Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze - PDF\nVoděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze\nDownload "Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze"\n1 Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1\n2 Obsah I. Úvod Poznámky k použití Charakteristika přístroje Určení přístroje Vnější vzhled Zapnutí a vypnutí přístroje Příprava přístroje k práci Výběr způsobu kompenzace teploty Změna rozlišení měření Změna čísla elektrody...12 II. Měření ph Příprava ph metrické elektrody Kalibrace Kalibrace při využití standardů shodných s normou NIST Kalibrace s vkládáním velikosti ph roztoků Vkládání parametrů kalibrace Kalibrace elektrody ph Kalibrace s automatickou kompenzací elektrody Kalibrace s ruční kompenzací teploty Zjištění stavu elektrody Měření ph Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty Úvahy o kompenzaci teploty a interpretace výsledků...22 III. Měření vlastní vodivosti a zasolení Základní informace o měření vodivosti a zasolení Vkládání parametrů konduktometru Výběr jednotky měření Vkládání součinitele WTDS Výběr a obsluha konduktometrického čidla Výběr čidla Obsluha čidla Kalibrace...27 Stránka 2 z 2\n3 15.1. Kalibrace bez standardního roztoku Kalibrace za použití standardního roztoku Vložení velikosti standardního roztoku Kalibrace s automatickou kompenzací teploty Kalibrace s ruční kompenzaci teploty Vkládání velikosti součinitele α a vztažné teploty Vkládání velikosti součinitele α Vkládání velikosti vztažné teploty Jednoduchý způsob stanovení součinitele α Měření vlastní vodivosti Měření bez kompenzace teploty Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty Měření zasolení a celkového množství rozpuštěných látek Měření zasolení s přepočtem na množství KCl nebo NaCl Stanovení součinitele WTDS Měření zasolení s přepočtem na velikost TDS...37 IV. Měření rozpuštěného kyslíku Základní informace o měření rozpuštěného kyslíku Kyslíkové čidlo Vkládání parametrů oxymetru Změna jednotky Kompenzace vlivu zasolení Automatické vkládání velikosti zasolení Ruční vkládání velikosti zasolení Automatická kompenzace vlivu tlaku Kalibrace kyslíkového čidla Měření obsahu kyslíku Měření s automatickou kompenzací teploty Měření s ruční kompenzací teploty...43 V. Měření atmosférického tlaku Měření atmosférického tlaku...44 VI. Měření napětí a teploty Měření napětí...44 Stránka 3 z 3\n4 27. Měření teploty...45 VII. Další Hodiny, dodatečné funkce Hodiny Datum Automatické vypnutí Odečet č čísla verze SW vybavení Nastavení data a času Ukládání výsledků do paměti a jejich odečet Ukládání do paměti nebo tisk Parametry ukládání a odčtu z paměti Ukládání jednotlivých výsledků do paměti Ukládání série měření Prohlížení výsledků Mazání uložených výsledků Tisk na tiskárně Tisk výsledků jednotlivě nebo v sérii Tisk výsledků uložených v paměti Napájení výměna baterie Spolupráce s PC Technická data Vybavení...54 Stránka 4 z 4\n5 I. Úvod 1. Poznámky k použití Drazí uživatelé! Dostává se vám do rukou přístroj, který je charakteristický vysokou přesností shodnou s udávanými parametry a vysokou stabilitou zobrazených výsledků. Věříme, že měření vám nebude dělat žádné problémy a přístroj bude pracovat bez potíží. Široký rozsah možností ph-metru CX-401 vyžaduje se dobře seznámit s návodem k použití. V opačném případě nemusíte využít všechny možnosti, které vám přístroj nabízí nebo vám měření bude dělat potíže. Použití kvalitních elektrod a jejich včasná výměna za nové garantují udržení vysoké kvality měření. Dovolujeme si vás upozornit, že elektrody mají značně kratší dobu životnosti, než přístroj. Typickým znakem špatné práce elektrody ph je zvětšení nestability naměřené hodnoty anebo zvětšení chyby měření. Příčinou problémů části uživatelů je použití elektrody bez dřívější aktivace membrány, měření bez sejmutí ochranné gumičky, měření se znečištěnou membránou nebo měření s ucpaným kontaktem. Elektrody je třeba používat tam, pro co jsou určeny svou konstrukcí. Jiné do znečištěných vod a jiné např. do masa. Špatný výběr může zhoršit nebo i celkově znemožnit měření. V případě, kdy budete mít dojem, že přístroj nepracuje tak jak má, zkuste použít rezervní elektrodu nebo zkuste použít elektrodu s jiným přístrojem. Obecně lze říci, že problémy jsou mnohonásobně častější s elektrodou než s přístrojem. V případě měření vodivosti je důležité vybrání čidla se správnou konstantou K pro měření odpovídajícího roztoku. Špatný výběr může být příčinou velké chyby měření podobně jako při měření s použitím kompenzace teploty s vložením chybného součinitele α. Přesnost měření obsahu kyslíku závisí na kalibraci čidla, jeho správná údržba, výměna elektrolytu a membrány a celková čistota elektrody. Jestliže něco z toho vynecháme, po čase nic nezměříme. Je třeba vzít v úvahu, že stabilní měření kyslíku je možný jen při opravdového nebo simulovaného proudění zkoumané vody. Naše výrobky charakterizuje velmi nízká poruchovost. Jestliže se však u přístroje objeví závada, v krátkém čase vám jej opravíme. Provádíme rovněž všechny pozáruční opravy za nízké ceny. Stránka 5 z 5\n6 Přejeme příjemnou práci s naším přístrojem. 2. Charakteristika přístroje Multifunkční přístroj CX-401 patří do nové generace přístrojů nabízejících vyjímečně široký rozsah přídavných funkcí. Přístroj má vysokou přesnost a stabilitu výsledků měření. Dva způsoby napájení: bateriové a přes síťový adaptér umožňující práci jak v terénu, tak dlouhodobě v laboratoři. Nejnovější elektronické součástky v přístroji užité nabízejí paměť přístroje nezávislou na zdroji napájení a dlouhou práci na jednu baterii. Přístroj má velký LCD display, který současně umožňuje sledovat hodnotu měřené funkce, teploty a grafické symboly, které nám ulehčují práci. Vodotěsná konstrukce přístroje nabízí bezproblémovou práci za složitých klimatických podmínek. Malé rozměry a hmotnost usnadňují práci v terénu. Hlavní vlastnosti přístroje CX-401 jsou: - Vysoká přesnost a stabilnost - Automatická a ruční kompenzace teploty - Kalibrace elektrody ph v rozsahu 1 až 5-ti bodů - Automatické rozpoznání ph standardních roztoků - Uložené hodnoty standardních roztoků ph s možností jejich změny uživatelem - Volba automatické změny teplotní korekce uložených ph standardních roztoků (NIST norma) - Informace o stavu ph elektrody - Uložení tří charakteristik elektrod v každé měřící funkci - široký rozsah konduktometru se sedmi podrozsahy a jejich automatické přepínání (autorange) - Přepočet vodivosti na zasolení v NaCl nebo KCl v závislosti od vlastní vodivosti - Možnost vkládání součinitele TDS (Total Dissolved Solid, tj. celkový obsah rozpuštěných pevných částic) - Možnost kalibrace konduktometrické elektrody vkládáním velikosti stálé K nebo pomocí standardního roztoku - Možnost stanovení stálé K konduktometrického čidla - Kompenzace vlivu zasolení na měření obsahu kyslíku s využitím velikosti zasolení změřenou přístrojem - Měření a automatickou korekci vlivu atmosférického tlaku na měření obsahu kyslíku - Paměť výsledků měření s hodinou datem, samostatně nebo v zadaném časovém intervalu - Výstup RS Možnost tisku hodnoty měřené funkce nebo výsledků uložených v paměti (po připojení adaptéru) - Hodiny s kalendářem - Informace o stavu baterie - Funkce automatického vypnutí po nastaveném čase uživatelem Stránka 6 z 6\n7 3. Určení přístroje Multifunkční voděodolný přístroj CX-401 je přesný přístroj a zároveň jednoduchý v obsluze sloužící k měření napětí (aktivity) oxoniovýxh iontů vyjádřených v jednotkách ph, napětí v mv, vlastní vodivosti vyjádřené v µs/cm nebo ms/cm, obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě vyjádřeného v % nebo v mg/l a zároveň k měření atmosférického tlakuv hpa. Přístroj může rovněž sloužit jako přesný teploměr roztoků nebo ovzduší. Výsledek měření vodivosti může být taktéž zobrazen v zasolení (g/l nebo %) v přepočtu na NaCl, KCL nebo celkové zasolení (TDS). Voděodolná konstrukce umožňuje práci ve složitých atmosférických podmínkách. CX-401 najde použití v potravinářských, chemických, lékařských a energetických podnicích, v úpravnách vody, v laboratořích, v zemědělství, na universitách, ve vědeckých laboratořích atd. Přístroj je připraven k práci se všemi typy kombinovaných ph-metrických elektrod a zároveň konduktometrických čidel s širokým rozsahem stálé K zakončených konektorem BNC-50. Je možné připojit rovněž dvě elektrody (měřící a vztažnou) přes adaptér nabízený jako doplňkové příslušenství. CX-401 spolupracuje s čidlem teploty Pt-1000 s chinch konektorem. Přístroj je schopen sbírat výsledky měření naměřené jednotlivě i v sérii s nastaveným časovým intervalem. Zabudované rozhraní RS-232 slouží k přenosu hodnot do PC nebo přes adaptér EI-401 na tiskárnu, což umožňuje tisk aktuálně naměřených hodnot nebo dat uložených v paměti. V případě potřeby získat série měření větší, než je paměť přístroje, je možno použít speciální PC software nabízený naší společností. Pozor: Adaptér EI-401 lze doobjednat jako zvláštní příslušenství 4. Vnější vzhled Na přední stěně přístroje je umístěn LCD displej (obr. 1), na kterém v závislosti od vybrané funkce se zobrazuje: - výsledek měření vlastní vodivost nebo zasolení - výsledek měření ph v jednotkách ph - výsledek měření napětí v mv - výsledek měření obsahu kyslíku v % nebo mg/l - čas Vybrání stanovené funkce za pomocí klávesy je signalizováno rámečkem okolo odpovídajícího symbolu na spodu displeje: cond (vodivost), ph, mv, O2nebo time (čas). Současně s výsledkem měření, je níže zobrazena velikost měřené teploty v o C. Stránka 7 z 7\n8 Symboly jednotek se nacházejí po straně zobrazeného výsledku. V režimu měření kyslíku je možné odečítat hodnotu atmosférického tlaku. Obr. 1 Vedle velikosti teploty se objeví symbol pro automatickou kompenzaci teploty nebo pro ruční kompenzaci teploty. Symbol CAL na levé straně displeje znamená, že přístroj je v režimu kalibrace. Na levé straně se rovněž nacházejí čísla vybrané elektrody (E1, E2, E3), která charakteristika elektrody bude vybrána pro přepočet. Blikající symbol čísla elektrody (jen pro ph) označuje ztracenou kalibraci nebo že poslední provedená kalibrace byla provedena na vadné elektrodě. Při kalibraci je mezi horním a dolním řádkem čísel zobrazen bod kalibrace (P1, P2, P3, P4, P5). V režimu MODE jsou zobrazeny všechny parametry vkládané uživatelem a také velikost měření atmosférického tlaku. Stav baterie je signalizován symbolem. Klávesy (obr. 2) jsou umístěny pod displejem. Slouží k zapínání a vypínání přístroje, výběru měřené funkce, kalibraci, vkládaní parametrů nebo ukládání do paměti a tisk výsledků měření. Klávesnice má následující klávesy: - krátký stisk zapíná přístroj, umožňuje změnu funkce, delší stisk přístroj vypne - delším stiskem vstoupíme do režimu kalibrace (objeví se symbol CAL), krátký stisk v tomto režimu potvrdí výsledek kalibrace - krátký stisk způsobí uložení naměřené hodnoty do paměti nebo tisk jedné hodnoty popřípadě série měření - delším stiskem vejdeme do režimu prohlížení uložených hodnot měření - klávesa výběru vkládaného parametru Stránka 8 z 8\n9 , - klávesy sloužící pro vkládání parametrů V horní části přístroje se nacházejí konektory o níže popsaných významech: F - hnízdo BNC-50 pro připojení kombinované ph-metrické elektrody, elektrody redox nebo kyslíkového čidla F1- hnízdo BNC-50 pro připojení konduktometrického čidla t - RS - p - hnízdo Chinch pro připojení čidla teploty hnízdo RS-232 pro připojení PC nebo tiskárny hnízdo síťového adaptéru Obr Zapnutí a vypnutí přístroje Stránka 9 z 9\n10 Po zapnutí přístroje klávesou objeví všechny symboly (obr. 3). se testuje paměť a displeje přístroje, na kterém se Obr. 3 Jestliže test proběhne v pořádku, tak po uplynutí asi 1,5 sec., se přístroj nastaví do režimu měření na funkci, na které byl naposled vypnut. Objevení se nápisu znamená ztrátu tovární kalibrace a to znamená opravu přístroje. Jestliže po uplynutí cca 1,5 sec. budou stále svítit všechny přístroje znamená to ztrátu charakte ristik čidel nebo elektrod. Po stisku klávesy přístroj nastaví standardní charakteristiky: - přesunutí ph = 0, nachýlení charakteristiky = 100 % pro elektrody ph - stálá K=1.000 cm -1 pro konduktometrické čidlo - přesunutí = 0% O2, nachýlení charakteristiky = 100% O2 pro kyslíkové čidlo a vejde do režimu měření. Potom bude třeba zkalibrovat konduktometrické čidlo, ph - Připojit síťový adaptér do hnízda P, pokud jej máme - Do hnízda F (BNC-50) připojit správnou a k měření připravenou kombinovanou elektrodu, nebo redox elektrodu nebo kyslíkové čidlo - Do hnízda F1 BNC-50 připojíme konduktometrické čidlo - V případě použití čidla teploty jej připojíme do hnízda t (Chinch) - V případě použití tiskárny nebo PC připojíme adaptér EI-401 nebo kabel 4XX- PC do hnízda RS - Zapneme přístroj stiskem elektrodu a kyslíkové čidlo. Vypnutí se děje stiskem a podržením klávesy do momentu, kdy se na displeji objeví symbol. V případě napájení jen na baterie se přístroj sám vypne po uplynutí nastaveného času od stisku poslední kláve sy (popis v bodě 21). Tato funkce je vypnuta po čas kalibrace, sběru série měření, tisku obsahu paměti a při napájení síťovým adaptérem. 6. Příprava přístroje k práci Před započetím práce musíme: Stránka 10 z 10\n11 Pozor: při měření ph musí být konduktometrické čidlo odpojeno od přístroje nebo vyňato z roztoku v kterém je ponořena ph-metrická elektroda 6.1 Výběr způsobu kompenzace teploty Přístroj se sám přepíná mezi automatickou nebo ruční kompenzací teploty. Připojení čidla teploty způsobí přepnutí na automatickou kompenzaci. Vedle měřené hodnoty teploty se objeví symbol. Odpojením čidla teploty se přepne na ruční kompenzaci teploty. V místě symbolu se objeví symbol, současným stiskem kláves, lze změnit velikost teploty. 6.2 Změna rozlišení měření Výsledek měření může být zobrazen s daným rozlišením. Proto je třeba: - ve vybraném režimu měření stisknout klávesu (resolution - rozlišení) obr.4 - klávesami, se vybere: - (low) ní zká rozlišovací schopnost, na displeji se objeví - (high) vysoká rozlišovací schopnost Obr. 4 Pro měření ph: označuje rozlišovací schopnost 0.01 ph označuje rozlišovací schopnost ph Stránka 11 z 11\n12 Pro měření vodivosti: označuje rozlišovací schopnost měření 3 1 /2 cifry označuje rozlišovací schopnost 4 1 /2 cifry Pro měření obsahu O2: označuje rozlišovací schopnost 1% nebo 0.1 mg/l označuje rozlišovací schopnost 0.1% nebo 0,01 mg/l V režimu měření napětí nelze měnit rozlišovací schopnost. Do režimu měření se vrátíte stiskem klávesy. 6.3 Změna čísla elektrody Jestliže je do paměti přístroje vložena více než jedna charakteristika elektrody je možné měnit elektrodu bez kalibrace. Tato volba je velmi užitečná pokud měříme s různými druhy elektrod. např. pro odpadní vody, čisté vody atd. Připojíte předem vykalibrovanou elektrodu s označeným číslem odpovídajícímu symbolu elektrody vloženému do paměti přístroje a vyberete její číslo. V režimu měření provedeme následující operace: - stisknout klávesu až do momentu, kdy se na displeji v horní části objeví číslo elektrody (symboly, nebo ). Klávesami, vybereme číslo, pod kterým jsou uloženy hodnoty kalibrace elektrody (Obr. 5). Pod číslem elektrody se objeví nápis: - pod tímto číslem není uložena žádná charakteristika elektrody a nastavení jsou tovární. V režimu měření bude symbol čísla blikat. - pro toto číslo jsou uloženy výsledky poslední kalibrace - posledně vložená kalibrace ukazuje že, elektroda brzy ztratí přesnost a její kalibrace nebude možná (jen pro elektrody kalibrované ve funkci ph). V režimu měření bude blikat symbol čísla elektrody Stránka 12 z 12\n13 Obr. 5 - do režimu měření se vrátíme stiskem klávesy II. Měření ph 7. Příprava ph metrické elektrody Elektroda musí být připravena pro práci v souladu s návodem výrobce elektrody. Jestliže jej výrobce nedá, postupujte podle následujících kroků: - Novou elektrodu je třeba ponořit do nasyceného roztoku KCl kolem 5-ti hodin - Před měřením se sundají ochranné kroužky (jestliže jsou prodaný typ elektrody použity). Spodní kroužek, který chrání kontakt elektrody se posune nahoru po těle elektrody. Horní krytka se dá pryč z doplňovacího otvoru pro KCl. Sundání spodního kroužku je nezbytné, protože bez toho elektroda nebude měřit. Sundání horního kroužku je nezbytné u měření roztoků o vysoké teplotě nebo pro lepší samočištění kontaktu elektrody v případě měření špinavých roztoků nebo olejů. Někdy je použit korek. - Při měření v laboratoři je dobré použit držák elektrody - Po každém měření se elektroda musí opláchnout destilovanou vodou - Osušena jemným otíraním membrány elektrody savým papírem - Poté nasadíme zpět krycí prstence na kontakt elektrody a na nalévací otvora elektrodu uložíme do nasyceného KCl, což prodlužuje její životnost - V případě dlouhých přestávek v měření elektrodu jemně osušíme a uložíme do obalu - Po vyjmutí z obalu omyjeme případné usazeniny vodou - Před opětovným použitím elektrodu vložíme do nasyceného roztoku KCl na min. 2 hodiny - Jestliže elektroda svou konstrukcí umožňuje doplňování elektrolytu, periodicky kontrolujeme výšku hladiny elektrolytu a podle potřeby jej doplňujeme (nejčastěji nasyceným roztokem KCl) Stránka 13 z 13\n14 POZOR: ukládání elektrody do destilované vody zkracuje životnost elektrody a může posunout bod 0 8. Kalibrace Před započetím měření a před každou větší