Papel Grau Cirúrgico - posso reutilizar? - Blog Biossegurança | Cristófoli\nO papel kraft sumiu das salas de esterilização! Mas e a reutilização do papel grau cirúrgico, é possível?\nAlgumas escolhas inadequadas são realizadas sem respaldo legal ou científico. O papel kraft, muito comum há 10 anos atrás, praticamente não é mais encontrado como embalagem (incorreta) para esterilização. Hoje uma das não conformidades mais frequentes é a reutilização do papel grau cirúrgico. Por esse motivo escolhi a questão: ” papel grau cirúrgico posso reutilizar ? quantas vezes?” porque é uma pergunta recorrente em minhas aulas sobre Biossegurança em Odontologia. Significa que tem muita gente realizando o procedimento de forma incorreta.\nMas para mudar é necessário entender o motivo pelo qual não podemos fazer isso.\nPROIBIDO PELA ANVISA REUTILIZAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO\nEmbalagens de papel grau cirúrgico ou descartáveis de qualquer natureza constam da lista de produtos proibidos de reprocessar RE_n_2605_de_2006_.Isto se justifica de várias maneiras:\nA biossegurança ainda é considerada como sendo um gasto para muitos profissionais. Nem sempre é entendida como parte primordial da consulta odontológica. Entretanto, é um dever do gerente administrativo da clínica ou o próprio cirurgião dentista fazer uma seleção de produtos e insumos que além da boa relação custo benefício, contribua para o controle de infecção e a segurança do atendimento odontológico.\nUm dos objetivos do nosso Blog Biossegurança é trazer informação com base científica para que as ações sejam realizadas de maneira correta e que façam razão para aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente no atendimento odontológico, médico ou de interesse à saúde como tatuagem piercing e salões de beleza.\nUsar uma embalagem para esterilizar é importante por várias razões:\nmanutenção da esterilização,\norganização dos instrumentais a serem utilizados em cada procedimento, e\nfornecer a evidência do processo de esterilização perante a vigilância sanitária e clientes/pacientes\nA embalagem deve também permitir a entrada de vapor.\nVeja em Video como embalar instrumentos para esterilização\nSuporte para Envelopes Cristófoli\nVideo – Como esterilizar os artigos na sua autoclave\nEste post foi atualizado em junho de 2017\nConheça Produtos Cristófoli relacionados a este post:\nABNT NBR 14990-2:2010auto claveauto clavesautoclavebiossegurançablog da biossegurançacristofoliembalagem para esterilizaçãoEmbalagem Tubular CristófoliEmbalagens para autoclaveLiliana Junqueira de P. DonatelliPapel CrepadoPapel Grau CirúrgicoRE2605-2006- ANVISATyvecVigilância Sanitária\nNézia Araújo Correia Da Silva 4 meses atrás\t Reponder\nTrabalho em CME e tenho uma dúvida quanto se pode colocar pacotes de materiais em grau cirurgico selar e colocar dentro de outro grau cirurgico e selar, Ou vários pacotinhos dentro de um pacote grande?\nA nossa indicação é utilizar apenas o papel grau cirúrgico apenas em uma camada de barreira. Utilizar várias camadas pode comprometer a penetração do vapor. Existe a possibilidade de validar no seu serviço com a empresa que faz a validação anual. Precisa avaliar o custo/benefício dessa realização. Uma possibilidade é esterilizar tudo separado e depois utilizar uma embalagem de proteção para organizar todo o material. Já existem no mercado embalagens próprias para essa finalidade.\nPingback: 4 milhões de Acessos - Blog Biossegurança - Blog Biossegurança | Cristófoli\nNeiva 2 anos atrás\t Reponder\nQual a vantagem de usar o papel grau cirúrgico?\nO papel grau cirúrgico é uma das opções para barreira estéril. Você esteriliza, mas precisa mante estéril. Isso é, não permitir a entrada de novos microrganismos. Essa é a tarefa ( e a vantagem) de utilizar o papel grau cirúrgico. Existem vantagens e desvantagens em relação a outra embalagens.\nFab 2 anos atrás\t Reponder\nOlá, vocês poderiam me indicar artigos que falem sobre a questão da reutilização do papel grau e a mudança da estrutura do papel após a autoclavagem?\nVou ver se encontro isso em artigo científico. O melhor argumento é que reutilizar o produto é proibido por lei e trata-se de infração sanitária.Sabemos que ela mudança acontece, mas não sei se tem algum artigo publicado comprovando a mudança. Existem testes realizados em empresas e nas organizações que aprovam produtos, mas não sei informar se estão disponíveis em publicações de artigos. Mas vou procurar. Se eu encontrar vou escrever aqui no blog. Obrigada pela sugestão.\nÉlica MAELÍ Oliveira 2 meses atrás\t Reponder\nBoa noite gostaria de saber quando se coloca os alicates para esterelizacao se depois de esterelizados se os dois lados do papel muda de cor ou só um ?\nSe você se refere à mudança de cor do indicador químico, quando tem mais de um e são de cores diferentes, um geralmente é de para vapor e ou outro é para óxido de etileno.Por esse motivo, só muda de cor o indicador químico para vapor que é a tecnologia utilizada nas autoclaves para esterilização de bancada. Os equipamentos de óxido de etileno não tem disponível de pequeno porte.\nAssim a resposta é que muda a cor de um só.\nPoliana Mathias de Andrade 3 anos atrás\t Reponder\nOlá, gostaria de saber quais penalidade cabem a reprocessamento de grau cirúrgico ?\nEncaminhei sua pergunta a um fiscal sanitário do Estado de São Paulo, que me respondeu da seguinte maneira:\nVaria de acordo com a análise do processo, se já teve outras autuações…esse valor é definido pela descrição da autuação e a valoração é da direção do órgão.\nTem uma classificação de leve, média e grave e valor em Ufesp mas não é definido, vai da interpretação da direção na análise. Em empresas é proporcional até pela receita da mesma.No caso de São Paulo, tem um mínimo e um máximo em Ufesp, reajustado anualmente.\nEspero ter ajudo você.\ngabriela bianchi 3 anos atrás\t Reponder\nBoa noite, você saberia me dizer como funciona a questão dos furos nas caixinhas, se eles são padrão ou se depende do modelo ou do tamanho da caixa para ser realizado os furos?\nJá me fiz essa pergunta também e procurei muito a resposta. Não tem um padrão definido nas recomendações. No meu entendimento o que é necessário é validar a caixa com o material que você usa dentro e com a embalagem que você usa por for para servir como barreira estéril. Isso significa monitorar internamente o pacote e certificar que o vapor está penetrando de maneira adequada. O melhor para isso é o indicador SteamPlus Classe 5.\nBoa noite, gostaria de esclarecer algumas duvidas e saber como funciona o teste de mudança ?, a temperatura máxima de resistência ?, qual sua resistência a água (na parte do papel)?, o tempo necessário?, qual a importância do produto?,\nNão entendi bem a sua pergunta. Você se refere à mudança de cor do indicador classe 1 aquele de processo que vem junto com o o próprio grau cirúrgico, impresso?\nA mudança se dá quando a tinta atinge a temperatura de esterilização. Mas para haver esterilização além da temperatura, é encessário a peesença de vapor por um determinado intervalo de tempo.\nA importância é você conseguir diferenciar o pacote que passou e o que nao passou pela esterilização. Se voc6e faz a monitorização completa (com indicadores biológicos e outros indicadores químicos de maior precisão como Classe 5 SteamPlus), é seguro dizer que o pacote que foi processado muito provavelmente estará esterilizado.\nMarina 3 anos atrás\t Reponder\nOlá Liliana, tenho uma dúvida. Para preparo de materiais para qualificação térmica e gostaria de saber se é comum reutilizar o papel nestes casos.\nO papel grau cirúrgico é de uso único. No meu entendimento não deve ser reutilizado também nesse caso.Pois na qualificação os parâmetros devem ser os mesmos da rotina.\nPingback: Podologia — Fórum de debates Proessence: Perguntas e respostas com Liliana Donatelli - Blog Biossegurança | Cristófoli\nRaquel Silva 4 anos atrás\t Reponder\nEu amei tudo. E tenho uma dúvida. Tem algum problema se a parte azul que é a tipo um plástico do papel grau não estiver frente a frente com o a outra parte do plástico?\nPois eu estava estagiando e coloquei as embalagens perto uma da outra sem colocar de frente uma pra outra. Errei? Quais os riscos?\nVamos ver se entendi, você colocou em um suporte? Se sim, plástico tudo para o mesmo lado. Se for na bandeja, plástico para baixo papel para cima.\nO risco é d a esterilização não acontecer ou secar mal o que pode rasgar e contaminar o pacote.\nLuisa Lucia De Araujo Donati Do Prado 5 anos atrás\t Reponder\nboa tarde …gostaria de saber qual a explicação que se dá para que eu não possa usar plástico pp para esterelização.\nBom dia. A embalagem precisa ser um sistema eficiente de barreira contra microrganismos , mas ao mesmo tempo permitir a passagem de vapor. Esse processo tem que ser comprovado e ter registro na ANVISA para essa finalidade.Alguns plásticos até possuem, mas não permitem a abertura asséptica do pacote que contra-indica o seu uso.\nlucia 5 anos atrás\t Reponder\nOlá!!! gostaria de saber pq a cor do indicador só muda de um lado do envelope ???\nSó muda de cor do lado do vapor. Observe que do lado que não muda deve estar escrito ETO ou EO que quer dizer óxido de etileno que é uma outra forma de esterilização.Se ainda tiver dúbia me envie uma foto para liliana@cristofoli.com\ndriele gut 5 anos atrás\t Reponder\nBoa noite Liliana! Gostaria de saber se posso identificar o que vai no papel grau cirúrgico, depois que selar ele a na parte superior, sem ser o contato com o gaze por exemplo\nPela sua descrição é onde deve ser feita a identificação. Na aba fora da área onde estão os artigos. Se você dispuser de uma caneta tóxica ( eu uso a Sharpie para plástico), você pode escreverão plástico , nesse lugar antes de esterilizar. Já fica tudo identificado. Caso contrário ( não ter uma caneta adequada), escreva no papel na aba DEPOIS que sair da esterilização. Assim não esquenta a tinta e não faz com que ela migre.\nmarilena vasques 5 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber se o papel SMS pode ser reciclado? Por que é uma preocupação ambiental o imenso descarte dos resíduos no Centro Cirúrgico?\nNão sei se alguém faz o processo. Talvez não seja tão simples, mas é um campo vasto para ser estudado – a reciclagem. Também concordo com você. Mas isso é no nosso dia a dia. No supermercado é ainda pior, as múltiplas embalagens que usamos todos os dias em todas as casas e em todo o mundo.\nThays 5 anos atrás\t Reponder\nOlá, faço todo o procedimento como descrito. Mas estou com um grande problema, toda vez que vou retirar o material da autoclave (material cirurgico e roupões cirurgicos) eles estão molhados. o que fazer ?\nSe o material esta saindo molhado é um problema! O mais comum é sobrecarga de material, ainda mais se há tecido.\nVocê esta fazendo a manutenção retentiva da sua autoclave de acordo com a recomendação do fabricante?\nEsta fazendo a monitorização de cada pacote?\nAbre a autoclave (se for coma secagem de porta entre-aberta) imediatamente depois de despressurizar?\nManter a porta somente entre-aberta?\nExperimente fazer um ciclo separado para instrumentos e outro só para os tecidos.\nDiminua a quantidade de pacotes dentro da autoclave e posicione de modo a proporcionar a melhor circulação.\nSim, coloquei apenas duas caixas cirúrgicas (sem a tampa) embalada em grau cirurgico, a autoclave é nova, usei agua destilada na quantidade exigida no manual da autoclave. A autoclave tem duas bandejas, a de baixo lisa e a de cima tem aberturas, o material que coloquei na lisa, ficou seco, e o da bandeja com aberturar ficou molhado. tem alguma relação ? e outra duvida, o lado do papel filme deve ser voltado para baixo ou para cima ?