. Z lotniska Arlanda można dostać się do miasta taksówką bądź pociągiem, a podróż trwa około 40 min. Droga z lotniska Skavasta do centrum jest dłuższa, autobus jedzie około 1,5 godziny. Ceny i standard usług są zróżnicowane, dlatego najpierw trzeba dobrze zapoznać się z ofertami.\nPodróż pociągiem jest dłuższa, ale za to można więcej zobaczyć i liczyć na to, że może przydarzą się nam jakieś miłe przygody. No bo jak wakacje to wakacje. Żeby dostać się do Szwecji trzeba jechać linią InterRail przez Berlin, Hamburg i Kopenhagę. Jest jeszcze druga możliwość, czyli nocny pociąg z Berlina do Malmö - Berlin Night Express. Trzeba tylko wykupić wcześniej miejsca w wagonie sypialnym. Trzecią opcją jest najpierw podróż do Kopenhagi, a stamtąd do Malmö.\nI dla miłośników morskich wypraw coś się znajdzie. Do Szwecji można popłynąć promem i zabrać ze sobą samochód, który przyda się do szybszej komunikacji w tym kraju. Zaoszczędzicie przy okazji na bilety na pociągi, autobusy czy taksówki. Taka podróż trwa długo, bo od 9 do 19 godzin, co wcale nie musi być takie uciążliwe, bo piękne widoki i szum wzburzonego morza może być pięknym przeżyciem.\nZ Polski odpływają następujące promy:\nŚwinoujście - Ystad (Unity Line, Polferries)- czas podróży 9,5 godziny\nGdańsk - Nynashamn (Polferries) – czas podróży 19 godzin\nInną opcją jest autobus, ale tutaj też częścią podróży jest rejs promem. Baltic ExpressBuss AB, Eurolines czy Tourbaltic to nazwy przewoźników, które załatwiają nam całą podróż i dbają o komfort jazdy.\nDo Szwecji można wybrać się także samochodem. Wybór jest spory, bo można skorzystać z promu albo pojechać przez Niemcy do Danii i potem autostradą A7 do Flensburga, do przejścia granicznego. Potem w Kolding należy skręcić na autostradę E20, która prowadzi do Malmö.\nRecenzja filmu „Pianista”. (181212)