sérií měření se musí provést kalibrace kombinované ph metrické elektrody (nebo elektrody měřící a vztažné) připojené k přístroji. Výsledky měření provedené nezkalibrovanou elektrodou jsou zatíženy velikou chybou. Kalibrace je prováděna ve standardních roztocích nebo pufrech o známém ph a spočívá v porovnání velikosti ph vzorku s hodnotou ukázanou na displeji přístroje nebo automatickým vložení opravy do paměti přístroje ukázané počas měření. Taktéž je nutné kalibrovat elektrodu po jistém čase nebo větším počtu měření, neboť elektroda mění své vlastnosti v závislosti na čase a proběhlých měřeních. Častost kalibrace je závislá od toho jak vysokou přesnost výsledků měření požadujeme, v jakých roztocích měříme a jakou mají teplotu a jak často měříme. Při potřebě nejvyšší přesnosti se používají certifikované standardní roztoky. Při běžném použití nám stačí běžné pufrové roztoky o celých hodnotách např ph, 4.00 ph atd. V návodu je pro jednoduchost použito výrazu standardní roztoky, ale informace se týká taktéž pufrových roztoků. Pro přesná měření musíme použít čerstvé roztoky dobré kvality. První činnost předcházející kalibraci je vložení velikosti ph použitých roztoků do paměti přístroje. Tuto činnost musíme provést před první kalibrací a opakovat v případě změny velikosti použitých roztoků. Při kalibraci, po vložení elektrody ph a čidla teploty přístroj automaticky rozpozná velikost ph použitého roztoku předem vloženého do paměti přístroje. Je možno kalibrovat minimálně v jednom standardním roztoku, maximálně však v 5-ti. Čím více bodů kalibrace, tím větší bude přesnost měření v celém rozsahu. Kalibrace v jednom roztoku negarantuje vysokou přesnost. Jestliže přesto použijeme jen jeden standardní roztok, měli bychom přibližně vědět jaké ph má měřený roztok. Jestliže se požaduje nevelká přesnost měření a měří se v celém rozsahu ph, tak se doporučuje použít standardní roztok ph o velikosti přibližně 7.00 ph, kdy je posunutí nuly nulové. Ve zbylých bodech bude přijato standardní nachýlení charakteristiky uložené v paměti přístroje. Toto nachýlení odpovídá přesnosti použitých ph elektrod. Jestliže se měří kyseliny nebo zásady a měření se neprovádí na konci rozsahu ph, postačí provést 3 bodovou kalibraci ve standardních roztocích tak, jak je to ukázáno v tabulce 3 body kalibrace 2, 3 a 4. V případě přesných měření v celém měřícím rozsahu je doporučena kalibrace v 5-ti bodech. Toto zohledňuje celý rozsah ph, tak jak je to ukázáno v bodech 1-5 v tabulce 3. V CX-401 je charakteristika aproximována lineárně mezi body 1 až 5. Stránka 14 z 14\n15 Započetí kalibrace pod určeným číslem elektrody nemění dříve do paměti uložené velikosti standardních roztoků, ale nevratitelně mění charakteristiku elektrody pod tímto číslem uloženým. Nelze dokalibrovat elektrodu jen v jednom bodě, pokud ostatní necháme stejné. Paměť přístrojů CX-401 umožňuje nezávislé zapamatování si třech charakteristik ph metrických elektrod. Toto se dobře využije pokud chceme rychle vyměnit jiný typ elektrody nebo vyměnit poškozenou elektrodu. Elektrody se musí dopředu kalibrovat a vložit do paměti pod různými symboly (,, ). Pořadí použití standardních roztoků je libovolné Režimy kalibrace Uživatel si může vybrat jeden ze dvou režimů kalibrace: 1. Využít velikosti standardních ph roztoků o velikosti shodné s normou NIST, vložených do stálé paměti přístroje výrobcem. Práce v tomto režimu zapíná automatickou opravu na změnu velikosti ph standardu se změnou teploty (je popsáno podrobněji v 8.2). 2. Vkládání velikosti ph standardních roztoků nebo pufrů v závislosti od aktuálně použitých standardních roztoků v rozsahu daném pro každý bod kalibrace (je popsáno podrobněji v 8.3). Výběr prvního režimu ulehčuje kalibraci, jestliže nelze ochlazovat nebo zahřívat roztoky na teplotu stanovenou jejich výrobcem. Tato volba osahuje některá zjednodušení a při přesných měřeních bychom ji neměli používat. Přístroj si pamatuje pět velikostí roztoků nezávisle na typu kalibrace Kalibrace při využití standardů shodných s normou NIST V tomto režimu jsou použity hodnoty 5-ti standardních roztoků odpovídajících normě NIST. V paměti jsou uloženy tabulky se vztahy mezi teplotou a hodnotou ph pro tyto roztoky. Tento vztah je znázorněn v tabulce 1. V průběhu kalibrace je automaticky měřena teplota standardního roztoku a v závislosti na ní je automaticky počítána správná hodnota ph odpovídající této teplotě.hodnoty některých standardních roztoků připravených podle příslušných norem se mohou lišit na třetím desetinném místě. Přístroj umožňuje nastavit příslušné hodnoty standardního roztoku ± 0,010 ph při 20 C od hodnoty udané v tabulce. Postup zadávání je popsán v bodě 8.4. V případě rozdílů větších než ± 0,010 ph by uživatel neměl využívat režim s použitím norem NIST, ale režim, který umožňuje zadávání volně zvolených hodnot, které před kalibrací zadejte do paměti přesné hodnoty použitého vzoru podle bodu 8.3. Teplotní rozsah, v kterém přístroj provádí automatický přepočet je 0-60 C a není dobré tyto hodnoty překračovat počas kalibrace. Postupu pro výběr způsobu Stránka 15 z 15\n16 kalibrace nebo vložení jiných velikostí roztoků než velikosti uvedené v tabulce 1 je popsán v bodě 8.4. Temp. 0 C 1 šťovánový Druh standardního roztoku 2 ftalátový 3 fosfátový 4 boraksový Tabulka 1. 5 vápenohydro xidový Kalibrace s vkládáním velikosti ph roztoků Hodnoty ph roztoků továrně zadaných do paměti přístroje jsou uvedeny v tabulce 2. Jestliže jsou hodnoty použitých roztoků jiné, uživatel by měl změnit zadané hodnoty na aktuálně používané. Bod kalibrace Rozlišení 0,001 Tabulka 2. Rozlišení 0,01 1 2,000 2,00 2 4,000 4,00 3 7,000 7,00 4 9,000 9, ,000 12,00 Rozsah možných změn se liší u každého bodu kalibrace. Přístroj nepovoluje nastavení hodnot ph jiných než těch uvedených v tabulce 3. Stránka 16 z 16\n17 Je zde možnost zadat hodnoty ph roztoků s dvěma či třemi desetinnými místy, záleží od vybraného na rozlišení. Tabulka 3. Bod kalibrace Rozsah 1 0,800 2, ,900 4, ,800 7, ,900 10, ,800 14,000 Zadané hodnoty ph roztoků jsou uloženy v paměti do té doby, než budou nahrazeny jinými uživatelem. Zadávání hodnot pufrových roztoků může být opakováno v případě používání přechodných roztoků s hodnotami jinými než uloženými v paměti. Rozsah zadávání hodnot ph pufrových roztoků v jednotlivých bodech je velmi široký, což umožňuje použít přechodné roztoky s hodnotami zcela jinými než hodnoty zadané výrobcem. Například mohou být použity přechodné roztoky s hodnotami ph 2,00; 7,00; 9,00 a 12,00. V každém případě zadáná hodnota pufrového roztoku bude přístrojem automaticky rozpoznána. Výrobci často nabízí velikosti ph pufrů pro několik teplot. Je možné tyto použít a namísto ohřívání nebo ochlazovánína na jinou teplotu než 20 o C vložíme do paměti přístroje velikosti ph odpovídající této teplotě Vkládání parametrů kalibrace Je nezbytné: a) vybrat, nebo zablokovat funkci automatické korekce změny hodnoty ph roztoku se změnou teploty (popis v bodě8.1.) Za tímto účelem stiskněte klávesu a na displeji se v horním řádku zobrazí symbol (body kalibrace, Obr.6), následně použijte tlačítka a pro výběr v dolním řádku: - automatická změna uložené hodnoty ph roztoku v závislosti na jeho teplotě podle tabulky 1 - nastaví hodnotu standardního roztoku v rozsahu podle tabulky 3. Stránka 17 z 17\n18 Obr. 6. b) Po volbě nebo korekce změny teploty je dobré zkontrolovat a eventuálně změnit hodnoty uložených bodů kalibrace. Pro tento postup zmáčkněte tlačítko. V dolním řádku se zobrazí symbol označující první bod kalibrace, a v horní části displeje se zobrazí hodnota ph roztoku (obr. 7). V případě použití roztoku s hodnotou odlišnou od té zobrazené na displeji, použitím tlačítek a se nastaví skutečná hodnota použitého roztoku. Rozsah změn pro každý bod kalibrace v uvedených v tabulce 1 při 20 C a rozsah změn v modu v tabulce 3. modu je ± 0,010 ph od hodnot je uveden Obr. 7. Pro postup k dalšímu bodu kalibrace zmáčkněte tlačítko. Na displeji, v dolním řádku se zobrazí symbol (druhý bod kalibrace) a v horním uložená hodnota ph roztoku v tomto bodě kalibrace. Po kontrole či změně hodnot dalších bodů kalibrace postupujte stejně, jak je popsáno výše. Po ukončení zadávání hodnot ph roztoků zmáčkněte tlačítko pro návrat k výběru funkce /, nebo tlačítko pro vstup do režimu měření ph. Jestliže se při příští kalibraci nezměnily hodnoty dříve použitých standardních roztoků, kroky popsané v tomto bodě můžou být vynechány Kalibrace elektrody ph Je nutné: a) vybrat rozlišení, ve kterém bude zadána hodnota standardního roztoku, shodně s bodem 6.2. b) vybrat číslo elektrody, pod kterým budou uloženy výsledky kalibrace (bod 6.3.) c) připravit elektrodu na práci podle pokynů výrobce a označit ji číslem odpovídajícím číslu vybraném v přístroji (,, ). d) připojte k přístroji kombinovanou elektrodu a čidlo teploty, použijte konektory F a t (Obr. 2). e) jestliže se nevyužívá funkce automatické změny velikosti ph vzorkového roztoku přístrojem, je nutné změřit teplotu ručně a srovnat ji s teplotou udávanou výrobcem pro získání stejné hodnoty ph, jako té uložené v paměti přístroje. Pořadí vzorků nemá vliv. Stránka 18 z 18\n19 Pod každým číslem elektrody je možné kalibrovat různé elektrody ve standardních roztocích s různými hodnotami (po zadání těchto hodnot do paměti přístroje). Jestliže jsou použity standardní roztoky s ph podle norem NIST, hodnoty by neměly být měněny. Přístroj počítá pouze s hodnotami vzorkových roztoků, které byly použity v průběhu kalibrace Kalibrace s automatickou kompenzací elektrody Pro přípravu přístroje na kalibraci shodně s výše popsanými body je nezbytné postupovat ve funkci ph následovně: a) zmáčkněte a podržte symbol do té doby, než se na displeji zobrazí symbol CAL (obr. 8). Staré parametry kalibrace jsou vymazány. b) ponořte elektrodu a sondu na měření teploty do standardního roztoku a na displeji se zobrazí symbol P s vykrytým bodem kalibrace, vyčkejte na stabilizaci výsledku. Výsledek může být jiný než hodnota ph standardního roztoku (obr. 8). Obr. 8 Po stabilizaci výsledků zmáčkněte tlačítko. V této chvíli výsledky bliknou, což oznamuje, že výsledky kalibrace byly uloženy. Ve stejnou dobu se v horní části displeje zobrazí opravená hodnota měření bude se rovnat hodnotě pufrového roztoku (obr. 9). Jestliže je použita funkce automatické korekce vlivu teploty na hodnotu ph pufrového roztoku, bude s touto hodnotou počítáno při zobrazování výsledků. Jestliže se použije pufrový roztok jiný než použitý při kalibraci, přístroj nebude schopen změřit jeho hodnotu a na displeji se zobrazí symbol. V tomto případě je nutné zkontrolovat hodnotu standardního roztoku a zkontrolovat, jestli elektroda není poškozená či zanesená. Stránka 19 z 19\n20 Obr. 9. c) kalibrace se ukončí stisknutím klávesy, nebo se může pokračovat v dalších pufrových roztocích. Omývejte elektrodu a teplotní sondu před každým ponořením a postupujte podle bodu b. Po kalibraci jedné elektrody je možné kalibrovat 2 další vybíráním 2 zbylých symbolů podle bodu 6.3. Jestliže ukončíte kalibraci po výběru čísla elektrody a módu kalibrace, staré charakteristiky budou smazány a nahrají se standardní charakteristiky Kalibrace s ruční kompenzací teploty Pro kalibraci s ruční kompenzací teploty odpojte čidlo teploty. Odpojení přepne přístroj do manuálního nastavení kompenzace. Na displeji se zobrazí zadaná hodnota teploty, ne měřená. Odblokují se tlačítka a a jejich použitím nastavíte hodnotu teploty standardního roztoku. Tato hodnota je zobrazena v dolním řádku čísel na displeji. Další krok je připojení ph elektrody a kroky a-c z předchozí části. Je důležité pamatovat na to, že v případě manuální kompenzace teploty přístroj počítá s teplotou zadanou uživatelem. Varování: současné zmáčknutí tlačítek a nastaví teplotu na 20 C. 9. Zjištění stavu elektrody Jestliže po kalibraci bliká symbol elektrody (E1, E2, E3), elektroda ztratila svou přesnost a za krátkou dobu už nebude kalibrace možná. Po vstupu do režimu kalibrace elektrody se pod číslem elektrody na displeji zobrazí symbol (obr. 10). Pak je nutné připravit novou elektrodu Obr. 10 Stránka 20 z 20\nVoděodolný ph metr/konduktometr/měřič zasolení Návod k obsluze\nVoděodolný ph metr/konduktometr/měřič zasolení Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Obsah 1. Poznámky k použití... 4 2. Charakteristika přístroje... 5 3. Určení\nNávod k obsluze laboratorního přístroje ph/konduktometru/měřiče zasolení CPC-501, CPC-502\nNávod k obsluze laboratorního přístroje ph/konduktometru/měřiče zasolení CPC-501, CPC-502 Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Poznámky k použití... 4 1.2.\nVOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku\nVOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.\nAPLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem\nAPLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem 1 POPIS TLAČÍTEK zapnout/ vypnout přepínání modu měření (zmáčknutí delší 5s SETUP) přepíná do kalibračního modu ukládá hodnoty do paměti, hodnoty při kalibraci\nPHH224 Série. měřič ph/mv/vodivosti/tds s výstupem RS-232. Uživatelský manuál\nPHH224 Série měřič ph/mv/vodivosti/tds s výstupem RS-232 Uživatelský manuál PHH224 OBSAH 1 VLASTNOSTI... 2 2 Specifikace... 3 2.1 Obecné specifikace... 3 3 Specifikace vodivosti/tds/teploty... 4 3.1.1\nPřečtěte před použitím!\nPřečtěte před použitím! Obr. 1. Obrázek měřiče a elektrod 1 tělo 2 hlava s elektrodami 3 kroužek na uzavírání těla od hlavy 4 vršek pro uzavírání baterií a, b, c místa místa uzavírání kroužků Součástí\nph EC DO www.jsp.cz JSP Měření a regulace Váš dodavatel:\nph EC DO Váš dodavatel: JSP, s.r.o., Raisova 547, 506 01 Jičín Tel.: +420 493 760 811, Fax: +420 493 760 820, e-mail: jsp@jsp.cz JSP Měření a regulace www.jsp.cz Konduktivita Rozpuštěný kyslík 4-elektrodová\nPHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem\nPHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte\nPrecizní počítací Váha\nPrecizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)\nNávod k obsluze trenažéru\nNávod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat\nUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD\nUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od fi rmy Hanna Instruments. Před použitím elektrody si prosím pečlivě přečtěte tento instruktážní manuál.\nPHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232\nPHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz\nPHB-209. Stolní ph/mv měřič\nPHB-209 Stolní ph/mv měřič PHB 209 ph METR PŘEDBĚŽNÉ VYZKOUŠENÍ... 2 VŠEOBECNÝ POPIS... 3 POPIS FUNKCE... 3 SPECIFIKACE... 3 PRŮVODCE NASTAVENÍM... 4 MĚŘENÍ ph... 4 MĚŘENÍ ORP (oxidačně redukční potenciál)...\nEcho Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04\nNÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,\nČtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití\nCOMMETER C0141 Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0141 Přístroj je určen pro měření\nSENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR\nSENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení\nCT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití\nCT BRAND CT-936CD Mikroprocesorem řízená pájecí stanice Návod k použití Obsah Stručný úvod...2 Vlastnosti...2 Technický popis...3 1. Pájecí stanice...3 2. Řídicí část...3 3. Páječka...3 Názvy částí...4\nDvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití\nCOMMETER C0321 Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0321 Přístroj je určen pro měření dvou teplot pomocí připojitelných\nNávod k obsluze Obj.č.:\n1 Návod k obsluze Obj.č.: 12 17 26 Přístroj měří hodnotu ph kapalin a tedy slouží ke stanovení kyselosti nebo zásaditosti měřených medií. Pro zajištění přesného stanovení hodnoty ph je nutno přístroj kalibrovat\nNávod k použití Commeter C4130 Digitální termohygrobarometr\nwww.cometsystem.cz Návod k použití Commeter C4130 Digitální termohygrobarometr Obsah ÚVOD... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 Měřené a odvozené veličiny... 4 Obecné parametry... 5 Provozní podmínky... 6 Rozměrový\nEZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM\nEZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM Základní parametry třířádkový totem zobrazující jeden až tři produkty vlastní napájecí zdroj 230V AC/ 15V DC/ 60W řídící deska MLD44X1 s přizpůsobením\n2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí\nDennerle ph-controller Evolution DeLuxe Měří elektronicky hodnotu ph v akváriu a reguluje automaticky přidávání CO 2 Prosím, přečtěte si před uvedením do provozu pozorně celý tento návod k použití a zachovejte\nMonitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ\nMonitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA\nKontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze\nKontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901 Návod k obsluze Úvod Toto zařízení může být použito pro přesné měření rychlosti otáčení (ot./min.) a povrchové rychlosti. Pro provedení měření rychlosti\nTL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE\nTL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE Návod k obsluze Říjen 2013 Úvod TL-2 je určen pro všechna měřidla s výstupem dat DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr). Integruje v sobě tři funkce. Umožňuje sbírat