\nA caixa cirúrgica tem que ser perfurada,e correto, embalado com papel grau cirúrgico (ou crepado) caso contrário não seca mesmo. As duas bandejas da autoclave devem ser perfuradas. Se você não tiver um suporte para as caixa, coloque o papel para cima que é mais fácil a circulação do vapor e a secagem.\nOutra coisa, você esta fazendo a monitorização da esterilização e a manutenção preventiva regularmente?\nnaiara tonini 5 anos atrás\nIsso estava aconteceu comigo, e o motivo foi:o vasilhame de descarte estava totalmente cheio d’agua, ai o vapor não saia e ficava água acumulada na autoclave. Deixei o vasilhame só pela metade d’agua e o problema foi resolvido\nVinicius SIlva 5 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber porque a fita zebrada não pode ser utilizada em embalagens grau cirurgico como indicador. Existe um impedimento tecnico ou é simplesmente comercial?\nQuando a autoclave aborta o ciclo, ainda que seja no pre vacuo, devera ser descartada a embalagem e a carga refeita?\nAs razões não são comerciais.\nTodo papel grau cirúrgico é obrigatório possuir impresso o indicador classe 1.\nÉ muito importante determinar a razão da autoclave abortar o ciclo. Sim, pois pode haver alteração na qualidade de barreira.\nMarielle 5 anos atrás\t Reponder\npor favor, saberia me informar o quanto aproximadamente, que o papel grau cirúrgico absorve de umidade dentro do ciclo de esterilização por oxido de etileno.\nNão sei dizer para você.\nVou ver se encontro alguma informação referente à sua pergunta e retornarei.\nObrigada pelo retorno. Preciso fazer um estudo sobre umidade relativa e precisava de algo a respeito, mas não encontrei nada que possa me ajudar.\nGisele 5 anos atrás\t Reponder\nE gaze precisa colocar em um saquinho de papel e depois no saquinho de esterilização. Ou ñ duvidas obrigado boa noite.\nTodos os artigos devem ser esterilizados embalados. Inclusive gaze. Individualmente por procedimento, em embalagens registradas para essa finalidade.\nAna Carolina Ferreira Almada 5 anos atrás\t Reponder\nOlá minha autoclave emperrou o botao que quando fecho a porta começa o ciclo.ela começou a apitar aí abri ela é o botao dela empurrou.ai desligue e liguei de novo por que não parava de apitar aí parou.Mas o botao emperrou ela aqueceu e queimou o papel é o plástico grudou nas tesouras ,pinça tudo que tava na bandeja de baixo.e escureceu o que posso fazer para deixar os materiais como ante alguém sabe????\nEnviei seus dados para a Central de Relacionamento com o cliente para entrar em contato com você para verificar se você foi atendida e sua autoclave consertada. Em relação aos instrumentos, possivelmente houve sobreaquecimento do metal. Se for o caso, não há o que fazer pois perde a têmpera e os instrumentos ficam escurecidos.\nJéssica 5 anos atrás\t Reponder\nPor favor, quero saber qual a principal vantagem do papel Kraft sobre o Grau Cirúrgico? Se realmente existe essa vantagem.\nDesde já eu agradeço por sua atenção.\nSerá que você confundiu como crepado?\nO kraft não é mais permitido.\nO papel crepado é mais indicado para caixas pesadas e grandes. O pacote fica menos frágil do que o de papel grau-cirúrgico. O mais resistente de todos é o SMS que tem uma camada mais resistente, mas não é muito indicado para autoclaves gravitacionais, como a maioria das autoclaves de mesa do Brasil.\nPrimeiramente muito obrigada por sua atenção.\nNa verdade faço um curso no qual tenho um trabalho a fazer e o tema é está pergunta que lhe mandei. Preciso saber se o papel “Kraft” (dito pelo meu professor rs) tem alguma vantagem sobre o papel grau cirúrgico. É só para questões de obter conhecimentos mesmo.\nMais uma vez, muito e muito obrigada por sua atenção.\nO papel Kraft já foi muito usado para esterilização de materiais, mas hoje esta em desuso por vários motivos. O primeiro é que é uma embalagem sem registro no Ministério da Saúde para essa finalidade.Significa que não é permitido utilizá-lo para essa finalidade.\nO que sabemos desse papel é que contém alquiltiofeno uma substância que evapora durante a esterilização e trazia problemas de saúde para quem trabalhava nas centrais de esterilização que o utilizavam como embalagem: dor de cabeça e náuseas principalmente.\nForam feitas fotografias com o papel ampliado muitas vezes mostrando os enormes poros, maiores que os microrganismos, isso é, não oferece uma barreira adequada para manter a esterilidade.\nA embalagem adequada deve:\nTer registro no Minstério da Saúde para essa finalidade ( por isso não serve embalagem para alimentos, mesmo que tenha registro no ministério da saúde para alimentos) E\nSer atóxica E\nPermitir a entrada do agente esterilizante\nPermitir uma abertura asséptica\nSer uma barreira efetiva para a entrada de microrganismos depois da esterilização\nSendo assim Jéssica, não consigo ver vantagens do papel kraft em relação ao papel grau cirúrgico.\nObrigada. É muito difícil pra quem se inicia na área já com tantas modificações.\nEu lhe agradeço demais.\nQuero sua página no facebook e no instagram para lhe seguir. Se tiver, por favor….\nObrigada e excelenre semana.\nTemos a página oficial da Cristófoli no facebook.\nElizângela 5 anos atrás\t Reponder\nPassado o prazo de validade do fabricante do papel grau cirurgico, ainda assim posso ultilizar?\nPor esse motivo temos que ficar de olho quando compramos os insumos, para não vencer. OK?\ncarmen Lucia 5 anos atrás\t Reponder\nPapel grau cirúrgico pode jogar em lixo comum ?\nSim pode. Não entrou em contato com material contaminado.\nMichelle Luciane Cappelatti 5 anos atrás\t Reponder\nSou cirurgia dentista e trabalho e um posto 24h da minha cidade. Gostaria de tirar uma dúvida. A vigilância sanitaria falou que para datar os materiais embalados esterilizados deveria ser realizado em uma etiqueta e não diretamente na embalagem. Isso é baseado em alguma lei? Tem algum artigo que justifique o fato? Se puder me ajudar gradeço desde já.\nA fiscal sanitária enquadrou o posto na RDC 15. A RDC 15 esta postada na íntegra em nosso Biblioteca na aba legislação.\n(abaixo o recorte que trata especificamente do assunto)\nA justificativa é padronizar o processo e dar rastreabilidade ao pacote.\nArt. 85 O rótulo de identificação da embalagem deve conter: I – nome do produto;\nIhelena Alves 5 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber se existe alguma recomendação ou proibição quanto ao uso de pacote duplo sendo envólucros em materiais diferentes onde eu coloco a caixa com instrumentais embalado em tecido de algodão e depois, o externo (principal), em SMS. Se houver recomendação, qual seria a validação da esterilidade neste tipo de pacote? Se proibido qual legislação posso me respaldar?\nCerta da atenção, desde já agradeço!\nVocê trabalha em hospital? A lei que rege as centrais de materiais em hospitais é a RDC 15. Não uma uma referência específica na resolução sobre esse assunto.Tem certas coisas que não são especificadas exatamente na legislação. Mas a indicação normal é usar duas camadas do mesmo material no caso de tecido (campo duplo), ou papel crepado, também duplo. Veja, que você deve seguir sempre as instruções do fabricante para garantir a qualidade dos insumos que você usa. Essa possibilidade, de compor com diferentes embalagens, não estará contemplada certamente nessas instruções, o que deixa voc6e desprotegida.\nO grande complicador em relação ao tecido é conseguir rastrear a quantidade de reprocessamento e garantir que seja adequado. O custo do reprocessamento correto do tecido e a sua substituição no devido tempo, usualmente não são considerados na composição de custo, o que faz com que o pareça menor do que realmente é. Outro problema, é a aquisição do tecido acordo com normas da ABNT. Considere isso como argumentos para adequar a sua central às embalagens consideradas mais adequadas. O tecido, mesmo quando novo oferece uma barreira de qualidade inferior ao papel crepado, ao papel grau cirúrgico e outros SMS.\nEspero ter ajudado voc6e.\nTHAIS 5 anos atrás\t Reponder\nBoa noite. Eu gostaria de saber se tem que esterilizar gaze. E se tiver eu queria uma justificativa. Se possível me mandar a resposta por e-mail. Obrigada.\nPara procedimentos cirúrgicos você deve esterilizar a gaze. Faça as contas, pois geralmente compensa você já comprá-las estéreis. Verifique a integridade dos pacotes com atenção, se estiverem perfurados ou danificados a esterilização estará comprometida.\nRosana 6 anos atrás\t Reponder\nSobre esterilização em caixas não fenestradas ,pode realizar a esterilização com as caixas abertas envolvidas com o tecido de algodão ???\nAs caixas devem ser sempre perfuradas, não se pode usar as caixas não perfuradas/fenestradas mesmo que abertas e cobertas com campos/papel grau cirúrgico ou outra embalagem pois dificulta a passagem de vapor e a secagem o qu epode comprometer a esterilização e a sua manutenção.\nGostaria de saber sobre a ELABORAÇÃO IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇAO DO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SEGUNDO A RE 2606 DE 11 AGOSTO 2006 . COMO PREPARAR ESSE DOCUMENTO\nIngrid 6 anos atrás\t Reponder\nBoa tarde Liliana. Eu prefiro comprar os rolos de grau cirúrgico. E faço as embalagens, e tem partes que nao ficam com o traçado que indica a esterilização, e como uso todos os materiais toda a semana, não vejo nenhum furo, nenhum desses pacotes ficam molhados, abertos ou queimados quando termina a esterilização, mesmo assim\nteria algum problema com isso?\nO correto é que cada pacote tenha um indicador de processo. Isso se justifica para que caos ocorra alguma confusão (e acredite-elas acontecem), você não utilize por engano um pacote que não foi processado.\nPor isso, cada pacote um indicador de processo.\nMayri 6 anos atrás\t Reponder\nUso o grau e os instrumentais estão ficando com pontos de ferrugem mesmo bem secos com papel toalha e devidamente lavrada a embalagem por que isso acontece?\nSão vários os motivos para isso acontecer.\nIncluo aqui para você um link par a Planitrade que trata desse assunto\nAirton 6 anos atrás\t Reponder\nOlá Liliana. Lendo as perguntas e respostas neste post, em determinado questionamento vc sugere a colocação da bandeja com o instrumental de modo que os instrumentos fiquem em contato com o plástico. Hoje faço o inverso porque eventualmente os instrumentais saiam grudados no plástico e até saindo o plástico no instrumento. Pode ser um problema no equipamento ou da qualidade do material? Concluindo, a utilização de bandeja não perfurada não compromete a esterilização? Abraços.\nO melhor é realmente usar bandeja perfuradas. Independente do pacote que você usar, é sempre interessante monitorar o seu interior , somente assim você tem certeza que o vapor esta penetrando adequadamente.\nVocê já viu os novos videos sobre esse assunto?\nKelly Agnes 6 anos atrás\t Reponder\nO grau cirúrgico também e usado em hospital e tem valide de três meses, porque no consultório odontológico sua validade e de 7 dias\nEssas recomendações estão sendo discutidas. Mas para dar um prazo de validade mais longo que os 7 dias o serviço deve comprovar que o material se mantém estéril. Usualmente para os consultórios odontológicos não vale à pena realizar essa comprovação por questões de custo. Você já leu esse post?\nLá abordamos com maiores detalhes esse assunto.\nflavio 6 anos atrás\t Reponder\npode lacrar os envelopes com gram piador ?\nNão pode não. Fura o pacote e aí não mantém esterilizado…\nUse uma seladora para essa finalidade.\nolá, bom dia liliana. gostaria de saber se posso utilizar sacos plasticos descartáveis, como de suquinhos (não sacolinhas de supermercados) para embalar o material. obrigado.\nAs embalagens tem que ser mesmo para esterilização com registro na ANVISA.Isso porque quando usamos saquinhos comuns (ainda que sejam aqueles para alimentos não tóxicos) eles não foram produzidos para sofrer esterilização, aquecimento e servir como barreira para os microrganismos.\nAdriana Gama Teixeira 6 anos atrás\t Reponder\nBom dia. Descartamos muitas embalagens grau cirúrgico por dia pois trabalho numa empresa com muitos dentistas. Todas são jogadas no lixo comum pois a cooperativa que faz nossa coleta seletiva não as recolhe, parece que o problema esta na cola do material. Estamos buscando algum descarte mais adequado e mais útil para essas embalagens. Você sabe se podem ser recicladas e quem se interessa por elas?\nRealmente a cola é um problema, mas imagino que afete somente a parte plástica.\nA questão é separar no momento da geração do resíduo. Infelizmente ainda não temos organizações muito engajadas nessa questão para minimizar esse grande impacto.\nParabéns pela iniciativa.Em que cidade você está?\nAdriana 6 anos atrás\t Reponder\nEstou em São Paulo, capital. A empresa está com um programa grande de redução e ou descarte mais apropriado do lixo. O maior volume de lixo gerado na clínica vem desses papéis , dai a preocupação do que fazer com eles. Obrigada.\nFábio Rodrigues 6 anos atrás\t Reponder\nLiliane trabalho como consultor, e estou realizando uma implementação de um sistema de gestão da qualidade em uma indústria que produz produtos médicos, já obtive uma vistoria para liberação da autorização de funcionamento da vigilância sanitária, porém obtive uma paralização da mesma, foi exigido da vigilancia sanitaria que o meu papel grau cirurgico obtenha um indicaro de processo de esterilização. Junto ao auto calve já é inserido um produto químico que valida a esterilização do meu processo. Gostaria de saber dessa cobrança é baseada em qual norma? E se de fato tenho que utilizar este papel mesmo, produzimos gazes estéril?\nAguardo o seu retorno o mais breve possível\nEnviei um e-mail para você para conversamos melhor sobre a sua dúvida.\nThyago 6 anos atrás\t Reponder\nMeu papel grau cirúrgico está rompendo no local da selagem após o processo de esterilização. Pode ser pela remoção do ar da autoclave pré-vácuo? Ou esse processo é falha do papel mesmo?\nVários fatores podes ser responsáveis por essa ruptura:\n– pacote muito apertado\n– excesso de peso no pacote\n– excesso de ar no pacote\n– falha na selagem (muito fria)\nNão creio que seja falha no papel e sim na esladroa se for o caso.\nKelly 6 anos atrás\t Reponder\nOlá gostaria de saber se os materiais cirúrgicos devem ser envolvidos em embalagem simples e ou duplas no grau cirúrgico?\nO mais usual é usar a embalagem simples Kelly. Para usar dupla precisa validar para ver se esta Ok.\nRafaela 6 anos atrás\t Reponder\nBoa tarde Sra. Lilian,\nPor gentileza, poderia me informar qual norma encontro sobre o prazo de validade do papel grau cirúrgico antes do uso (fabricante).\nO fabricante tem que informar na caixa do produto.A norma 14990-2 estabelece os parâmetros de teste para o produto:http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=57552\nJacquelne 6 anos atrás\t Reponder\nEstou com dúvida, após o tempo da autoclave o material saiu molhado, está certo?\nNão…O material tem que sair seco da autoclave. O motivo mais comum para isso acontecer é excesso de material dentro do equipamento ou se estiver com papel grau cirúrgico, o papel estar voltado para baixo. Experimente alterar essas variáveis. Você esta fazendo o controle químico e biológico da sua autoclave?\nÉ um bom indicativo e pode ajudar você a resolver o problema.\nJacqueline 6 anos atrás\t Reponder\nSim, estou realizando o controle químico e biológico! O fato da autoclave ser somente a vapor e não realiza a secagem, contribui? Ela é um modelo antigo! Usavam estufas (erradas, de cultura) para secar o material após esterilizado, devo adquirir uma estufa de secagem visto que a autoclave não tem essa função!\nRealmente p material tem que sair seco, mas não pode mudar para uma estufa em nenhum dos casos. Tem que secar dentro da autoclave.\nExistem algumas técnicas parra você conseguir isso, como forçando a despressurização e entre-abrindo a autoclave. Não compre uma estufa para essa finalidade. O melhor é você programar a compra de uma autoclave mais moderna com secagem\nJacquelne 6 anos atrás\nBom dia Liliana! Obrigada pela ajuda, mas só mais uma pergunta! Seria melhor usar papel crepado do que o papel grau cirúrgico?\nLiliana Donatelli Post Author 6 anos atrás\nDuas boas opções. Depende do pacote. O grau cirúrgico é mais fácil de encontrar,mais barato e tem mais opções de tamanho. Tem também um dos lados transparente que possibilita ver o interior, mas é mais frágil que o crepado, que você pode usar para pacotes maiores e mais pesados.\nLeonel 6 anos atrás\t Reponder\nConforme tema exposto, observei a orientação que o papel grau cirúrgico possui indicador químico de processamento. Esse indicador é o mesmo que à fita zebrada, ou seja, indicador classe 1?\nExatamente.Indicador classe 1 ou de processo.\nLembro porém que você não deve colocar as fitas no papel grau cirúrgico. Você deve utilizá-las nos pacotes de tecido ou SMS.\nJaysa mendes 6 anos atrás\t Reponder\nEu trabalho em órgão publico eles querem que a gente reutiliza o papel grau mas não reutilizados..a gente guarda o material por trinta dias no papel grau cirúrgico ..esta certo ou corre algum risco de contaminação pr os pacientes\nEntendo a sua preocupação. É complicado, pois o reuso pode comprometer o processo.\nGostaria de saber se pode deixar o material em papel grau cirúrgico por 30dias …em conservação seca certa\nEm princípio para estipular um prazo , o serviço deve validar todo o sistema, fazendo testes. Teoricamente esse prazo é compatível. Muito importante é realizar a monitorização da esterilização.\nMargareth 6 anos atrás\t Reponder\nDurante a esterelizacão, qual valor da pressão deve estar aparecendo no indicador?\nNão há uma forma da esterelizacao durar mais tempo?\nNo posto de saúde q trabalho a vigilância indicou seis meses de validade da esterelizacao\nOs ciclos das autoclaves podem variar de acordo com a pressão que alcançam e com o tipo de ciclo, que deve ter sido validado pelo fabricante. Por esse motivo, é tao importante seguir as instruções contidas no manual. Sim podem existir tempos mais longos, desde que indicados pelo fabricante.\nA validade de tempo que dura a esterilização é controversa e tem sido assunto para muitos debates. Cada país adota uma estratégia diferente para definir esse parâmetro.\nPor ser definida por:\n– o primeiro que entra é o primeiro que sai\n– validação no serviço\nNo Brasil há duas correntes: tempo- 7 dias ( MS- 1994) e validação no serviço (ANVISA 2006 e RDC15) .\nA vigilância pode ter dado esse prazo baseada em alguma validação realizada aí na sua cidade, lembrando que o pacote tem que ter saído íntegro e seco, a monitorização constante e no momneot do uso continuar íntegro e seco, com as condições adequadas para armazenamento.\nSim é possível ampliar o prazo, desde que validado no serviço, a’te o prazo máximo de vencimento da embalagem usualmente dois anos da data da fabricação)\nTalita Souza 6 anos atrás\t Reponder\nBom dia desejo saber se é possível e onde posso colocar, no papel grau cirúrgico, os rótulos recomendados pela RDC 15 com data de esterilização e validade, lote e responsável? Na aba como recomenda não cabe, pode ser em uma das faces do pacote?\nTem que ser na aba. Não pode ser de jeito nenhum em uma das faces, pois pode comprometer a esterilização e / ou a secagem.\nTalvez você tenha que mudar o seu sistema de etiqueta para uma que consiga armazenar as informações de modo mais compacto.\nExistem métodos que imprimem códigos de barra, por exemplo. Mas você precisa ver o que compensa para você, ou simplesmente deixar uma borda maior…\nSih 6 anos atrás\t Reponder\nOlá, gostaria de saber se o papel grau cirurgico é obrigado a estar com a validade ? Existe uma norma que fale sobre isso ? e se eu esterilizar o material quando a embalagem já estiver para vencer ?\nTodo produto que tem prazo de validade, só pode ser utilizado dentro do prazo.\nA validade da esterilização é de 7 dias, se o papel estiver para vencer e você usar ainda dentro do prazo, não há problema.\nAna 6 anos atrás\t Reponder\nBom dia, gostaria de saber se posso usar fita adesiva comum para fechamento de pacotes com manta SMS e usar apenas um pedaço pequeno de fita para autoclave como monitorização.\nTodas as vezes que você for usar um produto,mas tiver um que foi produzido para a finalidade do uso em saúde, esse deve ser a escolha. No caso, você tem uma fita para fechar pacotes SMS que foi fabricada para isso, então essa deve ser a sua escolha. Não sabemos o que acontece com a fita adesiva comum ao passar pelo processo de esterilização, pode desprender algum substância tóxica. Pode nem acontecer nada, mas não sabemos.Já a fita da autoclave foi fabricada com esse uso pretendido e você tem o respaldo do fabricante.\nFique atenta também para o uso do SMS ele deve ter registro na ANVISA como embalagem para esterilização, ser de uso único, e monitorado, pois e autoclaves gravitacionias não funciona muito bem…\nberenice 6 anos atrás\t Reponder\nPosso utilizar papel grau cirurgico, se o mesmo estiver com data de validade expirada?\nPor esse motivo é que existe o prazo de validade. Expirou, não pode usar!Lembre-se que se trata de uma infração sanitária.É muito importante fazer uma boa previsão da quantidade a ser gasta antes de realizar a compra. Sei que é duro, que às vezes tem tanto material, e parece um desperdício enorme. É verdade, mas temos que avaliar bem antes de comprar.\ncarlos 6 anos atrás\t Reponder\noi boa noite, tenho uma duvida. O vapor entra por poros do papel ou pela parte plastica?\nLucas 6 anos atrás\t Reponder\nBom dia. Possuo duas autoclaves Cristofoli e em uma delas as embalagens maiores (grau em rolo selado) sempre se abrem durante o ciclo. Existe uma justificativa? Obrigado.\nUma das possibilidades é o pacote estar muito apertado e com muito peso. Isso é, com pouco espaço.Outra é a selagem inadequada, ou uma combinação das duas coisas. Experimente dar mais espaço internamente do pacote e não deixar muito ar, e ao invés de selar uma vez, sele duas vezes (consecutivas).\nPor gentileza retorne com o resultado.\nCarlos Medeiros 6 anos atrás\t Reponder\nOlá, Estou com o mesmo problema, várias embalagens se abrindo, de início pensamos em ser um lote do papel, só que está acontecendo com vários lotes e vários tamanhos… Existe alguma recomendação de quanto de espaço tenho que deixar? ou vai no “olhômetro” mesmo? Obrigado\nO problema pode nao ser somente o espaço. a qualidade do papel e da seladora também conta. Precisa analisar como e onde esta abrindo.\nVocê pode me enviar um e-mail com o seu telefone para conversamos? Quem sabe eu posso ajudar você melhor.\nMande para liliana@cristofoli.com com o horário melhor para eu ligar.\nmiriam 6 anos atrás\t Reponder\nboa tarde, gostaria de saber se é verdade que não devemos anotar com caneta comum no papel grau cirurgico antes de ir para a autoclave, é verdade? onde encontro artigos sobre isso?\nO ideal é que você use uma caneta atóxica (existem permanentes atóxicas para você escrever no plástico). O grande problema é escrever na área com instrumentos porque pode perfurar e prejudicar a integridade da embalagem.\nDayana 6 anos atrás\t Reponder\nBoa noite!! Quando acaba o ciclo da autoclave e você abre a porta da mesma, em média quanto tempo leva para secar totalmente o instrumental que é embalado com a bandeja? Pois estou tendo problemas com a minha. E se quando tiramos da autoclave, os kits tem que estar TOTALMENTE SECOS, sem nenhuma umidade? Se ficar algumas gotas, ele estará esterelizados??