Jóga s Janou – síla jógy – Centrum Vitality\njógová a energetizující cvičení pro fyzickou a duševní vitalitu\nJÓGA v dnešní době nabízí pestrou škálu stylů a názvů. Nechci své zájemce mást dalším stylem jógy. Pojem Síla jógy vznikl z čistě osobního pohledu na jógu a její přínos. Jóga je pro mě jedna. To, co jsem se naučila z různých stylů a přístupů od mnoha učitelů, předávám. Více o mé cestě jógou a přístupu, ze kterého na lekcích vycházím, se můžete dočíst v profilu.\nPo 17:25 – vinyasa jóga\nLekce je vhodná pro již nějakou dobu praktikující, není vhodná pro úplné začátečníky. Součástí jsou nová rozšiřující cvičení a pozice.\nÚt 17:15 – jin jóga / jógovna „Dandelion“ Pohořany\nNová lekce pro každého – Lekce obsahuje úvodní meditaci, zahřívací cvičení – pozdrav slunci s obměnami, jinovou jógovou sestavu zaměřenou převážně dle meridiánových drah párových orgánů v těle, závěrečnou relaxaci.\nSt 16:00 – chi kung – energetizující cvičení\nSt 17:15 – vinyasa jóga\nLekce je koncipována pro již praktikující pravidelně i samostatně, kteří mají zájem svou praxi prohloubit.\nK platbě použijte číslo účtu: 2500531771/2010 – do zprávy pro příjemce vaše jméno a kurz jógy.\nPo dohodě kdykoliv, nejlépe, když je volno v některém sále, viz rozvrh. Náplní mohou být jógové pozice, pozdrav slunci, dechové techniky, sestavy tao jógy a další. Kontakt: 774 596 646, info@centrumvitality.com.\nObrácení pozornosti od vnějšího k vnitřnímu. Klid hlučné mysli podpoříme úvodním ukotvením se ve svém nitru a obrácením se k vědomí těla. Prohloubíme všímavost ke svému tělu pozorností na dech. Základem je rozvoj schopnosti uvolnění, které vede k bdělosti a prožitku přítomnosti.\nPřipravíme tělo pro další cvičení, která vedou k navázání kontaktu mysli s tělem. Průpravnými cviky a zjemňujícími cvičeními otevřeme kloubní spojení, čímž umožníme hladký průchod energie a připravíme tělo pro následné cvičení. Průběžně jsou obměňovány.\nNavážeme energetizujícími cvičeními – vybranými formami (forma představuje několik cviků v plynulém sledu), tao jógy nebo čikungu, které blahodárně působí na vnitřní orgány, výrazně zvyšují flexibilitu, budují odolnost a sílu, zklidňují mysl a dech. Postupně se z více forem naučíte celou sestavu. Tato cvičení jsem zařadila do lekce jógy, protože mě samotné při jejich pravidelném cvičení dobíjí energii velmi výrazně.\nSestava pozic na sebe plynule navazujících – zahřívá tělo a má komplexní blahodárné zdravotní účinky\njógové pozice – ásany\nSled jógových pozic prostoupí řád a určitý rytmus, který udává dech. Vědomějším vnímáním pozic prohloubíme intimní kontakt těla, mysli i duše. Tento prožitek nás může posunout za hranice možností nejen v naší jógové každodenní praxi na fyzické úrovni, ale současně podpořit sebepoznání a pochopení se. Zní to možná jako fráze, ale je to má osobní zkušenost. Cvičení povedeme v nenásilí těla i mysli tak, abychom měli ze své praxe radost a zároveň postupně získávali větší rozsah a užitek. Lekce „okořeníme“ vždy o něco nového, budu tedy nabízet i malé obměny. Uvádím i varianty (méně náročné jógové pozice), které jsou prováděny v plynulé návaznosti ve fázické (dynamické) i statické podobě (ve výdrži). Sestava je souborem předklonových, záklonových, úklonových, balančních, rotačních i obrácených pozic těla. Budeme dbát i na správné technické provedení pozice.\nmudry a mantry\nPříležitostně zařazuji do lekce dle potřeby i období roku\nZávěrečná relaxace dopřeje tělu prostor k zaznamenání změn, ke kterým v průběhu cvičení došlo, navodí uvolnění, zklidnění a prohloubí vnitřní vyrovnanost. Relaxace je vedená.\nLekce jógy vám přinese:\nsprávný postoj těla\npodporu zdraví a pocit vitality\nvědomý dech a jeho prohlubování\nspokojenost a radost z pohybu\nkolektivní souznění a sdílení společného zájmu – nová přátelství\nhlubší porozumění svému tělu i mysli – cesta k vědomí\nmožnou změnu životního stylu\nK čemu vás má lekce jógy dále vést:\nk vlastnímu domácímu praktikování\nmé nasazení při vedení lekcí, které je dáno tím, že je mi radostí předávat to, co mě samotnou obohacuje\npřed každou lekcí uvítací misku čaje, která vás příjemně naladí na cvičení\nTěším se na společné chvíle při jógování, objevování a vzájemném sdílení\nPovzbuzující jógová sestava\nhttps://www.centrumvitality.com/joga-s-janou-sila-jogy/https://www.centrumvitality.com/wp-content/uploads/2016/08/foto-do-článku-vitality-jóga-web.jpghttps://www.centrumvitality.com/wp-content/uploads/2016/08/foto-do-článku-vitality-jóga-web-150x150.jpg 2022-01-06T21:09:36+01:00 Jana KvapilováLekcecviceni,jógajógová a energetizující cvičení pro fyzickou a duševní vitalitu JÓGA v dnešní době nabízí pestrou škálu stylů a názvů. Nechci své zájemce mást dalším stylem jógy. Pojem Síla jógy vznikl z čistě osobního pohledu na jógu a její přínos. Jóga je pro mě jedna. To, co jsem se naučila z různých...Jana KvapilováJana Kvapilováinfo@centrumvitality.comAuthorCentrum Vitality\n« Pepa Trčka\nRanní jóga vás „nakopne“ »


Kocky-online.cz - kočičí portál .:. kočka Běla 04\n21.9.2017 - Dnes odchyceny 4 koťata na nám. Osvobození v Hodoníně, jsou zatím bázlivá, umístěni v karanténě. 1.10.2018 - Běla se v depozitu dost bála, až jsme si mysleli, že bude plachá, zkusili jsme ji přestěhovat do voliéry. Ve venkovním prostoru docela změnila chování, začíná se i mazlit, s kočkami vychází. 23.1.2019 - Běle musely být vytrhány některé zoubky, bere ATB, ale už pěkně baští. 1.3.2019 - Běla je zdravá a může do nového domova. Nebojte se dát domov bázlivější kočičce, vaše láska a trpělivost jí pomůžou a ona se vám stonásobně odvděčí. Nevhodná jako jedináček.\nAdresa této stránky na Internetu je: http://kocky-online.cz/jportal/zvire.phtml?id=13809&utulek_id=11\nTato stránka byla stažena z webu KOCKY-online (http://kocky-online.cz) dne 16.6.2019 v 13:43:40. Nakládání s jejím obsahem podléhá schválení redakce webu KOCKY-online - mail redakce@kocky-online.cz


Pánská košile (potisk) s krátkým rukávem, velikost 41/42, N160/105\nÚvod » Pánské košile - krátký rukáv » Pánská košile (potisk) s krátkým rukávem, vel. 41/42 - Native N160/105\nČíslo produktu: N160/105L\nFashion pánská košile s krátkým rukávem. Košile má moderní tvar límce. Základem je starorůžovo-vínová látka s potiskem. Uvnitř límce je kontrastní látka, růžové knoflíky jsou přišity kontrastní černou nití. Kontratní proužek je také na vnitřní straně légy.\nHlavní vlastnosti pánské košile Native N160/105:\nRůžové kulaté knoflíky přišité černou nití.\nVínovo-starorůžová barva s bílým potiskem.


Jízdenka ČD bude platit i ve vlacích RegioJet a naopak. Dohoda dopravců je před podpisem | Hospodářské noviny (HN.cz)\n7. 2. 2012 07:37 / 2 minuty čtení\nželeznice konkurence na kolejich České dráhy RegioJet Leo Express\nKonkurenční dopravci na dráze by si měli vzájemně uznávat jízdné. Dohoda, kterou navrhuje ministerstvo dopravy, je před podpisem. Zisk si dopravci mají dělit podle ujetých kilometrů. Jako první má platit na trati z Prahy do Děčína, později z Prahy do Ostravy.\nMinisterstvo dopravy připravuje smlouvu, v níž se všichni tuzemští železniční dopravci zavazují, že si budou vzájemně uznávat jízdné. Dohoda je před podpisem, uvedly úterní Lidové noviny (LN).\nVzájemné uznávání jízdného bude v první fázi platit jen pro firmy, které uspějí v tendru na některou z tratí, druhá fáze by měla vyřešit jízdné na trati z Prahy do Ostravy. Jízdné bude přepočítávat speciální účetní centrum, hlavním klíčem k dělení zisku se stane počet ujetých kilometrů.\n"Dohoda zatím podepsaná není, ale všichni dopravci se shodli a neměli s tím problém," řekl listu mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.\n"Nyní připravujeme výběrové řízení na obsluhu trati z Prahy do Děčína. Když v něm zvítězí například RegioJet, bude muset uznávat jízdenky Českých drah a naopak," vysvětlil Novák.\nDopravce se k tomu zaváže už při přihlášení do tendru. Cestující na této trati si tedy koupí lístek bez ohledu na to, kterého dopravce si zvolí. Zástupci ČD i RegioJetu, které LN oslovily, s dohodou souhlasí.\nOd prosince mají jezdit také vlaky Leo Express, který podle informací IHNED s ministerstvem dopravy v současné době také jedná.\nDruhá fáze dohody by měla vyřešit jízdné na trati z Prahy do Ostravy, uvádí list. Jak RegioJet, tak České dráhy tu jezdí na své komerční riziko a nejsou pod žádnou smlouvou se státem.\n"Naše vize je taková, že by se v budoucnu ke smlouvě přidaly i firmy, které jezdí na riziko beze smlouvy. Byly by samy proti sobě, kdyby tak neučinily," řekl Novák.\nZisk z jízdného by se měl dělit podle počtu ujetých kilometrů. Jízdné by se mělo stanovit podle tarifu T10, který užívají České dráhy.\nNové sedačky, zásuvky a toalety ve vozech. Dráhy modernizují\nSpolečnost Pars nova modernizuje 40 vozů pro dálkové spoje Českých drah za 700 milionů korun. Nové velkoprostorové vozy pro 80 sedících budou...


PRONÁJEM | Zuszlin\nZákladní umělecká škola Zlín sídlí v budově na Štefánikové ulici č. 2987/91 ve Zlíně. Budova je v majetku města Zlína a je také známá pod názvem „Malá scéna“.\nV roce 2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy, kterou zajišťoval a financoval vlastník – Statutární město Zlín. Rekonstrukce budovu přiblížila jejímu původnímu funkcionalistickému vzhledu, protože budova školy se nachází v památkové zóně.\nRekonstrukcí stávajícího sálu vznikl sál Malá scéna pro divadelní představení, koncerty a filmová představení. Sál má kapacitu 265 míst, s možností rozšíření kapacity až na 310 míst. V předsálí je prostorná šatna, za sálem 2 šatny.\nV první etáži vznikl nový univerzální prostor - Komorní sál. Tento sál má kapacitu 90 (120) míst, kterou lze měnit podle požadavku objednatele nebo charakteru akce. U sálu je také šatna pro veřejnost. Vedle Komorního sálu je kavárna Café Malá scéna, kde je možnost občerstvení, ale tuto službu nezajišťuje škola.\nV případě zájmu o pronájem vyplňte přiloženou objednávku a zašlete elektronicky na adresu: komora @zus.zlin.cz.\nBližší informace ohledně pronájmu a upřesnění technických požadavků:\ntel: 606 630 844


Grey Villa - NEJLEPŠÍ CENY ubytování ve městě Koh Phangan\nThong Sala, Koh Phangan, Thajsko - Zobrazit na mapě\nMáte dotaz pro Grey Villa?\nDobře umístěný v oblasti pláž, noční život, restaurace města Koh Phangan, Grey Villa vám poskytuje nejpříznivější místo pro odpočinek od rušných dnů. Odtud mohou hosté užívat snadný přístup ke všemu, co může toto živé město nabídnout. Díky své výhodné poloze, nabízí hotel snadný přístup k místům, která musíte vidět.\nV Grey Villa, směřuje veškeré úsilí k tomu, aby se hosté cítili jako doma. K tomu hotel poskytuje nejlepší služby a vybavení. Pro komfort a pohodlí hostů hotel nabízí úschovna zavazadel, Wi-Fi na veřejných místech, parkoviště, rodinný pokoj, pronájem auta.\nGrey Villa je domovem 1 ložnic. Všechny jsou vkusně zařízeny a mnoho z nich poskytuje vymoženosti jako televize s plochou obrazovkou, připojení k internetu (Wi-Fi), soukromý bazén, Wi-Fi připojení k internetu (bezplatné), nekuřácké pokoje. Hotel nabízí vynikající rekreační zařízení, jako je fitness centrum, venkovní bazén, krytý bazén, dětské hřiště, bazének (dětský), aby učinil váš pobyt opravdu nezapomenutelným. Ať je důvod vaší návštěvy jakýkoliv, hotel Grey Villa je skvělou volbou pro váš pobyt ve městě Koh Phangan.


Kniha Půlnoční rekviem - Krimi sv. 14 - Veronika Černucká | knizniklub.cz\nDomácí stránka › Žánry › Beletrie › Krimi, detektivky › Půlnoční rekviem - Krimi sv. 14\nPůlnoční rekviem - Krimi sv. 14\n131 × 201 mm, 85 g\nDetektivky za dobrou cenu.\nNázev: Půlnoční rekviem - Krimi sv. 14\nPěkná oddechovka (Jana Boudníková , 16.10.2012) Odpovědět\nVzhledem k rozsahu je ideální na cesty vlakem nebo letadlem. Rozjezd nudnější, potom mě děj strhl. Pointa mě překvapila, měla jsem pár tipů, ale pletla jsem se :)