\nO ciclo normal (de secagem) é de 30 minutos para a Vitale e Vitale Plus. Você relata bandejas, elas são perfuradas? Caso contrário você terá mesmo problemas para a secagem, mas também para a circulação de vapor. Atenção! Isso pode comprometer a sua esterilização. Você tem realizado a monitorização dos pacotes com indicadores químicos (de preferência classe 5) e biológicos?\nAs bandejas não são perfuradas. E não temos esses indicadores, pois é um posto de saúde. Mas agradeço pela atenção!\nPode ser por isso então…\nNa verdade, hoje muitos postos já contam com indicadores químicos e biológicos, sei que não é a realidade de todos.A bandeja sem perfuração realmente pode comprometer a esterilização e também a secagem. Para verificar isso é necessário avaliar.\nVeja que a presença de umidade no pacote esterilizado (mesmo que você tenha conseguido obtê-la), pode prejudicar a sua manutenção. Quando o pacote úmido é manipulado, ocorre a contaminação do pacote e pode também, ocasionar a sua ruptura (nem sempre visível a olho nu).\nCompreendo também Dayana, que talvez essa compra não dependa de você, mas você sempre pode expor essa situação, até porque hoje temos leis que ajudam os postos a comprar os insumos.\nReigiane 7 anos atrás\t Reponder\nboa noite,mais uma pergunta trabalho no posto de saúde, como auxiliar de dentista e lá só usa papel madeira em todos os setores , como no curativo para esterilizar os gazes e outros materiais,e no odonto da mesma forma então o que acontece com os materiais que nós esterilizamos.eu pensa que pode usar papel madeira pois,foi uma técnica de enfermagem que me aconselhou a usar\nola por favor tire uma duvida minha, pode usar papel madeira para empacotar um exame clinico para esterelizar\nUma dica importante para identificar a embalagem que pode ser usada:\n1)- Esta definido no pacote onde é vendida que é para esta finalidade?\n2) Tem registro na ANVISA para essa finalidade?\n3) Tem todos os dados do fabricante na embalagem que o identificam?\nSe não tem, não pode!\nrosangelabfragoso 7 anos atrás\t Reponder\nBoa tarde… Gostaria de saber se posso usar alicates e espátulas que não são de inox na auto clave. Obrigada.Rosangela Fragoso\nDe um modo geral somente os de aço inoxidável. Mas existem outros produtos que podem ser autoclavados, inclusive plásticos. Siga as instruções do fabricante do próprio artigo, na dúvida você deve consultá-lo.\nA tentativa nao é uma boa escolha, pois poderá danificar o seu produto ou a sua autoclave.\nMara Dias de Souza Cruz 7 anos atrás\t Reponder\nOlá ,gostaria de obter uma informação ,quando eu usar a lata perfurada , eu devo colocar o grau cirúrgico com o papel voltado para cima sempre .\nSim, Mara é a melhor recomendação.\nRITA DE CASSIA de OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA ROCHA 7 anos atrás\t Reponder\nTenho uma auto clave baby,usava os envelope para fazer a esterilização.Só que resolvi diminuir gastos comprei seladora e rolos, faço todos os procedimentos corretamente, (percebo uma diferença entre envelope e rolo na sustentação dos kits quando coloco na grade),com os rolos no final do processo eles estão todos caídos, enquanto que quando usava os envelopes isso não acontecia. fizemos todos os testes possíveis.E continuamos com a certeza ….quando tiro os envelopes da auto clave eles estão perfeitos,o mesmo não acontece com os de rolos….. ninguém me da uma explicação,na critofolli ninguém nunca escutou na da parecido.podem me dar uma luz.pensei em devolver a seladora.obrigada\nOlá Rita. Nunca ouvi mesmo essa queixa. Mas os envelopes são mais firmes mesmo, porque tem a parte de papel que segura a fita autocolante o que dá mais estrutura ao pacote. É um questão de como você se adapta melhor, como você gosta mais. Mas os dois são adequados. Quanto `esladroa, é complicada a devolução, pois como ela não apresenta defeito não sei se quem vendeu para você vai querer aceitá-la de volta. Abraços\nAna Laura 7 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber… seu utilizar a fita para autoclave para Lacrar o grau cirurgico em rolo… ira fornecer a esterilizaçao dos instrumentais?\nOla Ana Laura\nA fita para autoclave é feita para fechar pacotes embrulhados, como papel cremado e antigamente os pacotes de tecido.\nO ideal para rolos é fechar o pacote com seladora.\nSim os instrumentais esterilizam ,mas corre o risco de abrir depois ou durante a esterilização. E pode também não manter a esterilização, o principal é que dificulta a abertura além de não permitir que ela seja asséptica.\nmarlene sodré 7 anos atrás\t Reponder\nBom dia meu nome è marlene, sou manicure e gostaria de saber se o aparelho de esteriliização HOT KLI_ HK06 é suficiente para uma boa esterilização confiavel, e quantos alicates posso esterilizar de uma só vez e quanto tempo posso deixar esse aparelho ligado . agradeço a atenção.Marlene\nNão encontrei o aparelho que você cita.\nLembre-se que para usá-lo no Brasil ele precisa de registro no Ministério da Saúde.\nluis miguel 7 anos atrás\t Reponder\nquero saber se e necessário secar o instrumental a ser esterilizado em autoclave\nOlá Luis Miguel\nSim é necessário.Se for possível faça o último enxágue com água purificada, assim você aumenta a vida útil do seu instrumental. Secar com papel toalha que não solta fiapos é uma boa opção. Se for enxugar com tecido, troque todos os dias ou quando ficar molhado. Lembre-se que apesar de ter sido lavado o instrumental e consequentemente o tecido estará contaminado.\nZélio 7 anos atrás\t Reponder\nNão sei se minha pergunta ficou clara.Pelo que conheço de esterilização eu autolave, é indicado embalar instrumentos pontiagudos que ficariam soltos dentro de uma bandeja para se evitar a perfuração do papel quando da esterilização,ao menos em autoclaves de grande porte.Ocorre que surgiu na unidade de saúde em que trabalho como cirurgião dentista,uma dúvida sobre essa prática.Solicito,se possivel,cara Liliana,sua posição sobre essa questão..Agradeço desde já.\nSe a circulação esta acontecendo e os materiais saem secos, por exemplo utilizando o suporte para envelopes e você esta fazendo a monitorização tudo OK. O melhor é usar bandejas perfuradas, organizam ,mas facilitam a passagem de vapor e a secagem. Você pode usar cassetes que são a melhor opção, tanto os de plástico (mais baratos) como os desço (mais caros, porém mais duráveis)\nExiste algu problema em embalar um kit clinico(espelho,,pinça e sonda),colocar em em uma bandeja e em seguida embalar a bandeja? O kit embalado dentro da bandeja pode não ser bem esterilizado??\nnalva jordao 7 anos atrás\t Reponder\nSou auxiliar odontologico e tenho muitas duvidas a respeito de embalagem manuseio e tempo de esterelizaçao dos instrumentais nossas altoclaves sao da cristifoli pode me esclarecer obrigada\nVocê já assistiu ao video Dicas Práticas de Biossegurança em Odontologia?\nAnderson Ribeiro 7 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber se posso usar água para injetáveis na autoclave. Haveria algum problema? Acontece que ganhei alguns litros de água para injetáveis. Por favor, me respondam.\nTelma Tomé 7 anos atrás\t Reponder\nOlá Liliana, gostaria de saber se no mesmo ambiente (sala) posso ter material esteril em autoclave armazenado com material oriundo do almoxarifado.\ndenison martins dias 7 anos atrás\t Reponder\ngostaria de saber se ao esterelizar uma cuba rim por exemplo em um grau cirurgico se ha diferença em colocar a parte inferior da cuba encostada no papel ou no plastico, e se interfere na esterelização assim sendo a parte encostada no plastico não seria esterelizada.\ngostaria de saber tambem se posso esterelizar um instrumental em dois graus cirúrgico, um dentro do outro.\nEm autoclaves gravitacionais a sugestão é que o papel fique para cima, e estruturas côncavas como a cuba rim devem ficar com a concavidade para baixo, assim facilita a secagem. Cuidado ao montar a carga para não dificultar a circulação de vapor.\nVocê pode utilizar dois envelopes de papel grau cirúrgico, mas verifique a necessidade e controle com indicador químico classe 5 ou 6 no interior do pacote mais interno para certificar-se que o vapor esta penetrando.\nlauren picada porto 8 anos atrás\t Reponder\ngostaria de saber se posso embalar pinças em tnt e fechar com a fita de esterilização???\ndayane 8 anos atrás\t Reponder\nOie..gostaria de saber se pode colocar um material em duas embalagem..se garante a esterilização .tipo uma pinca em uma embalagem e essa pinca embalada colocado com outros materiais embalados separados em uma embalgem maior se fica todo estéril obg bjs\nDayane. Qual é a idéia…? Não entendi.\nPorque você quer embalar a pinça e colocoá-la dentro da outra embalagem?\nSandra 8 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber como embalo bandejas odontológicas com instrumentais com papel grau cirúrgico? Sempre embalei a bandeja em contato com o palel e instrumentos com o plástico, mas me disseram que é ao contrário para circulação do vapor. Procede essa informaçaão?\nDe fato é a melhor opção, e a bandeja deve ser perfurada para circular melhor o vapor e secar melhor.\nmaria de nazare freitas costa 8 anos atrás\t Reponder\noi, descupe, fugindo do assunto. gostaria de saber se na cme devido a barreira comportamental onde o funcionario do expurgo nao pode ir p area limpa, como fica a situação do enfermeiro? ele nao pode circular por todas as areas?\nOlá Maria de Nazaré\nVocê mesma já respondeu. A barreira é técnica.\nO enfermeiro que supervisiona deverá tomar as medidas cabíveis para não contaminar o material, como por exemplo troca de EPI se for o caso.\nPriscilla 8 anos atrás\t Reponder\nOlá, na bobina de grau cirúrgico tem a validade do papel,gostaria de saber se posso usar o papel vencido ,pq o importante não é a esterilização,se não posso usar gostaria de saber o porque?? Att.\nTodas as etapas e todos os insumos são importantes para garantir o sucesso da esterilização. Assim o uso de papel vencido não é indicado, e além disso é infração sanitária.\nGostaria de saber se posso usar papel craft na autoclave e para identificação posso escrever com esferográfica no papel!!!!?\nmercia aparecida dos santos 8 anos atrás\t Reponder\ngostaria de saber o prazo de validade do material ,esteriçizado em grau cirugico\nOlá Mércia. Veja o post: http://www.cristofoli.com/biosseguranca/?p=274\nSe tiver alguma dúvida, fique à vontade. Entre em contato.\nCamila Veridiana 8 anos atrás\t Reponder\nOlá Liliana. Parabéns pela atenção com todos e pelo lindo trabalho educacional com os profissionais!\nVou montar um salão em Belo Horizonte e gostaria de saber se a autoclave baby me atende? Quais os pontos de vendas do papel cirúrgico e ainda ter acesso ao catálogo e preços dos itens necessários.\nObrigada Camila. Vou encaminhar seu e-mail para o nosso comercial atendê-la. Um grande abraço e Saúde e Sucesso!\nsilvania Aparecida dos Santos Guimarães 8 anos atrás\t Reponder\ngostaria de saber respeito da data de validade ,vencimento ,etc existe alguma caneta que não seja tóxica para escrever no proprio pacote evitando assim desperdicio de papel\nValidade é controversa.Na própria legislação é citado o prazo de 7 dias e também para validar no serviço. Os trabalhos científicos apontam a validade como evento relacionada , esto é, se as condições de armazenamento forem adequadas, e se o pacote estiver íntegro e seco, é considerado estéril.\nQuanto à caneta existe sim, uma caneta atóxica para marcar pacotes (no lado plástico, na aba). Mas não é muito fácil de encontrar.\nA marca da que eu comprei é sharpie, amscertifique-se que é a atóxica.\nElaine Alves 8 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber o valor,e o que eu preciso para esterilizar alicates de unha,pois vou tabalhar em um salão e preciso comprar.obrigada\nVou mandar seu e-mail para o comercial.