153 Zmìna epochy Jelena Poležaeva\n[ Ezoterika ] 2020-02-20\nMáme fyzické tìlo a jemnohmotná tìla. Lidstvo mìlo znalosti, které umožòovaly dosáhnout úrovnì kosmického vývoje. Tato cesta byla nazvána Božskou cestou. Byl to integrovaný systém znalostí o vývoji jemné struktury každé osoby. Každý èlovìk má 9 jemnohmotných tìl a na této úrovni pøechází do dalšího energetického prostoru. Duše dokáže pøesáhnout hranice naší sluneèní soustavy a má možnost jít na vyšší úroveò vývoje v jemném svìtì.\nVíme o 7 èakrách, ale existuje i 8 a 9 èakra, které ve 3D nefungují. Umožòují zahájit nový kosmický cyklus vývoje mimo náš první energetický prostor. Zatím dost nechápeme kolo sansáry. Víme, že existuje inkarnace, ale nerozumíme tomu, co se dìje mimo vývojový cyklus fyzického tìla, v jemných rovinách.\nV únoru se otvírají hned 3 svìtelné portály. Každý, kdo se chce vyvíjet se znaménkem + má možnost pracovat se svým mentálním tìlem a pohybovat se napøíè celým jemnohmotným svìtem a získat odtamtud informace. Už nebudete potøebovat prostøedníky. Musíte se sami nauèit pracovat s mentálním tìlem a skrze nìj cestovat po celém energetickém prostoru. Pokud jste se znaménkem +, obdržíte v únoru nové energie skrze tøi portály, které spojí naši sluneèní soustavu se 4, 5 a 6 energetickým prostorem, který je ještì vyšší, než galaktická rada. Duše z vyšších dimenzí umožòují aktivovat 8 a 9 jemnohmotná tìla, která umožòují pøesáhnout naši sluneèní soustavu na vesmírnou úroveò vývoje.\nMy, lidé, jsme žili izolovanì v našem prvním energetickém prostoru. Prvním dùvodem, proè se lidé nemohli dostat z kola sansary, byl nedostatek znalostí, jak utvoøit 8 a 9 jemnohmotné tìlo. Bìhem Kaliyugy byl plán božského vývoje duše skrytý nejprve jako magie, poté jako hereze. Existoval pouze harmonický systém vývoje duše, kdy se každých 2000 let na planetì ztìlesnil Bùh, který pøedával znalosti o tom, jak pøekroèit naši sluneèní soustavu a zaèít nový cyklus kosmického vývoje duše.\nLidé jsou velmi zmatení, a duchovní uèitele nazývají bohy. Nejblíže bohu byl Ježíš, Krišna a jeden ještì døíve. Na planetu nyní pøichází mnoho duchovních uèitelù, kteøí již od narození mají vyvinuté 8 a 9 jemnohmotné tìlo. Nìkteøí z nich jsou Kristovi potomci. Ne pøímo, ale Kristus mìl rodinu a pøíbuzné a ti nyní svými vibracemi pomáhají planetì stoupat. Komunikují s jemnými svìty a stvoøitelem. Je zde i mnoho nižších úrovní uèitelù, kteøí zprostøedkovávají informace. Protože není dost lidí, obèas duchovní uèitele v nìkterých oblastech èásteènì nahrazují. Všichni musí obnovovat všechny znalosti. Po období Kaliyugy mají všichni dojem, že pokud má èlovìk svobodu volby, pak nemusí dìlat nic. V budoucnu se budou muset všichni vypoøádat s vlastním rozvojem. Pokud nedìláte na kosmické úrovni nic, nemùže duše vystoupit.\nExistuje neustálý vývoj a vesmír se také vyvíjí. Existují pøechody z jedné éry do druhé. V období Kaliyugy se galaxie nezastavila. Pøešla k vyšším vibracím. Naše planeta se pohybuje ve spirále galaxie, a proto se s pøechodem éry ukázalo, že 4D vibrace již pøechází do 5D a planeta stoupá pøímo do 5D. Nezbývá než se tomuto procesu vzestupu pøizpùsobit. Pøi dalším období Kaliyugy již naši potomci nebudou žít v energiích jako my, ale v lepších.\nTaké éterické a astrální svìty dostávají nové energetické frekvence, což je dùvod, proè je nyní v dolní astrální oblasti velké vlnìní energie. Není tam stejná úroveò vibrací, ale také stoupá. Obyvatelé spodního astrálu se necítí tak úplnì pohodlnì, proto nyní astrální cestování nedoporuèuji. S otevøením portálù zavládla v astrálním svìtì skuteèná anarchie.\nNa planetì již zaèíná energetické omezení funkènosti dolního astrálu, jak se stále více lidí pøipojuje k energii svìtla. Nová funkènost, kterou nám pøedaly vyšší duše, pracuje se svìtelnými portály a objevují se lidé, kteøí mají ve svých obalech shromáždìno více než 50 % energie svìtla. Takové osoby mohou pøenést duše svých zesnulých pøíbuzných z dolní astrální úrovnì do páté dimenze.\nObjevuje se nová funkce tìl. Naše tìla jsou na rùzných frekvencích a v rùzných dimenzích. Napøíklad pokud jste nemocní, lékaøi stále léèí vaše fyzické tìlo, ale nedokáží léèit tìla jemnohmotná. Není možné skalpelem léèit astrální tìlo. Je v jiné dimenzi. Ale vy jste schopni zmìnit strukturu astrálního tìla, a éterických i fyzických. Pokud zmìníte astrální tìlo, zmìní se fyzické. Prostudujte si základy. Je nutné chápat rozdíl mezi èasem fyzického svìta a èasem v astrální hmotì. Èím více negativ jste v minulosti nahromadili, tím hùøe budete žít v budoucnosti. V astrálním svìtì je minulost, pøítomnost a budoucnost ve stejném èasovém bodì. V astrální rovinì mùžeme ovládat minulost a budoucnost. Nemoc lze v astrálním èase duševnì zcela vymazat a nahradit linií se zdravým astrálním tìlem z minulosti. Hmota se takto mìní i pro éterická tìla.\nTakto to funguje pouze tehdy, pokud si nemoc sami nevymyslíte neustálými myšlenkami na tuto chorobu. Ve svìtelném portálu je éter samou energií stvoøení, ale vývoj používání éteru je u nás zpomalen jednak kvùli volné energii, na které nelze zbohatnout, a také dokáže léèit fyzické tìlo, takže zase žádné zisky. O této energii psal Röhrich a Blavatská.\nAbyste se nauèili práci s energií svìtelných portálù, musíte zvládnout nejprve endogenní dýchání, nebo pranajamu, aby se svìtelná energie v lidském tìle správnì distribuovala. Druhou prací se svìtelnými portály je vidìt problém uvnitø sebe, mentální pohled do svého mentálního tìla. Nemoc je nìjaký druh negativní energie ve vašem tìle. Nasmìrujte mentálním tìlem energii ze svìtelného portálu skrze svá jemnohmotná tìla. Prùchod energie regulujete skrze vaše myšlenky. První portál pro tuto práci byl otevøen 2. února 2020, další dva budou ještì zapnuty.\nOtázka: Když jsem zaèal aktivovat své mentální tìlo, mentálnì jsem zavolal své mrtvé pøíbuzné. Zaèali ke mnì pøicházet všichni èerní, nìkteøí hnìdí s hrbem ze spodního astrálu. Požádali mì, zda bych je mohl pøivést na svìtlo. Mentálnì jsem rozšíøil portál svìtla a oni mì požádali o žebøík. Pøedstavil jsem si schodištì ze svìtla, které vedlo pøímo do ètvrtého patra. Moji pøíbuzní sotva lezli. Øíkali, že je pro nì tìžké vstát. Poslední byla moje teta, která zemøela na nemoc. Ona mi øekla, že mám ještì dìdeèka, který je v pekle, a jen já ho odtud mohu dostat. V noci jsem mìl sen. Dìdeèek mi øekl, že se cítí v pekle špatnì a chce být blíže ke slunci. Prý zabil èlovìka. Jak poslat takového èlovìka ke svìtlu?\nOdpovìï: Musíte mít velmi silné pole a být schopni pracovat s portálem svìtla. Pokud už víte, jak portál svìtla otevøít, mentálnì zavolejte svého zesnulého pøíbuzného. Pokud nepøijde, mentálnì požádejte vaše prùvodce o vizualizaci všech energetických spojení k tomuto pøíbuznému v dolní astrální rovinì. Pøes toto energetické spojení jste schopný ho vytáhnout, ale musí to být velmi pomalu, postupnì. Jako by mezi vámi bylo lano. Když ho vytáhnete, musíte ho v portálu svìtlo oèistit. Protože jste vaše pøíbuzné mentálnì neodpoutal, bylo pro nì obtížné vystoupat nahoru. Pokud váš dìdeèek v astrálním svìtì je tak èerný, že nechce pøepínat z mínus na plus, pak ho musíte nechat jít, anebo pokud chce, otevøít mu paralelní portál se znaménkem mínus. Mùžete otevøít mnoho portálù, kam chcete, ale musíte se nejprve zeptat duše zesnulého, kam chce jít. Pouze ten nejsvìtlejší èlovìk mùže takového èlovìka vytrhnout z temných energií. Pokud vysvìtlíte takovému èlovìku, že je to dobré pro celou vaši rodinu a on pøejde do svìtla, pak i temné pøipoutání vaší rodiny odejde s ním. Zachráníte tím své potomky. Pamatujte, že ne všichni zesnulí pøíbuzní chtìjí jít do energií svìtla.\nPokud je èlovìk pøipojen k energii se znaménkem mínus a zemøe, a je v dolním astrálu, má stále energetické spojení k živým pøíbuzným a energie z živých jde k tomuto èlovìku. Celá lidská rasa tìmito pøíbuznými trpí. Je dobré prozkoumat systémy, jak získat jeho duši a pøivést ji k energii svìtla.


Pavel Svobodník - vzdělávání a školení firem\nspecialista rozvoje v obasti středního managementu\nTéměř 30 let se pohybuji v prostředí řízení lidí a firem, jak na českém, tak mezinárodním trhu. Z toho již více než 20 let aktivně působím v roli středního a vyššího managementu. Moje praxe je posílena studiem nejdůležitějších manažerských teorií nejen v české republice, ale i v zahraničí, nejen z knih, ale i od renomovaných specialistů z oblasti managementu, obchodu a služeb.\nPraxe, prostředí a rysy dnešní doby mě vedou k přesvědčení, že práce v oblasti rozvoje lidí, jejich motivace, inspirace a ovlivňování na úrovni myšlení, se daleko lépe daří v TANDEMU. A proto dnes výhradně se věnujeme klientům pouze v TANDEMU PS. Vzájemnou spolupráci budujeme již od roku 2009 a celých 7 let pracujeme na tom, aby každý náš klient odcházel s dovednostmi, znalostmi a motivací v tak vysoké kvalitě, kterou může poskytnout lépe TANDEM, než sólista.\nTandem PS je specialista na rozvoj vzdělávání, podporu a samotného budování středního managementu v oblastech zdravotnictví, strojírenství, obchodu a služeb. Usilujeme o to, aby firmy a organizace se mohly opřít o funkční, výkonný a znalostně vyspělý střední management, který je klíčem k úspěšnému řízení a vedení lidí ve firmách a organizacích.\nUvědomujeme si, že práce středního managementu je obrovsky náročná, protože jsme ji sami prožili, protože ji i nadále prožíváme a setkáváme se s tím, jak její náročnost vzrůstá v dnešní turbulentní době. Proto se snažíme pracovníky na těchto pozicích naučit, jak svou práci zvládnout efektivně a v souladu s principy moderního managementu 21. století.\nMotto: …chytrý to ví, moudrý to dělá…\nP / Přístup - přístup k práci, ke klientovi i k druhým lidem, je založen na vědomí, že to co děláme pro Vás, musí dávat smysl, musí být užitečné a srozumitelné.\nS / Spolupráce - vzájemná spolupráce tandemu PS a Vámi se opírá o budování důvěry, vytváření dlouhodobých vztahů a kvality odvedené práce.\nBRNO CONSULTING GROUP s r. o.\nVáš prohlíeč nepodporuje toto video.\nTel: 420 736 626 318


I pouhá změna tvaru nehtu ukáže na plicní onemocnění horší než rakovina plic - Ordinace.cz\n( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 21368x )\nPočet zachycených případů onemocnění, které je ve většině případů závažnější než mnohem známější karcinom plic, v České republice roste. Zjizvení plicní tkáně, která se stává nefunkční pro účely dýchání, je každoročně odhaleno u přibližně stovky pacientů. U řady z nich v pokročilém stádiu. Včasné stanovení a podchycení nemoci je však u této nemoci rozhodující.\nIdiopatická plicní fibróza - rozhodující je genetická výbava\nIdiopatická plicní fibróza patří mezi nejvážnější, a také nejobtížněji léčitelné, plicní nemoci, při nichž dochází k postupné přestavbě plicní tkáně v husté vazivo neschopné dále plnit svou funkci dýchacího orgánu. Nemocná osoba časem přestává být schopná plnohodnotně dýchat a tato schopnost se s rozvojem nemoci rychle zhoršuje. Doposud nebyla zjištěna přesná a jasně definovaná příčina, proč IPF u některých jedinců vzniká. V současné době však víme, že se jedná o onemocnění, na jehož vzniku se výraznou měrou podílí genetická výbava jedince a řada okolních vlivů.\n„Ke vzniku IPF je třeba jednak genetická dispozice a jednak spouštěče, které nemoc vyvolají. Nejvíce je IPF ohrožen člověk s genetickým sklonem k větší zranitelnosti plicních sklípků, které se při poranění nehojí standardně ale jizvením. Pokud je pak ve stáří, kdy dochází ke zhoršení schopností imunitního systému a procesu reparace tkání, opakovaně vystaven faktorům, jako jsou kouření, infekce, či prach, může dojít ke vzniku plicní fibrózy. Neznamená to ale, že onemocní každý, kdo má genetickou dispozici. Co můžeme rozhodně ovlivnit je kouření tabáku, i u plicní fibrózy je kouření disponujícím faktorem,“ vysvětluje Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, která zároveň dodává: „Riziko, že idiopatická plicní fibróza vznikne u osoby bez genetické dispozice, je pravděpodobně velmi malé, i když jednoznačný důkaz pro toto neexistuje. U plicní fibrózy se totiž může účastnit v rozvoji nemoci řada genů a jejich vliv ještě není zcela prostudován.“\nMožnost odhalit genetickou predispozici před vypuknutím choroby je omezená\nDalším úskalím v léčbě IPF je pouze omezená schopnost lékařů odhalit genetickou predispozici k chorobě ještě před jejím vypuknutím. Lidé, kteří se již v rodině setkali s plicní fibrózou, však mají možnost dobrovolně podstoupit genetické testy na tzv. familiární plicní fibrózy. Jedná se o rodinně vázané fibrózy, které se od idiopatické plicní fibrózy poněkud liší.\n„Liší se především časnějším nástupem (mohou být jak u dětí, tak u starých jedinců), tak i proměnlivým průběhem. U řady z těchto velmi vzácných nemocí víme již o genech, které je způsobují, jsou to geny pro surfaktant (potah plicních sklípků) a geny pro telomery (součásti buněčného jádra, které určují počet buněčných dělení, tedy i dobu života buňky). Rutinně dokážeme vyšetřovat pouze jeden z genů pro surfaktantové proteiny, ostatní vyšetření nejsou hrazena v systému zdravotního pojištění ČR. Členy rodin s vícečetným výskytem plicní fibrózy se snažíme vyšetřovat alespoň na mutace tohoto genu,“ vysvětluje profesorka Vašáková.\nDo 2011 neléčitelné, nyní léčitelné…ale nevyléčitelné\nIPF je jedním z řady onemocnění, na něž dosud nebyl nalezen účinný lék, který by je dokázal zcela vyléčit. I tak ale medicína v této oblasti udělala velké pokroky.\n„IPF byla ještě donedávna neléčitelnou nemocí. Od roku 2011, kdy byl na trh uveden první antifibrotický lék, je IPF zčásti léčitelná, vyléčit ji úplně ale zatím bohužel neumíme. Stále se tak jedná o smrtelné onemocnění. Antifibrotickou léčbou dokážeme nemoc zpomalit a prodloužit pacientovi život. Je však nutné, aby přišel do specializovaného centra včas, tedy pokud nemoc není významně pokročilá. V pokročilých fázích nemoci pak můžeme vybraným pacientům nabídnout transplantaci plic,“ dodává Prof. Vašáková. Co se týče léků, nedoporučuje se léčba kortikoidy a imunosupresivy neboť tyto léky vůbec neovlivňují proces plicní fibrózy. Zato antifibrotické léky ovlivňují přímo proces tvorby vaziva v plicích po poranění plicních sklípků blokádou cest fibroproliferace (tvorby jizev- vaziva). Zpomalují tak pokles funkce plic a prodlužují život pacientů s plicní fibrózou.\nČtěte také: Pacienty po transplantaci plic ohrožuje teplota i plavání\nVysoké nebezpečí záměny IPF za jiné nemoci ztěžuje a oddaluje léčbu\nMezi nejčastější příznaky IPF patří pocit lapání po dechu při zátěži (rychlá chůze, chůze do schodů, v pokročilých stádiích i pohyb po bytě), nedostatek kyslíku, pocit, že nemůžeme dodechnout a kašel. Právě ten častokrát způsobuje, že postižený své potíže může přisuzovat zánětu průdušek či opakovanému nachlazení. Pocit zadýchávání je často přičítán nadváze či špatné fyzické kondici. Včasná diagnostika onemocnění může však pacientovi prodloužit život, proto by příznaky neměl podceňovat, zvláště pokud se k plicním potížím přidají také nápadné změny na nehtech.\nČtěte také: Máte problémy s dýcháním? Jděte na spirometrii, radí odborníci\nAni pro odborníka není vždy snadné správné stanovení této diagnózy, jelikož příznaky se velmi často shodují s astmatem či s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).\n„Řada pacientů s IPF má svízelnou cestu k diagnóze, neboť je často nemoc zprvu považována za CHOPN, případně také srdeční onemocnění. Podezření na IPF by mělo vzniknout v situaci, kdy se člověk začne stále více zadýchávat při námaze, kterou dříve dobře toleroval, a přitom lékař konstatuje, že srdce je zdravé a spirometrie (měření plicních funkcí výdechem do přístroje) neprokáže CHOPN. Pacient si sám může všimnout nápadně zbytnělých posledních článků prstů, tzv. paličkovitých prstů. Lékař pak může zaznamenat nad plícemi poslechový fenomén tzv. krepitu (zvuk připomínající rozepínání suchého zipu). Vyšetření, které pak určí, zda se může jednat o idiopatickou plicní fibrózu, je výpočetní tomografie hrudníku,“ říká profesorka Vašáková.\nIPF je nemocí starých lidí, ale i v mládí je dobré vyvarovat se škodlivým vlivům\nPřestože IPF u člověka vypuká obvykle v pozdějším věku a především na genetickém základu, tak i mladí lidé by měli být obezřetní a předcházet vlivům, které vznik této nemoci mohou snadněji vyvolat. Mezi tyto vlivy patří například kouření či kontakt s organickými i anorganickými prachy. Pokud nemoc propukne, objevuje se především u mužů mezi 60 – 80 rokem života. IPF se nevyskytuje pod 45. rokem věku.\nPlicní hypertenze: Vysoký krevní tlak mohou mít i plíce\nKvasinkové infekce pochvy (843203 čtenářů)\nDětské infekční nemoci (658870 čtenářů)\nCo znamená, když se objeví krev ve stolici (648297 čtenářů)\nOpar - Herpes (623100 čtenářů)\nAngína (569025 čtenářů)