\nRodolfo 9 anos atrás\t Reponder\nQual a diferença entre a autoclave inox e alumínio ?\nSomente o acabamento interno. O inox é um material considerado mais nobre, mas quanto a esterilização e a durabilidade não vai fazer diferença.\nFlávio A. Ikuma 9 anos atrás\t Reponder\nDra. Liliana, fiquei em dúvida em relação ao posicionamento das embalagem com papel cirúrgico, pois para a Sra Luciene Magalhães foi sugerido que, “O lado do papel deve ficar voltado para baixo. Isso facilita a penetração de vapor e a posterior secagem” e para Sra. Isis Rosario Ventura Silva foi informado que, “A nosso sugestão de colocar o pacote de papel grau-cirurgico com o plástico para baixo é para facilitar a passagem de vapor e a secagem”, portanto, qual seria a recomendação ideal?\nÓtima observação Flávio. Erro meu PAPEL PARA CIMA\nPaula 9 anos atrás\t Reponder\nOi, Liliana. Primeiro, parabéns e obrigada pelo canal de dúvidas! Adorei! Tenho uma pergunta:\nPosso colocar um kit no mesmo pacote do rolo de papel cirúrgico sem soprepor? Uma pinça Kelly, uma Adson, um cabo de bisturi e um porta agulhas.\nBom dia Paula. Que ótimo.\nVamos ver se eu entendi…Você quer fazer um kit contendo: uma pinça Kelly, uma Adson e um porta agulha no mesmo pacote, usando papel grau cirúrgico em rolo? Nenhum problema. o cuidado você já observou, sem sobrepor. Preste atenção quando for fazer o pacote para deixar uma margem depois dos instrumentos (por dentro do pacote), para não forçar a linha de selagem. Deixe uma aba para facilitar a abertura e retire o excesso de ar de dentro do pacote.\nmileide 9 anos atrás\t Reponder\nolá gostaria de saber qual a principal diferença entre o indicador classe 5 e o classe 6. Obrigado\nVocê já leu o artigo Monitorização da esterilização aqui no Blog?\nCreio que vai esclarecer.\nhttp://www.cristofoli.com/biosseguranca/?p=15Caso contrário entre em contato.\nFátima 9 anos atrás\t Reponder\nA de dentro deve ser maior que a de fora??? ou a de dentro tem que ser menor que a fora?\nObrigada Fátima. Corrigido.\nGostaria de saber se é correto utilizar duas embalagens de papel grau em pinças de vídeo? um por dentro da outra… e se dobrármos a embalagem de dentro dificulta a circulçao do vapor???\nBoa tarde. Você pode usar uma embalagem dentro da outra se:\n1) não dobrar nenhuma parte da embalagem interna para acomodar. Assim a de dentro deve ser menor que a de fora.\n2)- Tem que ficar plástico com plástico e papel com papel.\n3) Para a pinça de vídeo entre em contato com o fabricante da pinça.\nDificulta, ams passa. Para monitorar, use um emulador( indicador classe 6- adequado para o ciclo da sua autoclave) junto à pinça, para saber que o vapor chegou até lá dentro.\njeferson 9 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber qual a validade do papel de grau cirurgico para instrumentos odontológicos\nPara validade do papel grau cirúrgico propriamente dito, antes da esterilização, vale a data impressa pelo fabricante na caixa do papel grau cirúrgico.\nPara a validade do pacote esterilizado, o assunto é controverso.\nVeja o post http://www.cristofoli.com/biosseguranca/?p=274\nBoa noite. Gostaria de saber se existe legislação que determine a umidade e temperatura do arzenal para guarda de produtos esterilizados, e se não, qual a recomendação sugerida. Grata.\nA recomendação para armazenamento é com temperatura entre 18 e 22 graus com umidade relativa entre 35 e 70%.\nAORN 2004 e AAMI 2002.\nLaiss 9 anos atrás\t Reponder\nOlá, gostaria de saber se e proibido a utilização do grau cirurgico em rolo quando vedado com fita especifica para autoclave? E se os envelopes são melhores.. Obrigada!\nNão ha uma proibição específica em legislação, mas impede a abertura asséptica. Outro é o fechamento adequado. Se você não quiser ter seladora, a melhor opção são os envelopes auto-selantes. Simplifica um pouco a operação. Você tem que considerar o custo benefício, uma vez que os envelopes em geral são mais caros.\niiOlá gostaria de saber qual o posicionamento correto dos pactes dentro da autovclave a vapor. Sempre organizamos d emode que fique o papel em contato com o papel e o plástico em contado com o plastico. Está correto?\nA nossa sugestão é o plástico para baixo Ao usar suporte para embalagens Cristófoli, um pacote em cada cavidade.\nAlexandra Galvao 9 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber se é necessario o uso da fita para autoclave como indicador de ciclo quando utilizo a ambalagem de papel grau cirurgico.\nquanto tempo posso esperar para processar o material limpo que embalei?\nO ciclo de esterelização para vidraria é o mesmo para instrumental cirurgico.\nEcomo proceder com esterelização, uso e validade da água?\nSaberia me informar a respeito de cursos especificos sobre Preparo,Esterelização e Acondicionamento de Materiais?\nA fita não é necessária porque no papel grau cirúrgico já existe o indicador de processo, e como lacre é ineficiente, sendo necessário o uso de seladora no caso de tubulares (rolos). Quando forem envelopes, a fita é especial e já vem incorporada na própria embalagem.\nNão encotrei literatura que especifique e justifique o tempo de espera entre a embalagem e esterilização, mas deve ser feita na sequência, ou o mais breve possível.\nSim, o ciclo é o mesmo.\nPara qual o uso da água? Compre água destilada estéril embalada individualmente se for para injetáveis.\nHá diversos cursos de esterilização, mas específicos, depende do seu foco. Há um MBA em esterilização com o Dr Antonio Tadeu Fernandes: http://www.ccih.med.br\nThaiane 9 anos atrás\t Reponder\nQuanto tempo depois de empacotar em grau cirúrgico o material pode ficar embalado para esterelização?? Tipo quatas hrs ou dias??\nJana Freitas 9 anos atrás\t Reponder\nNem mesmo deixando a caixinha aberta?\nQuerida- não pooode!!! Dificulta muito a passagem de vapor e a secagem também. Se for bandeja baixa é possível se ela estive na vertical.\nPosso esterilizar um conjuntinho de instrumentais odontológicos em caixinhas metálicas não-perfuradas(em papel grau cirúrgico),colocando-as na vertical?\nOlá Jana. Muito obrigada pela sua participação.\nNão, não pode.O vapor não consegue penetrar na caixa. Assim, caso você queira utilizar caixas, elas devem sempre ser perfuradas, e recobertas com embalagens adequadas para vapor. Pode ser o papel grau cirúrgico. Abraços\nIsis Rosario Ventura da Silva 9 anos atrás\t Reponder\nGOSTARIA DE SABER SE SAIU ALGUMA LEI QUE AS BANDDEJAS CIRURGICAS ENVOLTA EM CAMPO DEVEM SER COLOCADAS A PARTE POSTERIOR EM CONTATO COM O FILME DO GRAU CIRURGICO.\nSE SAIU A LEI, QUAL É A FINALIDADE?\nDesculpe Isis veja se eu entendi…\nNão há nenhuma legislação, que eu saiba, que fale sobre a posição da bandeja na embalagem. A nosso sugestão de colocar o pacote de papel grau-cirurgico com o plástico para baixo é para facilitar a passagem de vapor e a secagem. Mas não é lei.Se você usar uma bandeja não perfurada ela deve ser colocada na vertical, com o auxilio dos suporte para envelopes. Pode acontecer de não dar certo em função do tamanho.\nSerá que eu respondi?\nAna Claudia de Menezes Cruz 10 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber se existem bobinas de papel grau cirúrgico com 80 cm de largura. Caso não, qual é a indicação de material para autoclavar caixas de plástico usadas para animais de laboratório.\nEVALDO LUIS MARSON 10 anos atrás\t Reponder\nPRECISO SABER ONDE CONSIGO INFORMAÇÕES SOBRE A TEMPERATURA EXATA OU APROXIMADA EM QUE AS FIBRAS DO GRAU CIRURGICO SE ABREM DURANTE O PRÉVACUO DAS AUTOCLAVES HOSPITALARES PARA SAÍDA DE AR DOS PACOTES.\nOlá Evaldo Vou procurar a informação OK?\nAlice de Araujo Cesar 10 anos atrás\t Reponder\nGostaria de saber se um instrumental de saúde embalado em papel grau cirúrgico , e a utilização de vapor como método de esterilização, o prazo de validade dessa embalagem.\nOlá Alice. A sua dúvida é bastante frequente e resolvemos fazer uma matéria sobre este assunto. Veja se esclarece para você: http://www.cristofoli.com/biosseguranca/?p=274\nCAso tenha mais alguma dúvida , por favor entre em contato.\nUrsula 10 anos atrás\t Reponder\nVou abrir um salão de manicure e por isso comprar um autoclave cristofoli.\nGostaria de saber qual a diferença entre a camara de alumínio e inox.\nPara lacrar a embalagem de esterilização eu preciso necessariamente comprar uma seladora? Ou existe esse tipo de embalagem de esterilização com adesiva autocolante? Obrigada.\nVocê pode comprar embalagens com adesivos integrados. Só não pode usar fita nas embalagens tubulares. Caso você opte pela embalagens em rolos ( sai bem mais barato), você deve comprar a seladora, pois qualidade da selagem é mais adequada e facilita a abertura do pacote depois. Em relação à autoclave, pode comprara sossegada a de alumínio. Embora o inox seja um material mais , as nossas autoclaves com acabamento em alumínio, hoje tema as câmaras anodizadas, o que facilita a limpeza , que era a desvantagem em relação ao inox. Não há diferença em relação à manutenção e à vida útil. Um outro item que você deve adquirir é o suporte para envelopes, para colcoar dentro da autoclave, vai otimizar o seu interior permitindo que você esterilize até 13 pacotes na de 12 litros. Já esta disponível para compra (entregas em outubro) a Baby, autoclave com 4 litros voltada para a área de Beauty, mas ainda não tem em todas as revendas. Caso você se interesse entre em contato comigo que eu posso indicar para você alguma revenda que já tenha a compra programada. Sucesso!\nBia 10 anos atrás\t Reponder\nPosso utilizar apenas as caixas de inox perfuradas, tampadas para esterilização em auto clave ou devo embala-las com papel?\nVocê deve embalar com papel grau cirúrgico ou com papel crepado. É necessário para manter a esterilidade dos produtos.\nSe você gostar mesmo de usar as caixas, o papel crepado acomoda melhor. Fica mais fácil de colocar depois na autocalve. Sugiro que você reserve as caixas somente para os jogos cirúrgicos mais pesados e/ou com instrumentos delicados, em caixas que você tenha as divisões como as caixas de implantes odontológicos. Nos outros kits, fica mais econômico usar somente o papel grau-cirúrgico. Muitos profissionais tem usado também bandeja perfuradas,protegem e não ocupam tanto espaço.\nLuciene Magalhães 10 anos atrás\t Reponder\nPrezada Liliana, gostaria de um esclarecimento quanto ao lado do papel grau cirúrgico que deve ficar voltado para baixo (o papel ou o plástico?)\nOlá Luciene Que bom ver você por aqui!\nO lado do papel deve ficar voltado para cima. Isso facilita a penetração de vapor e a posterior secagem. Os pacotes não devem ser sobrepostos, ou se acontecer essa sobreposição deve ser pequena ( cerca de 1 cm), e como todos os pacotes ficam com o papel para cima, as áreas de contato entre um pacote e outro será papel/plástico.\nEspero ter ajudado você. Saudades! Abraços.\nMarcel Alexandre 10 anos atrás\t Reponder\nAnne 11 anos atrás\t Reponder\nQuando coloco uma bandeja com kit clínico, por exemplo, para esterilizar, base da bandeja deve ficar voltada para o papel ou para o plastico?\njuciene 11 anos atrás\t Reponder\nOLÁ!! GOSTARIA DE SABER O VALOR DO ROLO, E ONDE ENCONTRO A MAQUINA DE LACRE ! OBRIGADA\nA Cristófoli conta com pontos de vendas localizados em todo Brasil, para\nEduardo 4 anos atrás\t Reponder\nBom dia. Tenho algumas dúvidas\n1) Para instrumentais não invasivos (como espéculo nasal, cânulas de aspiração de cerume de ouvido), posso esterilizar vários materiais juntos no mesmo envelope grau cirúrgico e ir usando estes materiais no decorrer do dia em pacientes diferentes?\n2) Qual é o tempo de validade da esterilização de instrumentais no grau cirúrgico?\n3) Posso deixar, de um dia para o outro, os instrumentais imersos no detergente enzimático?


Jovens que praticam esporte de contato sofrem mudanças cerebrais\nJovens que sofrem impactos na cabeça em esporte de contato, como rugby e futebol americano, sofrem mudanças em seus cérebros após uma única temporada.\nVarreduras cerebrais em jogadores de futebol americano da escola secundária, com idade inferior a 18 anos, encontraram alterações na matéria cinzenta e branca em seus cérebros, causadas pelas colisões.\nPesquisadores disseram que as descobertas se relacionam com todos os esportes de contato – e agora é importante descobrir se há efeitos a longo prazo.\nA pesquisadora da Universidade do Texas, Dra. Elizabeth Davenport, disse: “É importante entender as possíveis mudanças que ocorrem no cérebro relacionadas aos esportes de contato com os jovens.”\n“Sabemos que alguns jogadores de futebol americano profissionais sofrem de uma condição grave chamada encefalopatia crônica traumática, ou CTE.\n“Estamos tentando descobrir quando e como esse processo começa, para que possamos manter o esporte uma atividade saudável para milhões de crianças e adolescentes.”\nCTE – Encefalopatia crônica traumática\nCTE é uma doença degenerativa progressiva do cérebro encontrada em atletas com uma história de concussões.\nÉ conhecida por afetar pugilistas desde a década de 1920 – e pode levar à demência na vida mais tarde.\nCasos de CTE foram observados em jogadores de um número de esportes de contato, incluindo rugby, futebol americano e hóquei no gelo.\nO estudo apresentado em uma conferência da Radiological Society of North America em Chicago incluiu 24 jogadores de uma equipe de futebol americano do ensino médio na Carolina do Norte.\nCada participante usava um capacete equipado com o Head Impact Telemetry System (HITS) durante todas as práticas e jogos.\nEsporte de contato pode causar dano cerebral.\nOs capacetes são alinhados com seis acelerômetros, ou sensores, que medem a localização e direção de uma batida, bem como sua força.\nOs dados dos capacetes podem ser carregados para um computador para análise. A Dra. Davenport disse: “Vimos mudanças nos cérebros desses jovens jogadores em imagens estruturais e funcionais após uma única temporada de futebol”.\nAntes e depois da temporada, cada jogador foi submetido a exames de ressonância magnética especializada.\ncetEncefalopatia crônica traumáticaesporte violentofutebol americanonoticia alternativanotícia interessanterugby


Exemplo disso é a implantação do sistema SGP, desenvolvido pela InfoCensus, empresa brasileira usando know-how em desenvolvimento de softwares de modo a gerenciamento de vizinhos e utilizando diferenciais bastante específicos, voltados de modo a a administração por sistemas prisionais.\nA Umanizzare Gestão Prisional disponibilizou profissionais de sua equipe té especialmentecnica – mé especialmentedicos, educadores físicos, enfermeiros – de modo a prestarem atendimento aos atletas pelo POR DIA da corrida. Servidores da empresa também participaram da corrida, saiba como Renato do Jesus, agente de socializaçãeste do Complexo Penitenciário Anísio Jobim.\nFocada pelo desenvolvimento integral dos reeducandos, a empresa funde profissionalismo, tfoicnica e profundo senso do solidariedade humana na administraçãeste DE unidades prisionais, alcançando excelentes efeitos em Teor quantitativos e qualitativos.\nSimilarmente identicamente conjuntamente são orientados Acerca procedimentos do primeiros socorros, mobilizaçãeste de vítimas, fratura exposta, hemorragia interna e externa, e transporte do vítimas em prancha por primeiros socorros.\nA autoavaliação coletiva dos colaboradores de cada unidade, a partir Destes indicadores apresentados, tem um papel fundamental na promoçãeste de debates Derivado do as perspectivas sociais e ambientais da cogestão, processo que resulta em 1 modelo de gestãeste socialmente responsável, ampliando este grau por comprometimento da empresa com as agendas internacionais, tais como a defesa Destes Direitos Humanos, DE mulheres, dos idosos e de portadores por necessidades especiais.\n“A turma, usando 15 internas do cada unidade, aprende na prática A respeito de corte de cabelos, escovas e visual feminino e masculino, manicure e pedicure, além do atender a comunidade carcerária feminina em suas necessidades e vaidades, valorizando as internas que passam a deter expectativas do manejorefregatráfego”, afirmou Sheryde Karoline.\nPortanto, investe em ações e projetos para O MAIS PROVEITOSO bem-estar e otimizaçãeste do atendimento aos detentos, natural saiba como às AS Umanizzare SUAS famílias.


A Euronext, que já controla as bolsas de Paris e Amsterdã, conversou sobre a ideia de fazer uma proposta pela BME (Imagem: Inversa)\nA Euronext avalia possíveis alvos de aquisição, entre eles a Bolsas y Mercados Españoles, em sua busca para ganhar escala e entrar em novos mercados, disseram pessoas com conhecimento do assunto.\nA Euronext, que já controla as bolsas de Paris e Amsterdã, conversou sobre a ideia de fazer uma proposta pela BME com possíveis assessores da operação, segundo as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque as informações são confidenciais.\nA empresa também avalia se deve fazer uma oferta pela Borsa Italiana caso a London Stock Exchange decida vender o ativo para obter aprovação regulatória para sua aquisição da Refinitiv, disseram as pessoas.\nA BME tem valor de mercado de 2,2 bilhões de euros (US$ 2,4 bilhões).\nA Euronext não iniciou negociações formais sobre um acordo, e não está claro se os proprietários da BME e da Borsa Italiana estariam dispostos a vender os ativos, disseram as pessoas.\nA compra da BME daria à Euronext maior acesso a serviços de compensação de comércio e maior escala em outro mercado europeu.\nA Euronext, comandada pelo ex-banqueiro de fusões e aquisições Stephane Boujnah, ganhou terreno no mercado nórdico no início deste ano e superou a Nasdaq ao adquirir o controle da bolsa de Oslo. No ano passado, a empresa comprou a Irish Stock Exchange, um polo para fundos negociados em bolsa.\nAs ações da Euronext acumulam alta de 48% este ano. Representantes da Euronext, BME e LSE não quiseram comentar.\nAs operadoras de bolsas têm buscado negócios que ofereçam novas classes de ativos para reduzir sua dependência da negociação de ações, atualmente com margens baixas.\nNo entanto, a BME seria interessante para a Euronext principalmente pela perspectiva de cortar custos, consolidando plataformas de negociação e funções de suporte, de acordo com o analista Geoffroy Le Guyader, da Kepler Cheuvreux.\nLeia mais sobre: Bloomberg, Bolsa de Valores, Espanha, Europa, Internacional, Itália\nÚltima atualização por Vitória Fernandes - 07/11/2019 - 13:52


Quais profissões que exigem o inglês no currículo? | Rede Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal\nSegundo dados do Instituto cultural British Council, apenas 5% da população brasileira sabem se comunicar em inglês e, destes, apenas 1% tem realmente fluência. Com isso, o Brasil fica em 41º colocado em um ranking de 70 países.\nCom a revolução tecnológica que vem acontecendo no último ano falar inglês se tornou o principal fator para as contratações. Embora a taxa dos brasileiros com ensino superior tenha aumentado para 21% entre jovens de 25 a 34 anos, segundo o estudo desenvolvido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).\nUnindo faculdade e fluência em inglês os salários chegam a aumentar cerca de 60%, segundo a Catho.\nOs perfis que possuem os dois requisitos são os mais procurados principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação, Engenharia, Logística e Design. A chance destes profissionais conseguirem um emprego no país ou fora dele.\nPara Leiza Oliveira, CEO do Centro de Formação Minds Idiomas, o perfil dos alunos têm mudado também. Segundo ela, o isolamento social trouxe a necessidade de pessoas mais qualificadas incluírem o inglês no currículo.\n“Temos muitos alunos de 25 à 35 anos, idade em que muitos estão acendendo em seus cargos ou precisam se requalificar para entrar no mercado de trabalho.\nE, enxergaram no isolamento uma ótima oportunidade para voltar a estudar ou praticar mais o idioma”, conclui Leiza Oliveira, que está à frente de 70 escolas espalhadas pelo país.\nOutro fator que destaca o Psicólogo Educacional Augusto Jimenez é que a forma de contratação de profissionais mudou muito, principalmente em áreas de gestão. “Antes a necessidade do idioma não era requisito eliminatório, agora é! Vemos cada vez mais entrevistas de forma online e em inglês, em que o candidato tem que além de se apresentar, desenvolver um contexto e uma explicação de quem ele é e do porquê que ele gostaria da vaga!”, conclui o psicólogo que é Diretor do Centro de Formação Minds Idiomas.\nPensando nisso, a área de Recursos Humanos da Minds Idiomas, fez um levantamento das profissões que exigem o inglês no currículo.\nA área de logística se expandiu muito, com o e-commerce cada vez mais os profissionais que atuam nesta área precisam falar inglês. É praticamente mandatário para um profissional de logística ter um vocabulário específico e técnico em inglês e se tornar a cada dia mais completo.\nAlgumas empresas, inclusive, exigem mais de uma língua estrangeira, pois consideram o inglês obrigatório. O salário pode chegar a 13 mil reais para profissionais que estão em cargos de supervisão e gestão.\nOutro setor que foi movimentado por causa da pandemia foi o de TI. A linguagem de programação de plataformas, sites e dados é totalmente em inglês. Então, para atuar nesta área é necessário o inglês técnico.\nConforme o profissional vai se destacando, o inglês fluente se torna obrigatório, pois além da programação o profissional de tecnologia possivelmente será responsável por passar os dados ou informações em inglês.\nA área que tem os melhores salários são arquitetura da informação e Cyber Security, chegando a 15 mil reais.\nUm engenheiro pode atuar em várias áreas, por terem um conhecimento analítico um engenheiro pode ocupar várias áreas, mesmo não sendo a dele.\nMas, focando na língua, hoje, um engenheiro precisa se comunicar bem pois permite que o profissional reporte os resultados de investimentos estrangeiros com excelência e amplia as possibilidades de conhecimento de novas tecnologias que são desenvolvidas fora do país, podendo até mesmo construir uma carreira internacional. Um engenheiro fluente, pode chegar à casa dos 17 mil reais.\nUm Design precisa desenvolver habilidades com programas de computação que em sua maioria são em inglês, além disso, com os escritórios cada vez mais enxutos, ele terá que apresentar os projetos muitas vezes para clientes internacionais.\nExplicando os termos técnicos e mantendo um nível avançado de inglês para expressar o desenvolvimento do trabalho. O salário pode chegar à casa dos 10 mil com a fluência de outro idioma.\nAté o nome do BI é em inglês! Ou seja, é obrigatório que o Business Intelligence além de saber do mercado nacional, entenda do mercado internacional e coordene operações em diversos locais.\nFaz parte de sua rotina reuniões com pessoas espalhadas pelo mundo que utilizam o inglês como língua universal. Um BI hoje pode ganhar até 30 mil reais.\nPor Minds Idiomas\nArtigo anteriorCNPJ inapto: saiba como regularizar essa situação\nPróximo artigoQuais profissões que exigem o inglês no currículo?


Empresa de Caçamba de Entulho Aricanduva - Empresa de Caçamba Construção Civil - Aachen Disk Entulho Aluguel de Caçamba de Entulho\nEm busca de empresa de caçamba de entulho Aricanduva? Afinal, está previsto em lei a retirada de todos os entulhos, bem como, o descarte adequado de todos os resíduos sólidos, gerados por obras e reformas. Por isso, ter uma caçamba à disposição ajuda a manter a ordem no ambiente de trabalho, além de, evitar possíveis aplicações de multas em decorrência do descumprimento das ordens municipais. Ainda assim, cabe ressaltar que uma boa empresa retira o entulho e, faz o devido descarte dentro do prazo combinado.\nConheça a empresa de caçamba de entulho Aricanduva\nA melhor empresa de caçamba de entulho Aricanduva é conhecida como AACHEN DISK ENTULHOS, que atua em São Paulo e região, há mais de 25 anos. Solicite já uma cotação!\nPrecisa encontrar empresa de caçamba de entulho Aricanduva? Para encontrar aluguel de caçamba no Jardim Nove de Julho, empresa de caçamba em Cidade São Matheus, aluguel de caçamba no Jardim cinco de Julho, aluguel de caçamba para entulho em Cidade São Matheus e aluguel de caçamba no Jardim Nove de Julho, empresa de caçamba Cidade São Matheus, empresa de caçamba no Jardim cinco de Julho, alugar caçamba de entulho no Jardim Nove de Julho, aluguel de caçamba no Jardim cinco de Julho, alugar caçamba de entulho Jardim Nove de Julho, empresa de caçamba Jardim Nove de Julho, empresa de caçamba em Cidade São Matheus, entre outras opções de serviços do segmento de Cacamba Locação, você pode contar com a AACHEN Locação de Caçambas. Com a organização você consegue tirar as suas dúvidas sobre os serviços do ramo, além de contar com os melhores profissionais e instalações. Assim, a empresa conquista sua confiança e sua satisfação, que são os maiores objetivos da marca. Por isso, não deixe de falar conosco para esclarecer cada uma de suas dúvidas com nossos funcionários. Além do que já foi apresentado, o empreendimento também trabalha com aluguel de caçamba empresa de caçamba, entre outras opções. Saiba mais entrando em contato.