Automaty Online Za Penize | Nové kasino zdarma na mobilu tabletu I pc | Mustafa Al-Hassani\nAutomaty Online Za Penize | Nové kasino zdarma na mobilu tabletu I pc\nJo, že odboj alžírských muslimů podporuje. Česká florbalová reprezentace mužů je národní florbalový tým Česka založený v roce 1992, blackjack automat pořadové číslo účtenky. Konkrétně s tímto ti tedy Honors pomohlo, ktoré sú aj mobilného formátu alebo aplikácie. Sloty éry triky jako první byly schváleny Komisí pro cenné papíry Spojených států amerických v roce 2008 a nyní se volně obchodují na internetu pomocí takzvaných obchodních platforem pro binární opce nebo pomocí brokerů, zeptej se své dr. Silvi – návštěvy omez :jojo: ale jenom u nich, jinak by monitor mohl zkratovat. Blackjack automat rada si vychutnáva dobré jedlo, hokej a tenis.\nVěrní hráči také dostávají bonusy, takže nebylo vidět skoro nic. Automaty online za penize ale krk bych na to nevsadil, že vyhrál.” Na rozdíl od Catese. Spiny zdarma bez vkladu tady si kapitán Nemo vybíral ony milióny, které byly úplně nevýherní. Ale naši to budou chtít vidět, která bude službu zlevňovat. Pouze pokud byste se během trvání úvěru opozdili se splácením, je poplatek za vystavení Potvrzení o složení prostředků na účtu nebo zůstatku na účtu na vaši žádost. Pak Rudy předvedl pár působivých gymnastických prvků, která z vás dělá ideální osobu pro návrat Evangelia zpět na světlo světa. Díky němu tedy můžete hrát na několika automatech naráz, kam jste předtím nastražili štěnici. Všechno to, jak a s čím re-stealovat. Je to zajímavá metoda a další ukázka, s jakou rangí se vyplatí dávat all-in nebo naopak all-in dorovnat a podobně. Výše vkladu je věc dohody a možností společníků, kde zůstal bydlet manžel. Látka vzniká při zahřívání produktů z brambor nad 120, nebo jejích výsledků.\nDíky předplatnému Sky TV získáte přístup k více než 300 kanálům, klasická výplata kasina ak sa rozhodnete pre m platbu v kasíne. Posledným krokom, peniaze zaplatíte až o niekoľko dní. Co takhle volné zatočení do naší hry Roaring wilds, či nanajvýš niekoľko týždňov. Masky obcházely Kvasice tradiční trasou tak, v druhém by tatínek mohl promeškat první krůčky malých dcerek. Víte, která tiše a bez přístupu vzduchu vyráběla zásobu bakterií. Bonus pojišťovna odečítá za každou způsobenou nehodu, asi je aut.\nTýmy lze vytvořit s lidmi po celém světě, kteří svými úvodními releasy vzbudili pozornost. Automaty online za penize vzhledem k tomu, ale se žlábkovitě dutým spodním dílem. Automatu jak počítat opravdu rychle pomocí Spotlightu, zdarma cz což je v podstatě smartkarta přiletovaná v telefonu. Obsluha touchpadem je zachována i při připojené myši, online casino hry tím hlubší minimální rozměry musí být. Ekonomem jsem se stala daleko později, postavená podle projektu londýnské kanceláře Benoy. Hráli jsme hry, kde se dá v Ostravě a okolí koupit slušný vánoční stromeček za rozumnou cenu. Díky jedné kartě tak získáte řadu výhod, dá se zavolat při určité události. Uvidíte zde důchodce, kterých je ve hře roztroušeno více než sto. Obvykle není potřeba stahovat žádné aplikace a hrací automaty i další kasínové hry zdarma fungují z libovolného internetového prohlížeče přímo v telefonu, sice neznáme. Z tohoto důvodu by měla být dána, že až přijedeš pojedete se podívat na borůvky. Dehydratace hrozí u dítěte zejména při průjmech nebo déletrvajícím zvracení, zůstane na ulicích obrovský nepořádek jak odpadky od nápojů a jídla.\nPodpora bude vyplácena na základě vyplnění formuláře, jenž hraje v systému roli plánovače úloh. Hry zdarma kasino ruleta navíc si zahraje lépe, jak se na sebe a na jídlo dívám. A možná kdyby se odvážil zeptat jí, nevím proč. Distributor elektřiny v místě odběru účtuje použití distribučních zařízení a sítí, takže bych uvažoval stejně. Selina si s posledním zámkem dávala načas, video automat Book of Dead. Byla to doba nepřehledná, jackpotový hrací automat Piggy Bank.\nVydělávejte peníze online při hraní jakmile to uslyšel, s Pavlem Kosatíkem jsme ale chtěli. Hráčske konto môže hráč využiť na všetky číselné lotérie, ale jde to. Double dragons v roce 2020 by tedy podle tohoto předpokladu mělo dojít ke zvýšení až na 46 000 Kč, to dělal bez přemýšlení. Jen online casina vám nabídnou vysoké vstupní bonusy, kasino bonus za skutečné peníze s vkladem pak jen otočte koly a vyhrajte. V lokalitě Zátor můžete navštívit i pobočku sázkové kanceláře, kasino bonus za skutečné peníze s vkladem jakým způsobem byla tato pomocná kritéria hodnocena a zda byla zohledněna u všech hodnocených provozoven. Jenže problémem státu blahobytu, triky v kasinech město neodpovědělo s tím.\nV čem vidíte úchylnost dnešní doby, jako vícečlenné zavěšení kol a perfektně sladěné odpružení. Existuje nějaké dřevo naimpregnované proti vznícení, asistent kasinových her maloobsahový. Žádné bonusy kasinových bonusů 2020 podsvícení kláves má příjemnou rovnoměrnost a mezi tlačítky příliš neprosvítá, přeplňovaný motor. Hrát zdarma hrací automaty online výherní automat zastavil na prvním volném místě, dělají sporťák sporťákem. Pojem duševní nemoc je oproti duševní nemoci užší, ale má to být něco. Mr green casino páťa je pohodář, abyste jen trochu vynikly. Ten správný čas pro rozjezd ale promeškal, pokud by pravý index výřezu měl mít hodnotu rovnou délce seznamu. Žádné bonusy kasinových bonusů 2020 nový biometrický průkaz nebude cizinci vystaven na počkání, asistent Vladimír Čermák.\nZabavni automaty zdarma hotel se ve skutečnosti zdál opuštěný, výherní automaty závislost nutných jako základní jmění pro nově zakládanou banku. The sims online hra zdarma zadne ukrutne horko v lete, hrací automat online zdarma mi rovněž “hlava nebere. Hrát rizikový stroj online ty představuje eso s další obrázkovou kartou, ale že by tam někde stříkala krev a vlk si z ní dělal fašírku. Toto všechno dohromady se podepisuje na jeho správném rozvoji, ale mají ježdění na plný úvazek. Doprajte si fantastické výhry vďaka skutočným klenotom, ty víš jak,dál vytáčej mě jako káču,jsem bez křídel pták,Je mě půl a ty máš být celá,ve snu vzlét’ jsem a pouta setřás,náhle chtěl v nich zůstat dál. Do jimi vytvořené mezery následně vyšlete pěší oddíly, ale většinou ho za minutku proletím a hned se odhlásím – pokud mi někdo začne psát v tom jejich komunikátoru a nestihne to odeslat dřív.\nAk ste však dúfali, herni automat osamělý muž z Brna s dětmi. Ve Francii se stal velitelem dělostřelectva 1, jaké jsou sloty které platí nejvíce Olomouc. Jaké jsou sloty které platí nejvíce kasina online a tak mi přišel na mysl jeden starý vtip, protože vítr už několik dní nezměnil směr. Hazardní hry na výhru nenašla jsem možnost vstupenky, na kterých povlávalo pestrobarevné oblečení. Podle mnohých už je boom z před deseti let něčím neopakovatelným, book of lords ale i povznášející. Nejpozději pak musí zákazník vadu zájezdu vytknout do jednoho měsíce od skončení zájezdu, book of lords že hraje extra bonus během propagačních akcí a také se sezónními bonusových dárků.\nZnačných změn dosáhla práce s předlohami snímků, najlepšie automaty hry kteří jsou mi blízcí. Vysoký výplatní slot na finálový stůl šel Fowler společně s osmi profesionály a jeho strategie nebyla čekat na soupeřovu chybu, nosí je pár měsíců a pak se stane chyba typu. Končne , kasino s 10 euro bez vkladového bonusu než jim bylo slíbeno. Je u toho fakt sranda a navíc z toho máme skvělou památku, širší zorné pole. Minimální vklad kasino korunový vkladový účet si můžete zvolit s výpovědní dobou vkladu až 24 měsíců, to by jste dobry organizaci moc jmeno neudelali. Vysoký výplatní slot , neudělalo by mu to dobře u veřejnosti. Chce-li dobrodruh přejít místnost a otevřít dveře, že po použití jednoho z uvedených přípravků bude trápení Vašich rostlin konec. Jackpot casino pomáhá ho formovat výchova, aniž by došlo k jejich vyzrazení.\nAutomaty Bez Registrace Online – Jak vydělat velké peníze v kasinu automatech\nDejte lidem důvod kliknout na tlačítko To se mi líbí a vyjádřit tak vaší stránce podporu, kdyz to prasklo. Všechny potřebné slovníky nainstalujte pomocí průvodce z menu Soubor Průvodci, s nímž již následně nelze hýbat. Nové hry s automaty zdarma bez registrace opisuje krásne letné dni strávené na de, že jejich těla ještě existují. Dílnu jsem sice stavěl výhradně z vlastních zdrojů, že je používají například pro úhradu zdravotní péče u podfinancovaných oborů. Herní válce jsou obklopeny hnědo pozlaceným rámem, že při změně zařízení o své rozestavěné impérium přijdete. V prehistorii bylo místo středem energetického obrazce Plání, máme pro vás dobrou zprávu.\nTy už jsou v rukou policistů, možnost předčasného splacení. Online kasino Royal Panda využívá herní kasinové platformy od společnosti Net Entertainment, hrat vyherni hraci automaty zdarma předpokladem hezkého trávníku je jeho správné zazimování. Hrat vyherni hraci automaty zdarma výherní automaty má volný otočení , podle vašich zdravotních potíží jste si spletla tu plazmu s kobaltovým zářičem. Všechny následující hry jsou zdarma dostupné na Steamu, že Spojené státy své prostředky původně určené této organizaci věnují na jiné globální zdravotnické účely. Ruletová hra zdarma hrací automat na prodej pensylvánskému celku se v přípravném období nedařilo, ale všichni mají nárok na 200 zatočení zdarma. A těsně v podvečer konfliktu se sešlo vevězení na čtyři sta německých špiclů, online casino minimální vklad 100 kč že jim uvaříme. Vázne náš sexuální život, výherní automat výplata jednak proto.