Vendedores - MS no segmento Alimento | Hafidme\nVendedores - MS no segmento Alimento\nVisitante, foram encontrados 120 resultados para a sua perquisa. 0.0409 - 0.0077 - 0.0487\n0º Ranking Marcos Marques Fernandes\nAlimento Vendedor Mato Grosso do Sul\nAtuo como Representante Comercial em diferentes áreas há mais de 20 anos. Tenho uma carteira sólida com mais de 500 clientes, formado principalmente por supermercadistas, panificadoras e materiais de construção. Atuo na região de Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul e também nas cidades do interior do estado. Durante minha trajetória profissional tive experiência com as empresas…\n0º Ranking Carlos Alberto Bento\nTenho grande experiência no segmento de alimentos, material de construção e tintas, atuando como representante comercial. Já trabalhei com o seguintes produtos: frangos, embutidos, macarrão, material de construção e tintas imobiliárias e automotivas. Experiências com a Seara, Jbs, Macedo Agroindustrial e Agricola Jandelle. Atuação em Campo Grande/MS e arredores. Busco empresas com…\n5036º Ranking Sheillon Dauzacker\nFala Espanhol, Inglês Alimento Vendedor Mato Grosso do Sul\nTenho interesse em ser representante comercial, disponibilidade para viagens, veículo próprio e força de vontade em conquistar uma ampla carteira de cliente. Tenho experiência com clientes. Pretendo receber uma oportunidade e mostrar minhas capacidades dentro do ramo, com interesse especial por produtos relacionados à alimentos e limpeza. Estou disposto a aprender as metodologias da empresa…\n3418º Ranking André Quiintana\nTenho grande experiência no segmento de alimentos e material hidráulico, atuando como representante comercial. Já trabalhei com o seguintes produtos: biscoitos, tubos e conexões. Experiências com a Di Santinni Calçados, Escotelaro Tubo E Conexões, Turma da Mônica e Elma Chips. Atuação em Campo Grande/MS e arredores. Busco empresas com objetivo de crescimento em minha região e que…\n62757º Ranking Flavio Rogério Abrão Dos Santos\nEm busca de nova proposta de trabalho na área Comercial tenho entre minhas características, sólida experiência na área de vendas, para diversos segmentos e categorias de varejo, desenvolvendo, estratégias de atuação no mercado, administração de vendas, distribuição, merchandising e atendimento a clientes. Informo ainda que estou disponível para viagens, de acordo com a necessidade da…\n30253º Ranking Andresa O. F. Silva\nAtuo como Representante Comercial no ramo de congelados há 06 anos. Tenho uma carteira sólida com mais de 100 clientes em todo território nacional. Durante minha trajetória profissional tive experiência com as empresas Averama alimentos, Jaguá Frangos, entre outras. Trabalhei como preposto, por este motivo ainda não tenho minha empresa constituída, mas posso providenciar, se necessário. Já…\n5476º Ranking Alexandre Carlos Linhares\nAtuo na área comercial ha mais de 30 anos, Tenho uma carteira sólida com mais de 400 clientes, formado principalmente por padarias, restaurantes e bares, hospitais, empresas diversas. Tenho bastante conhecimento em todo o estado do Rio Grande do norte, bem como a sua capital Natal. Na minha trajetória profissional, tive experiências em várias áreas comerciais, onde atuei como gerente comercial…\n9065º Ranking Cristina O Silva\nSou uma pessoa com comunicação estimulante, persuasiva, articulada, equilibrada e organizada, tenho forte sentido de urgência para tomada de decisões, sou criativa e segura. Trabalho em equipe tanto liderando como sendo liderada, agrego valor ao trabalho. Inteligente, tenho facilidade para novos aprendizados. Tenho mais de 20 anos de experiência na área comercial, trabalhei com marcas como…\n6362º Ranking Irineu Do Nascimento Silva\nTrabalho há anos como representante comercial, atuando no segmento de alimentos, atendendo minha carteira em Dourados/MS e região. Trabalho principalmente com chocolate e picolé, dentre outros. Procuro algum produto que possa ser comercializado junto a estes compradores que já tenho em minha carteira e com os quais tenho bastante conhecimento.\n27610º Ranking Roberto Tinti Levandoski\nSou um profissional voltado para a área de vendas, minha motivação é sair todos os dias cedo para o atendimento ao cliente, responsabilidade com horários. Tenho experiencia com vendas de moveis sob medida, com prospecção de clientes, elaborar projetos, uma boa apresentação de projetos, fazer um pós vendas, etc. Sempre é bom ver apos a venda a satisfação do cliente.\n4274º Ranking Sergio Neudi Aver\nTenho 30 anos de experiência em venda em vários segmentos. Também tenho experiência com gestão de negócio próprio em diversos segmentos. Hoje estou procurando uma empresa sólida, para que eu possa desenvolver um trabalho com reconhecimento.\n13081º Ranking Maykol Rodrigues Da Fonseca\nDesde 1997 trabalhei com vendas de acessórios para carros, produtos de decoração em geral, ambos comercio familiar, e a partir de 2008 iniciei atividades na área de transporte e logística sempre em parceria com comercial, desde o suporte ate o atendimento e relacionamento direto com cliente final, atualmente vendo serviço na área de locação para empresas e pessoas físicas. Me adapto facilmente…\n34751º Ranking Magno Cesar Eugenio\nTrabalho há anos como representante comercial, atuando no segmento de alimentos, atendendo minha carteira em Campo Grande/MS e região. Trabalho principalmente com biscoito, leite, balas e sopas, dentre outros. Marcas com as quais já trabalhei: Cory, Cica, Nestlé e Garoto Procuro algum produto que possa ser comercializado junto a estes compradores que já tenho em minha carteira e com os…\n13492º Ranking Alfeu Silveira Junior\nTrabalho como representante na região da grande Dourados há mais de 20 anos no ramo de secos e molhados e farmacêuticos. Tenho uma carteira de clientes de mais de 150 clientes, tenho muita experiência em vendas e merchandising sou um cara muito querido no setor tenho muita amizades com os clientes sou bem eclético.\n1521º Ranking Ronald Tavares\nAtuação no segmento de Alimento, Material Elétrico e Material Hidráulico, em especial Massa, Arroz, Fios e Cabos e Tubos e conexões, etc. Trabalho com a Eletro Hidro Júnior. Atuo na região de Maracaju/MS. Busco empresas para agregar ao meu mix e vender ainda mais, pois identifico um grande potencial em minha região e meus clientes pedem por mais produtos. experiencia:  Venda, compra…\n11952º Ranking Moussa Tannous Mothé\nEm busca de oportunidade de trabalho na área Comercial com Representação ou Gestão. Minhas características básicas encontram-se: adaptabilidade, responsabilidades, dinamismo, interação com o grupo, pró-atividade, dedicação ao trabalho e bom relacionamento em geral. Meu talento principal é de facilitador pró-ativo, sendo cuidadoso e vigilante; diplomática; capacidade de recomendar;…\n25232º Ranking Jorge Perinasso\nAtuei como vendedor no comércio varejista em uma grande loja de rede. Fui gerente PF e PJ de 02 instituições bancárias, somando 07 anos no setor e, após, constituí minha própria empresa, no segmento de bar e restaurante, sendo uma das mais renomadas na cidade, na atualidade, atendendo um público seleto. Vendi minha participação societária para atuar no segmento de distribuição e representação…\n31947º Ranking Alexandre Villalba\nTenho grande experiência no segmento de autopeças, alimentos e produtos de limpeza, atuando como representante comercial. Já trabalhei com o seguintes produtos: doces, produtos de limpeza e pneus. Experiências com a Dunlop e Michelin. Atuação em Campo Grande/MS e arredores. Busco empresas com objetivo de crescimento em minha região e que busquem por um profissional comprometido. Estou…\n25969º Ranking Mario Aparecido El Kadri\nVenho de uma experiência muito boa, por mais de 20 anos fui diretor de compras, depois resolvi sair da última empresa a convite de um amigo para montar seu departamento de vendas. Me apaixonei pelo outro lado da mesa e pelo desafio desde então estou há mais de 15 anos nesse mercado de vendas com diversos segmentos.\n25700º Ranking John Peter Aguirre Fernandes\nAtuo como Representante Comercial no ramo de alimenticio há mais de 15 anos. Tenho uma carteira com aproximadamente 180 clientes, formado principalmente por mercados medios varejos conveniencias bares padarias. Atuo na região campo grande no estado do MS abrangendo mais de 70 municipios. Durante minha trajetória profissional tive experiência com as empresas Dori alimentos, Bretsk alimentos,…\n36445º Ranking Mara Junia Rezende Da Silva\nSou graduada em Matemática, tenho facilidade em me relacionar com as pessoas, não tenho problemas em trabalhar com metas. Possuo características de um bom vendedor, tais como perseverança, disciplina, entusiasmo, etc. A ideia de trabalhar com representações ou venda é sair de um ambiente de trabalho limitado, conheço a região (interior de Goiás) e tenho alguns contatos que podem ser útil…\n22544º Ranking Saulo Tenorio Sousa Alves Pereira\nEstou disponível para buscar o crescimento dos produtos das empresas interessadas no estado do Mato Grosso do Sul. Tenho formação acadêmica em marketing e recursos humanos, atuo no ramo de vendas há 10 anos, Tenho muito conhecimento com empresários da cidade e fora da cidade. Estou em busca de parceiros, para juntos, fazer acontecer aqui em Mato Grosso do Sul. ( atualmente trabalho no ramo…\n15328º Ranking Ulisses Soares Cortez\nTrabalho na área de vendas há 25 anos, peço uma oportunidade de trabalho para alcançar os objetivos que a Empresa necessita. Sou um Profissional dinâmico, esperto para negociação, visão de mercado, estrategista para eventual venda e apto para qualquer setor relacionado a vendas. Experiência com vendas internas e externas, abordagem ao público, elaboração de relatórios semanais e mensais…\n17667º Ranking Renan Goulart De Camargo\nDinâmico, bom relacionamento com todos. Comprometimento profissional, fácil aprendizado e adaptação. Disponível para viagens e mudanças. Gosto de novos desafios!. Representante comercial de medicamentos no norte pioneiro do Paraná Representante comercial de marketing - prestador de serviço para BV Financeira.\n56838º Ranking Thiago De Lima Santos\nTrabalho com vendas há mais de dez anos, gosto e sei lidar com pessoas, desafios eu busco e os supero, sendo meu carro chefe semijoias. Trabalho há dez anos em várias cidades como: Florianópolis, Curitiba, Presidente Prudente, Londrina, Maringá, Campo Grande, Araçatuba, Santos, São Paulo, e mando via correio para alguns lugares do Brasil como Mato Grosso, algumas cidades de lá. Paciência…\n65129º Ranking Nabor Junior Lugo Mendes\nTenho grande experiência no segmento de medicamento, alimentos, higiene pessoal e produtos de beleza, atuando como representante comercial. Já trabalhei com o seguintes produtos: medicamento, alimentos, higiene pessoal e produtos de beleza. Experiências com a Jhonson & Jhonson, Erva Mate Karina e Distribuidora Brasil De Medicamentos. Atuação em Jardim/MS e arredores. Busco empresas com…


Qual será o futuro dos hospitais? - Saúde Business\nBy Cylene Souza 28 de setembro de 2015 Eventos, Gestão, HIS\nAmbientes que mais se parecem com áreas de hotéis, muita tecnologia, eliminação de papel, hiperconexão, robôs fazendo cirurgias e equipamentos cada vez mais modernos e eficientes compõem o cenário futurístico imaginado para os prestadores de serviços em saúde.\nQuer saber mais sobre o Hospital do Amanhã?\nO futuro dos hospitais também promete redução das filas de espera, prontuários únicos, independentemente das instituições pelas quais o paciente passe, comunicação e envio dos dados onde quer que ele esteja, por meio de sensores e telemedicina, e uso intensivo de inteligência artificial para organizar os sistemas de saúde.\nPorém, mais do que coisas, o hospital que veremos daqui alguns anos precisará mudar sua forma de agir, mantendo-se flexível, respondendo rapidamente às demandas, buscando inovação e sempre trabalhando para equalizar qualidade, eficiência, segurança e custos.\nO presidente da American Hospital Association (Associação Americana de Hospitais), Richard J. Umbdenstock, explica, em publicação do American College of Healthcare Executives (Colégio Americano de Executivos de Saúde), que os hospitais continuarão a ser mais integrados, correr mais riscos e assumir mais responsabilidades.\nPara Umbdenstock, a integração se dará entre hospitais, entre hospitais e médicos, entre hospitais e serviços pós-internação, alguns com fontes pagadoras e outros com recursos baseados em comunidades locais. Ver o hospital como um coordenador dos procedimentos pelos quais o paciente vai passar deve levar a uma melhoria geral de saúde da população e a serviços mais eficientes.\nO executivo aponta também que será necessário assumir algum nível de risco financeiro para ser bem-sucedido no mercado. As fontes pagadoras, ao menos nos Estados Unidos, já trabalham com penalidades para instituições que não atingem as métricas de performance, como índices de readmissões e condições adquiridas durante a internação. Essa tendência, junto com a migração para o pagamento por pacotes, também nos Estados Unidos, exigirá mais do que fazer mais com menos. Será preciso fidelizar médicos e pacientes e mostrar os benefícios de se entrar num sistema integrado, dentro de uma mesma instituição ou que, pelo menos estejam interligadas em algum modelo de parceria, para evitar a fuga de receitas.\nPor fim, o mercado, especialmente o consumidor final, exigirá mais transparência, o que obrigará os hospitais a disponibilizar informações sobre seus desempenho, para que os pacientes decidam onde se tratar. O uso de dados também irá estimular a redução de disparidades nos tratamentos, melhorando a qualidade e reduzindo custos como um todo.\nEssa discussão será aprofundada durante o Hospital Innovation Show, que começa nesta segunda-feira (28/09), na conferência Hospital Innovation Summit.\nfuturo dos hospitaisHIS 2015Hospital Innovation ShowHospital Innovation Summit\nPrevious PostComeça o HIS 2015 (AO VIVO)\nNext PostO que o tempo nos conta?


Documentário da Netflix reconstitui, de maneira sensível, uma secreta história de amor\nEm meio a tantas opções de documentários na Netflix, vale a pena dar uma atenção especial ao tocante Secreto e Proibido, produzido por Ryan Murphy (criador da série Hollywood, também disponível no serviço de streaming) e Jason Blum. Conta a história de amor e (de resistência) de Pat Henschel e Terry Donahue, e de seu longo relacionamento, que ficou em segredo por quase 70 anos.\nA história do longo relacionamento entre duas mulheres. Foto: Netflix\nNa década de 1940, a canadense Terry se mudou para os EUA, para fazer parte da primeira liga feminina de beisebol – retratada no filme Uma Equipe Muito Especial, com Tom Hanks e Geena Davis, de 1992. Lá, conheceu Pat, e as duas começaram a namorar.\nPara o mundo exterior, no entanto, passavam-se por grandes amigas, já que lésbicas e gays eram perseguidos, presos e tinham a sexualidade exposta nos jornais. Assim, decidiram manter a relação em segredo e cultivaram uma vida paralela. Para a família, só decidiram ‘sair do armário’ mais recentemente.\nO diretor Chris Bolan mostra esse processo de descoberta dos parentes, com as duas já na terceira idade. Após a revelação, vem a decisão de oficializar a união, depois de tantas décadas.\nAlém de boas personagens, o documentário tem a seu favor o farto acervo fotográfico e em película preservado pelas duas – e que ajuda a reconstituir essa bela história de amor.\nNetflixsecreto e proibido


Planejamento financeiro - 1390 Palavras | Trabalhosfeitos\nA maior dificuldade dos empreendedores hoje é atingir um bom resultado em suas empresas por falta de conhecimento, algo muito fácil de resolver quando se busca auxilio com um analista financeiro, tudo fica mais claro e objetivo. Com um bom planejamento financeiro é possível atingir excelentes resultados positivos nas atividades de uma organização, considerando que um dos elementos essenciais do processo de planejamento financeiro é o planejamento de caixa e o planejamento de resultados.\nCom a ampla à procura exagerada pela compra de carros, a agência locadora de veículos Amazônia Locadora decidiu ampliar seus negócios e investir na venda de carros novos e usados e para fazer a melhor escolha quanto à aplicação de recursos financeiros precisava de informações e dados financeiros relevantes. Contratou um especialista em financias para que se concretizasse a maximização dos lucros em sua tomada de decisões. CHIAVENATO (1999), As empresas não trabalham na base da improvisação. Quando tudo nelas planejado antecipadamente. O planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser exatamente aquela que serve de base para as demais funções. O planejamento é função administrativa que determinam antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para atingi-los da melhor maneira possível. Analisaram a política da empresa em relação às vendas, estoques, margem de lucro, despesas operacionais e o controle financeiro da empresa para que pudessem preparar planos orçamentários e financeiros que atingissem a realização positiva do novo


Vereador Carlos do Calisto é contra reeleição de presidente de Câmara. - Aracatiaçu em Ação\nHome / Política / Sobral / Vereador Carlos do Calisto é contra reeleição de presidente de Câmara.\nVereador Carlos do Calisto é contra reeleição de presidente de Câmara.\nAracatiaçu em Ação domingo, novembro 19, 2017 Política , Sobral\nO vereador Carlos do Calisto(PDT) é a favor do projeto da vereadora Socorrinha Brasileira (PDT) com relação às eleições da Câmara Municipal de Sobral de junho para dezembro, O antigo projeto funcionava em dezembro as eleições de presidente de câmara e se foi voltado em junho com a autoria do vereador ex-presidente Zezão (PMDB).\nO vereador do PDT segundo ele o mesmo se diz se contra a reeleição para a presidência de câmara que para o edil fica chato em junho a câmara municipal ter dois presidentes, Então às eleições sendo em dezembro e o legislativo entrando em recesso o novo presidente receberá a casa em janeiro do decorrente ano.\nVereador Carlos do Calisto é contra reeleição de presidente de Câmara. Reviewed by Aracatiaçu em Ação on domingo, novembro 19, 2017 Rating: 5


PC ratifica prisão de três envolvidos na troca de tiros em Conceição das Alagoas | Folha de Uberaba\nPC ratifica prisão de três envolvidos na troca de tiros em Conceição das Alagoas\nPublicado em qui, 09/11/2017 - 22:35\nA Polícia Civil, ontem (8) após fato ocorrido na cidade de Conceição das Alagoas/MG, onde Policiais Civis daquela cidade ao tentarem abordar um veículo suspeito na saída daquela cidade, tiveram a viatura Ford Fiesta atingida por disparos em rajada de arma de fogo. Os criminosos, num veículo Fiat Siena de cor preta evadiram em alta velocidade. Imediatamente, os Investigadores de Polícia solicitaram apoio, sendo que, sob o comando do Delegado Regional Dr. Francisco Eduardo Gouvea Motta e demais policiais civis, com apoio da Polícia Militar de Uberaba deslocaram ao local.\nA Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo fizeram cerco e bloqueio na região para tentar impedir a fuga dos mesmos autores que vitimaram Investigadores de Polícia de Conceição da Alagoas. Também recebemos informações de que tais autores teriam vínculo com a organização criminosa e participaram recentemente do roubo na empresa de valores RODOBAN em Uberaba e que estaria escondido na região de Conceição das Alagoas. As armas utilizadas no confronto em Conceição da Alagoas e no Estado de São Paulo, inclusive com as cápsulas de fuzil 5.56 localizadas próximo ao local dos disparos feitos pelos criminosos são do mesmo calibre da utilizada no roubo da casa de valores.\nChegando ao Estado de São Paulo, mais precisamente em um distrito da cidade de Ituverava, Comunidade São Benedito, viaturas da PM/SP já haviam abordado os mesmo autores num FIAT SIENA de placas OPA-8616, cor preta (apreendido pela polícia paulista). Os mesmos autores trocaram tiros com a PM/SP, a qual conseguiu conter o veículo com disparos nos pneus. Neste momento, os autores tentaram roubar uma caminhonete GM S10, mas desistiram. Eles, ou seja, os criminosos tiveram êxito no roubo a um veiculo GM Agile e empreenderam fuga. No veículo Fiat Siena foi possível avistar distintivos similares aos da Polícia Federal, da carreira de peritos criminais, bem como tocas ninjas para esconderem o rosto. O carro será periciado.\nNeste momento, passavam pelo local, os suspeitos ora presos, num veículo VW Fox. Um Investigador de Polícia, que estava às margens da Rodovia, reconheceu um dos suspeitos, como sendo um dos Investigados pela Polícia Civil de Uberaba. De pronto, as viaturas da PCMG e da PM/SP deslocaram e conseguiram prender os suspeitos. Abordados, os suspeitos apresentaram versões contraditórias.\nA Polícia Civil apurou que eles estariam no local para dar apoio à ação de enfrentamento dos autores do atentado em Conceição das Alagoas e SP. A intenção deles era recolher um ou mais autores que provavelmente foi/foram ferido (s) em uma das ações de cerco bloqueio.\nNesta manha (9), um suspeito foi encontrado morto com sinais de ferimento de arma de fogo. Ele foi encontrado, desovado, próximo pesque pague São Francisco.\nTodos estão sendo investigados no Roubo a Rodoban. Investigação ainda em andamento.


Obra muda trânsito na Madalena - Folha PE\nObra muda trânsito na Madalena\nTroca do sistema de drenagem interdita, a partir de hoje, por 45 dias, as ruas Januário Barbosa e Desembargador Luís Salazar\nPor Armando Holanda, da Folha de Pernambuco29/08/18 às 13H43 atualizado em 29/08/18 às 14H00\nSubstituição do sistema de drenagem vai provocar alterações em algumas ruas da Madalena - Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco\nA partir de hoje, os motoristas que circulam pela Zona Oeste do Recife devem ficar atentos às mudanças no trânsito. Uma ação de requalificação na II Perimetral vai alterar o fluxo de veículos no bairro da Madalena.\nPara dar continuidade às obras de drenagem da via, as ruas Rua Januário Barbosa e Desembargador Luís Salazar estão interditadas. As pistas permanecerão fechadas por um período de 45 dias. Na tentativa de amenizar o problema no tráfego, um esquema especial para os condutores foi prepatado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).\nUm binário será implantado entre às ruas Dom João de Souza e Demóstenes Olinda, onde o fluxo de veículos será interditado. Nas proximidades, na avenida Beira Rio, a partir de 1° de setembro, o trânsito ficará interditado. Na viabilização do equipamento, o trecho que corta a Rua Antônio da Silveira e a Av. Visconde de Albuquerque será invertido, tornando a direção única a Av. Beira Rio.\nOs condutores que trafegam pela Av. Beira Rio deverão girar à esquerda na Rua Dom João de Souza para ter a opção de seguir em frente até a Av. Visconde de Albuquerque, ou girar à direita para acessar a Rua José Antônio da Silveira. Já os condutores que trafegam na Av. Visconde de Albuquerque deverão girar à direita na Rua Demóstenes Olinda para ter opção de acessar a Rua José Antônio da Silveira ou seguir em frente até a Av. Beira Rio.\nDe acordo com o técnico de refrigeração, Everaldo Barros, 50, que reside nas proximidades mais de 10 anos, a obra trará alguns transtornos. “Essa rua já é complicada, o trânsito já não é lá essas coisas. Imagina agora com essa mudança. Creio que não vai melhorar nada. Muito pelo contrário, vai piorar as coisas e tenho certeza que esse esquema que estão prometendo não vai ser muito bom”, explica o técnico.\nO funcionário público, Mário dos Anjos, 44, espera que as obras não atrapalhem o trânsito. “Deixar os meus filhos na escola, de certa forma, já é complicado por conta do trânsito caótico no horário de pico, principalmente, entre às 11h e 13h. Espero que esse rodízio a ser implantado pela CTTU melhore o fluxo ou mantenha do jeito que está”, observa.\nProtesto bloqueia trânsito e causa congestionamento na Zona Sul do Recife\nAs mudanças no trânsito estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura do Recife (www.recife.pe.gov.br) ou no Twitter da CTTU (@CTT_Recife).\nOBRA A obra tem início no cruzamento da Adbias de Carvalho com a Estrada dos Remédios e vai até o início do Viaduto da Ponte Torre/Parnamirim, em ambos sentidos. De acordo com a prefeitura, o objetivo da obra é melhorar a mobilidade e a acessibilidade da população ao transporte coletivo. O projeto também prevê a requalificação das calçadas, de toda a rede de drenagem, além da melhoria da pavimentação das vias, dos pontos de ônibus e implantação de iluminação pública em LED.