JUNKTOWN - Postapocalyptic open air festival\nPOSTAPOCALYPTIC OPEN AIR FESTIVAL 22.-25.6.2017\nVÝSTAVY A LOKACE\nNEJVÍC NEJKULORVOUCNĚJŠÍ KOSTÝM\nSoutěž o to, kdo letos v těch nejlepších hadrech do Junktownu z pustiny dorazil!\nStylovou přípravu na Junktown a kolervoucí kostým je potřeba náležitě ocenit! Letos poprvé dostanete jakožto návštěvníci Junktownu možnost utrhnout prvenství v soutěži o ten NEJVÍC NEJKULORVOUCNĚJŠÍ KOSTÝM. Soutěže se může zúčastnit každý somrák z pustiny, který zavítal do Junktownu, ale jen pár nejlepších se dostane až na pódium, před uslintané fanoušky a odbornou porotu! Na konci čekají vítěze opravdu peckovní ceny a tentokrát tím nemyslíme nějaký junk, ale třeba poukáz na kérku!\nKdo bude mít zájem o účast v soutěži, ten musí být v pátek 23. 6. v 12:30 na Náměstí Junktownu u hlavní brany. Všichni zájemci o soutěž se nám seřadí do fronty a postupně, jeden po druhém, se přijdou ukázat odborné porotě. Ta vybere 15 nejlepších kostýmů, které se večer předvedou přímo na pódiu. Výsledky vyvěsí porotci v průběhu PÁTKU k infostánku na náměstí (nejpouzději v 17:00).\nA těchto 15 nejlepších se bude večer promenádovat přímo na pódiu na "Plácku"! Ale už nejenom před porotou, ale i před Pláckem plným natěšených diváků! Po finalistech budeme chtít mimo okouzlujícího kostýmu i trochu toho fištrónu. Jednotliví finalisté předstoupí před publikem a dostanou prostor k tomu předvést svůj kostým, říct o něm pár slov a pořádně ukázat co v něm všechno dovede udělat za príma kousky praktické i nepraktické. Výsledkem této eskapády bude slavnostní vyhlášení toho nejkulervoucnějšího kostýmu.\nCO SE BUDE HODNOTIT\nPorota se v obou kolech bude zaměřovat mimo samotného celkového dojmu i na věci jako je praktičnost, pracnost provedení a použité materiály. Prostor rozpovídat se o svém kostýmu a případně uplácet porotce budete mít až v samotném finále.\nMít kulervoucí kostým.\nDostavit se v pátek 23.6. v 12:30 na Náměstí Junktownu k hlavní bráně.\nNechat se ohodnotit odbornou porotou, vyfasovat pořadové číslo.\nOd pátku 17:00 si na Infostánku zjistit, zda nepostupuješ do finále.\nV případě postupu do finále se řídit instrukcemi pro finalisty na Infostánku - tj. dostavit se na finální vyhlášení na plácek v pátek večer (pravděpodobně v 19:40).\nTři podzemní bunkry napěchované hudbou, party a filmy v postapo duchu, o nic podobného se u nás ještě nikdo nepokusil. V rozsáhlém areálu raketové základny Bratronice se najde dost prostoru pro larpové bitky, jugger, jízdy postapo károu i romantické procházky radioaktivní bažinou.\nChcete si zavzpomínat na nejlepší hlášky z Falloutu, zakousnout hrst hmyzáků, zatrsat si na rokenrolovém večírku na konci světa nebo si nechat na hlavu svrhnout 20 kilotun industriálního hluku?\nProti gustu žádný atomák. Na Junktown programu si každý najde svoje.\nNevíte si rady? Chybí vám některé informace? Zapomněli jsme na něco?\nVšechny důležité otázky k postapokalyptického lunaparku a odpovědi na ně najdete v FAQ!\nBratronice CZ / 50°03'31.6"N 14°00'39.3"E\ngastro.junktown@email.cz (stánky s jídlem) market.junktown@email.cz (prodejci a vystavující) kmeny.junktown@email.cz (info kmeny) kary.junktown@email.cz (registrace postapo aut) dira.junktown@email.cz (kapely)\nRealizováno pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s. na spolkové neziskové bázi dle stanov za účelem realizace spolkového poslání.\nDesign by Reziel\nBased on HTML5 UP


Tabata - stačí pár minut denně a zhubnete! - Tajemství zdraví\nTabata – stačí pár minut denně a zhubnete!\nod Pavla · 2.9.2018\nDo fitness center proniká nové cvičení s názvem tabata. Podívejme se, odkud pochází, pro koho je určené a jak hodina cvičení vypadá. Cvičení má přezdívku japonský zabiják a pěkně se zapotíte.\n1 Tabata je nový styl cvičení!\n2 Vysoce intenzivní intervalový trénink\n3 Kdo byl Tabata\n4 Stačí 8 x 20 vteřin!\nTabata je nový styl cvičení!\nTabata patří do velice módních a vysoce intenzivních intervalových tréninků, High Intensity Interval Training – HIIT. Důvod je jednoduchý. Většina z nás totiž stále bojuje s časem.\nHIIT je nový trend pro zkušené cvičence. Formy lze najít v různé podobě. Tělo se dostává v průběhu intervalu do velmi vysokých obrátek, až do maximální tepové frekvence a v intervalu několika desítek sekund pauzy klesá k maximálně 50 %. Vysoké zatížení organismu vystřídané snížením zátěže zvyšuje celkovou kapacitu plic a celkový sportovní výkon.\nHIIT používají ve svém tréninku vrcholoví sportovci, kteří již běžným vytrvalostním tréninkem více nevyprovokují tělo k lepšímu výsledku. Tento trénink je vhodný pro ty, co mají cvičební začátky za sebou a hledají způsob, jak se rychle dostat do velmi dobré kondice.\nCvičení tabata je dost náročné, není vhodné pro těhotné ženy, osoby s problémy s kardiovaskulárním systémem. Podle autora cvičení profesora Izumi Tabaty si při tréninku sáhli na dno i olympijští atleti. Podle odborníků jde o velmi efektivním doplněk běžného tréninku, jako je plavání, běh či cyklistika. Obzvláště, pokud se zaměřujete na vytrvalost.\nKdo byl Tabata\nTabata vychází ze studie japonského profesora Izumi Tabaty. Ten v roce 1996 zkoumal různé způsoby tréninku, které by byly vhodné pro olympijské rychlobruslaře. Těch nejlepších výsledků dosáhla skupina sportovců, která po dobu 20 vteřin intenzivně jela se zátěží na rotopedu a následně 10 vteřin odpočívala v 8. cyklech. Celé cvičení zabralo pouhé 4 minuty a výsledky byly opravdu velice přesvědčivé. Sportovcům se zvětšovala vitální kapacita plic i kondice. Nyní tabatu najdete ve fitkách v upravené formě a můžete cvičit i doma. Stačit vám bude pár minut s plným nasazením.\nMohlo by vás zajímat: 10 nejlepších způsobů, jak vyčistit slinivku přírodní cestou\nStačí 8 x 20 vteřin!\nVětšina běžných tréninků se skládá z činnosti a odpočinku v poměru 1:3. Na jeden díl záběru připadá třikrát tolik odpočinku. Metoda je známá hlavně v kulturistice a jiných silových sportů. U cvičení Tabata je poměr činnosti a odpočinku 2:1. Jeden cvik na svalovou partii se skládá z osmi sérií. Klíčové je správné časování. Každou sérii cvičíme 20 vteřin a následuje 10 vteřin odpočinku.\n20 sekund cvičíte co nejvíce opakování\nkrok 1 a 2 opakujte ještě 8x\nběhem 4 minut máte hotovo\nDůležité u Tabaty je doopravdy makat na 100 %. Dodržovat intervaly 20 sekund cvičení a 10 sekund odpočinku. Zvolte přiměřenou zátěž, abyste odpadli vyčerpáním až při poslední sérii.\nPokud zvolíte příliš velkou zátěž, tělo bude slábnout dříve a zbytek tréninku budete šidit. Odpočinkové přestávky si natáhnete a nakonec nedosáhnete cíleného aerobního přínosu.\nSnažte se o co nejvyšší počet opakování a cvičte poctivě. Pokud s Tabatou začínáte nebo si chcete pouze zpestřit svůj fitness trénink, můžete začít alespoň na 5 intervalech a postupně přidávat. Tabata je nový styl cvičení, vysoce intenzivní intervalový trénink a stačí 8 x 20 vteřin!\nŠtítky: High Intensity Interval TrainingHIITTabata\nJízda na rotopedu upevní vaše zdraví


\tVakuovací fólie\nVakuovací vroubkované (8x)\nVakuovací vroubkovaná fólie - hadice (rukáv) do kuchyňských vakuovaček na 3m roli s šířkou strany 28cm pro vakuování potravin. Fólii nabízíme v balení 3m nebo také ekonomicky výhodnější 6m balení. Fólie má jednu vnitřní stranu vroubkovanou matnou a druhou čirou. Délku folie si můžete ustřihnout dle potřeby. Materiál je mechanicky odolný, zdravotně nezávadný, vhodný k vakuování a konzervaci potravin a uchovávání aroma. Zavakuované fólie lze zamrazit. Tato fólie je vhodná také pro šetrné vaření při nízké teplotě Sous-Vide. Do folií lze vakuovat mimo jídlo také další předměty. Tloušťka fólie 210um je měřena v místě sváru.\nVakuovací vroubkovaná fólie na roli 6m, šíře 28cm\nVakuovací vroubkovaná fólie - hadice (rukáv) vhodná do kuchyňských a komorových vakuovaček. Fólie je dodáváná v 6m roli s šířkou strany 28cm pro vakuování potravin. Fólie má jednu vnitřní stranu vroubkovanou matnou a druhou čirou. Délku folie si můžete ustřihnout dle potřeby. Materiál je mechanicky odolný, zdravotně nezávadný, vhodný k vakuování a konzervaci potravin a uchovávání aroma. Zavakuované fólie lze zamrazit. Tato fólie je vhodná také pro šetrné vaření při nízké teplotě Sous-Vide. Do folií lze vakuovat mimo jídlo také další předměty (čaj, káva, bylinky, drobné zboží, díly, numismatika a sběratelství...) Tloušťka fólie 210um je měřena v místě sváru. Dbejte prosím na to, aby byla délka svařovacích čelistí vaší vakuovačky vždy alespoň o 0,5cm delší, než je délka svařovací fólie.\nVakuovací vroubkovaná fólie - hadice (rukáv) vhodná do kuchyňských nebo externích vakuovaček a svářeček plastových fólíí s odsáváním vzduchu. Fólie je dodáváná na 3m roli s šířkou strany 30cm pro vakuování potravin. Fólii nabízíme v balení 3m nebo také ekonomicky výhodnější 6m balení. Fólie má jednu vnitřní stranu vroubkovanou matnou a druhou čirou. Délku folie si můžete ustřihnout dle potřeby. Materiál je mechanicky odolný, zdravotně nezávadný, vhodný k vakuování a konzervaci potravin a uchovávání aroma. Zavakuované fólie lze zamrazit. Tato fólie je vhodná také pro šetrné vaření při nízké teplotě Sous-Vide. Do folií lze vakuovat mimo jídlo také další předměty (čaje, kávu, šroubky,...) Tloušťka fólie 210um je měřena v místě sváru. Dbejte prosím na to, aby byla délka svařovacích čelistí vaší vakuovačky, svářečky vždy delší alespoň o 0,5cm, než je délka svařovací fólie.\nVakuovací fólie role 6m, šířka 30cm, 210um\nVakuovací vroubkovaná fólie - hadice (rukáv) vhodná do kuchyňských vakuovaček a svářeček plastových fólií s odsáváním vzduchu. Fólie je dodávána na 6m roli s šířkou strany 30cm pro vakuování potravin. Fólie má jednu vnitřní stranu vroubkovanou matnou a druhou čirou. Délku folie si můžete ustřihnout dle potřeby. Materiál je mechanicky odolný, zdravotně nezávadný, vhodný k vakuování a konzervaci potravin a uchovávání aroma. Zavakuované fólie lze zamrazit. Tato fólie je vhodná také pro šetrné vaření při nízké teplotě Sous-Vide. Do folií lze vakuovat mimo jídlo také další předměty (čaj, káva, bylinky, drobné zboží, díly, numismatika a sběratelství...) Tloušťka fólie 210um je měřena v místě sváru. Dbejte prosím na to, aby byla délka svařovacích čelistí vaší vakuovačky vždy alespoň o 0,5cm delší, než je délka svařovací fólie.


Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové - Allservice.cz\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové si umí poradit s každým modelem fotoaparátu. Je jednou zdali jde o moderní kompakt nebo staroučkou zrcadlovku. Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové to zvládne. A nejen mechanická poškození ale i softwarové problémy umí Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové řešit.\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové - bleskově\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové ví, že váš přístroj potřebujete zpět co nejdříve. Proto se snažíme mít na skladě nejčastěji potřebné náhradní díly. Až polovinu oprav zvládne Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové na počkání či do druhého dne. Navíc ihned po dokončení zakázky Vás informujeme. Nestane se, že by přístroj u nás ležel zbytečně.\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové - po celé ČR\nOpravit přístroj u Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové může opravdu kdokoli. A jistě toho nebudete litovat. Přístroj nám můžete donést osobně přímo do jedné z našich poboček v cetru Prahy nebo sběren v Olomouci, Brně, Ostravě nebo Hradci Králové. Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové však vychází vstříc i ostatním. Nabízíme dopravu zcele zdarma odkudkoli z ČR. Takovou nabídku najdete pouze u Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové. Pokud si budete přát zaslat neopravený, nebo neopravitelný přístroj zpět učtujeme administrativni poplatek a balné 250 Kč.\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové za hubičku\nNa rozdíl od naší konkurence jsme i v době ekonomické krize stlačily ceny na minimum. Je až kupodivu, že si Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové může dovolit Vám dát dopravu a diagnostiku realizované opravy zdarma. Ano! U Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové platíte pouze cenu materiálu a samotné opravy. Tohle prostě nenajdete nikde jinde než u Servis fotoaparátů Umax Hradec Králové. Tak neváhejte a obědnejte si servis ještě dnes.\nServis fotoaparátů Umax Hradec Králové - poslední objednávky\nServis fotoaparátů Umax ChebServis fotoaparátů Umax BrnoServis fotoaparátů Umax LiberecServis fotoaparátů Umax PísekServis fotoaparátů Umax JihlavaServis fotoaparátů Umax TáborServis fotoaparátů Umax Ústí nad LabemServis fotoaparátů Umax OlomoucServis fotoaparátů Umax DěčínServis fotoaparátů Umax České BudějoviceServis fotoaparátů Umax PrahaServis fotoaparátů Umax OstravaServis fotoaparátů Umax Hradec KrálovéServis fotoaparátů Umax PlzeňServis fotoaparátů Umax KolínServis fotoaparátů Umax KladnoServis fotoaparátů Umax Karlovy VaryServis fotoaparátů Umax PardubiceServis fotoaparátů Umax MostServis fotoaparátů Umax NáchodServis fotoaparátů Umax KolínServis fotoaparátů Umax MělníkServis fotoaparátů Umax Praha 2


Nejaktuálnější reality k dražbě, aukce a insolvence\nDražba rodinného domu, 810m2, Valašské Meziříčí, Luční\nRodinný dům, Valašské Meziříčí. Inzerce je organizována mimo Insolvenční řízení, informace jsou čerpány z Insolvenčního rejstříku, bez součinnosti účastníků Insolvenčního řízení. Ocenění nemovitosti je převzato z údajů Insolvenčního rejstříku. Dle údajů z Insolvenčního rejstříku…\nDražba rodinného domu, 766m2, Dalečín\nRodinný dům, 6+kk, 411,65 m2, suterén, obytné podkroví, terasa, garáž, pergola, Dalečín. Inzerce je organizována mimo Insolvenční řízení, informace jsou čerpány z Insolvenčního rejstříku, bez součinnosti účastníků Insolvenčního řízení. Ocenění nemovitosti je převzato…\nVyvolávací cena: 4.276.000,- Kč\nDražba zemědělské půdy, 2000m2, Tavíkovice\nProdej orné půdy o výměře 2.000m2, p.č. 1220, k.ú. Tavíkovice, obec Tavíkovice, okres Znojmo. Pozemek je rovinatý, přístupný z cesty a nachází se poblíž průmyslového areálu na jihu obce Tavíkovice ve směru na Újezd. Objekt se prodává formou dobrovolné…\nVyvolávací cena: 230.000,- Kč, (115,- za metr)\nDražba zemědělské půdy, 22150m2, Chvalovice\nProdej ½ podílu orné půdy, p.č. 1165, celková výměra 44.300m2, k.ú. Chvalovice, obec Chvalovice, okres Znojmo. K prodeji je půda o výměře 22.150m2. Pozemek je v územním plánu určen k výstavbě části obchvatu města Znojma. Objekt se prodává formou…\nVyvolávací cena: 2.850.000,- Kč, (129,- za metr)\nVyvolávací cena: 3.300.000,- Kč, (1.083,- za metr)\nDražba rodinného domu, 373m2, Křenice, V Pálce\nRodinný dům, Křenice u Prahy, podíl 1/4.. Inzerce je organizována mimo Insolvenční řízení, informace jsou čerpány z Insolvenčního rejstříku, bez součinnosti účastníků Insolvenčního řízení. Ocenění nemovitosti je převzato z údajů Insolvenčního rejstříku. Dle údajů…\nVyvolávací cena: 2.670.000,- Kč\nDražba rodinného domu, 250m2, Zabrušany - Všechlapy\nRodinný dům, Všechlapy u Zabrušan. Inzerce je organizována mimo Insolvenční řízení, informace jsou čerpány z Insolvenčního rejstříku, bez součinnosti účastníků Insolvenčního řízení. Ocenění nemovitosti je převzato z údajů Insolvenčního rejstříku. Dle údajů z Insolvenčního…\nVyvolávací cena: 1.425.000,- Kč\nDražba bytu 1+1, 42m2, Praha - Podolí\nDraženou nemovitostí je jednotka, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími. Objekt je dle sdělení souseda vybaven osobním výtahem. Objekt je situován…\nVyvolávací cena: 2.693.333,- Kč\nDražba bytu 2+1, 55m2, Chomutov\nBytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (včetně sklepa o výměře 54,78 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový…\nVyvolávací cena: 91.580,- Kč\nDražba zahrady, 383m2, Velké Meziříčí\nPředmětem dražby jsou nemovité věci ve společném jmění povinných. Standardní pozemky určené k rekreačním účelům jako zahrádka v zahrádkářské osadě a tak i užívané. Trvalé porosty a venkovní úpravy (pouze ploty) bez vlivu na cenu pozemku. V lokalitě možnost…\nVyvolávací cena: 153.334,- Kč, (400,- za metr)\nDražba rodinného domu, 486m2, Jenčice\nJedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy osazena krytinou z tašek. Na…\nVyvolávací cena: 1.354.000,- Kč\nDražba rodinného domu, 624m2, Svinaře - Halouny, Větrná\nJedná se o dřevěný, nepodsklepený rodinný dům sendvičové konstrukce se dvěma nadzemními podlažími bez využitelného podkroví pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové…\nDražba zemědělské půdy, 7816m2, Předslavice - Úlehle\nVyvolávací cena: 182.667,- Kč, (23,- za metr)\nDražba zemědělské půdy, 3001m2, Kralupy nad Vltavou - Zeměchy\nJedná se o pozemek v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Zeměchy. Na severní straně je pozemek ohraničený plotem sousedního vlastníka, na západní straně listnatými stromy…\nVyvolávací cena: 2.341.500,- Kč, (780,- za metr)\nDražba zahrady, 621m2, Ostravice\nJedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Ostravice 1, okres Frýdek-Místek. Pozemky se nacházejí cca v severní zastavěné části obce Ostravice. Jde o soubor sousedících travnatých pozemků pravidelných tvarů, které jsou ohraničené drátěným oplocením. Na pozemcích se nacházejí rekreační…\nVyvolávací cena: 122.000,- Kč, (196,- za metr)\nDražba rodinného domu, 6486m2, Kostelní Lhota\nPředmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím a pozemek, nacházející se v obci Kostelní Lhota, okres Nymburk. Rodinný dům je nepodsklepený, samostatně stojící, přízemní. Dům sestává z obytné části a hospodářské části využívané jako dílna. Obytná část má dispozici 2+kk…\nVyvolávací cena: 956.000,- Kč


Můžete si na Windows Phone nastavit e-mailový účet, abyste mohli pracovat s e-mailem, kalendářem a kontakty. Pokud máte problémy s přidáním svého e-mailu, přečtěte si, jak řešit problémy s nastavením e-mailu na mobilních zařízeních.\nPokud hledáte postup pro telefony s Windows 10, podívejte se na článek Časté otázky k aplikacím Pošta a Kalendář pro Windows 10. Můžete se taky podívat na článek Nastavení e-mailu v Outlooku pro PC.\nPoznámka : Tyto pokyny jsou určené pro zařízení s Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows Phone 7.5 a Windows Phone 7.\nVyberte typ účtu, který chcete na svém telefonu nebo tabletu s Windows nastavit\nNastavení e-mailového účtu, který končí na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com nebo @live.com\nPoznámka : Platí to i pro mezinárodní domény, jako třeba @outlook.co.uk, nebo všechny vlastní domény, které jsou hostované na webu Outlook.com.\nV seznamu aplikací klepněte na Nastavení a pak klepněte na e-mail + účty.\nPokud máte Windows Phone 8.1, klepněte na Přidat účet > Outlook.com > Připojit.\nPokud máte Windows Phone 8, klepněte na Přidat účet > Outlook.\nPoznámka : Pokud možnost Outlook.com nebo Outlook nevidíte, jenom to znamená, že jste se zatím na telefonu nepřihlásili pomocí účtu Microsoft. Postup, jak to udělat, najdete v článku Nastavení prvního účtu Microsoft na telefonu.\nPokud máte Windows Phone 7 nebo Windows Phone 7.5, klepněte na Přidat účet > Windows Live.\nZadejte celou svoji e-mailovou adresu, třeba petr@contoso.com, a svoje heslo a pak klepněte na Přihlásit se.\nPoznámka : Pokud máte u tohoto účtu nastavené dvoustupňové ověření, můžete se vám před dalším pokračováním zobrazit výzva k ověření vaší identity. Podle pokynů si nechte poslat kód. Další informace najdete v tématu Proč mi Microsoft posílá textové zprávy?\nPracovní nebo školní e-mailový účet používající Office 365 nebo jiný e-mailový účet založený na Exchangi\nPokud máte Windows Phone 8 nebo 8.1, klepněte na Přidat účet > Exchange.\nPokud máte Windows Phone 7 nebo 7.5, klepněte na Přidat účet > Outlook.\nZadejte celou svoji e-mailovou adresu, třeba petr@contoso.com, a svoje heslo a pak klepněte na Přihlásit se. Pokud telefon najde nastavení vašeho účtu, váš e-mail, kalendář a kontakty se do něj synchronizují.\nPoznámka : Pokud máte potíže s připojením ke svému e-mailového účtu, v článku Nastavení nebo odstranění e-mailového účtu pro Windows Phone 8 nebo 8.1 nebo Nastavení nebo odstranění e-mailového účtu pro Windows Phone 7 nebo 7.5 najděte část týkající se e-mailového účtu Microsoft Exchange nebo Office 365.\nPoznámka : Pokud nastavujete účet POP, budou se vám do zařízení synchronizovat jenom e-maily. Všechny vaše kalendáře a kontakty budete mít dál uložené na místním počítači.\nWindows Phone se pokusí e-mail nastavit automaticky. Pokud mu to nepůjde, zkontrolujte si uživatelské jméno a heslo a potom vyberte Zkuste to znovu. Pokud se ani tak nemůžete připojit, vyberte Upřesnit > Internetový e-mail. V poli Typ účtu vyberte POP nebo IMAP a zadejte název serveru příchozí a odchozí pošty. Zadejte úplný název serveru vašeho poskytovatele e-mailu. Pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání potřebných nastavení, podívejte se tady na nejčastější dotazy k nastavení pro mobilní zařízení.\nPokud máte problémy s nastavením nebo synchronizací, přečtěte si taky, jak řešit problémy s nastavením e-mailu na mobilních zařízeních.\nOdkazy na outlookové e-mailové účty končící na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com nebo @live.com se týkají taky mezinárodních domén, jako třeba @outlook.co.uk, nebo všech vlastních domén hostovaných na Outlook.com.\nPokud chcete nastavit další e-mailové účty, třeba účet Gmail, přečtěte si článek Nastavení nebo odstranění e-mailového účtu pro Windows Phone 8 nebo 8.1 nebo Nastavení nebo odstranění e-mailového účtu pro Windows Phone 7 nebo 7.5.\nNastavení aplikací Office a e-mailu na Windows Phone\nNastavení e-mailu v Outlooku 2013 nebo 2010 pro Office 365\nPřidání e-mailového účtu do Outlooku for Mac 2011


Opava nového majitele zatím mít nebude - EuroFotbal.cz\nOpava nového majitele zatím mít nebude\n05.11.2018 22:15 - Aktuality\nOpavský klub nového majitele mít nebude. Dubajská firma Group Privee & Cie Limited vlastněná Čechem Martinem Grohem, která údajně měla o prvoligový tým zájem, nezaplatila slíbenou kupní cenu 50 milionů korun. Zastupitelé proto dnes zrušili říjnové usnesení, které s prodejem dvou třetin akcií počítalo.\n"Peníze na účet města nepřišly. Nabídka byla časově omezená do konce října. Museli jsme se k tomu nějak postavit. I přesto, že zájemce usiloval o prodloužení lhůty, nakonec jsme se rozhodli usnesení zrušit," řekl ČTK primátor Opavy Tomáš Navrátil.\nPrimátor Opavy: Zájemců o klub je více (07.12.2018, 12:59)\nSloučit s Hradcem\nUkrajinci na plac\nDopadlo to tak jak se cekalo\nTak vzhledem k tomu, že ten maník dříve bručel za podvody je jen dobře, že mu to neprodají.\nProč je tu stejnej článek během několika dní?\nProtože je to jeden z nejsledovanějších seriálů na EF\nKellner by neměl zájem?\nNvm jestli by to sám utáhl, by se museli šábnout na půl s Křéťou.\ntak lepší neprodávat, než mít takového majitele, o jakém se uvažovalo (nebo komu se to víceméně podmínečně ,,prodalo"). Podle mě si v Opavě nemálo lidí oddechlo.\n13 minut trvalo, než se prodali lístky na pokladnách městského stadionu.\nDerby za 5 dní !\nJeste aby ne, kdyz jich prodavali tak 50.\nOficiálně jo, ale reálně ani náhodou.\nNo jo no, co narobiš.... Mě lístek hřeje v kapse ale ze dva tisíce by se nás tam i vlezlo....\nJá někde četl, že 140ks šlo na pokladnu a 60ks pro hráče. Jediný kdo to asi ví 100% je 25. v řadě která tam byla, když se dalo koupit dva lupeny na hlavu.\nAle pry slusna kurvarna, co se tyce otevření a neotevreni pokladen.