⭐Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus\nInstrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus\nDownload "Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus"\n1 Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus2 3 Spis treści 1 Wstęp Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Definicje sygnałów ostrzegawczych i symboli Uwagi dotyczące bezpieczeństwa produktu 8 3 Projekt i funkcjonalność Opis ogólny Suszarka Terminal Klawisze terminala Interfejs użytkownika Ekran główny Podstawowe elementy ekranu dotykowego Ikony i przyciski Ikony statusu Ikony paska tytułu Przyciski paska czynności Okna dialogowe wejściowe Wprowadzanie tekstu i liczb Wprowadzanie wartości liczbowych Zmiana daty i godziny Listy i tabele Ekran roboczy Widok grafiki 24 4 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji Dostarczone elementy Miejsce Otwieranie i zamykanie komory ważenia Podłączenie urządzenia Konfigurowanie suszarki Poziomowanie suszarki Zabezpieczenie przed kradzieżą Regulowanie kąta nachylenia terminala Ustawianie daty, godziny i kraju Adiustacja Instalacja czujnika RHT firmy METTLER TOLEDO 30 5 Moje pierwsze ważenie 33 6 Ustawienia Preferencje użytkownika Języki Ekran Dźwięk Hasło 38 Spis treści 34 6.2 Ustawienia systemu Ustawienia regionalne Urządzenia peryferyjne Ustawienia domyślne Języki domyślne Domyślne ustawienia ekranu Informacje o firmie Regulacja ekranu dotykowego Interfejsy sieciowe Ustawienia aplikacji Zarządzanie danymi identyfikacyjnymi Zarządzanie drukowaniem i eksportem Zarządzanie jakością Ustawienia testowania / adiustacji Urządzenia Ustawienia testu Ustawienia adiustacji Ustawienia drukowania i wyjścia FACT (pełna automatyczna adiustacja) Zarządzanie użytkownikami Grupy Użytkownicy Regulaminy kont Zarządzanie systemem i danymi Eksport / Import Kopie zapasowe i przywracanie Eksport dzienników zdarzeń Reset Aktualizacja 63 7 Testowanie / Regulacja Adiustacja Adiustacja wewnętrzna Adiustacja zewnętrzna Adiustacja temperatury Przykładowe wydruki z adiustacji Testy Test odważnikiem wewn Test wzorcem masy zewn Test temperatury Test SmartCal Przykładowe wydruki z testu Historia 76 8 Definicja metody Główne parametry pomiaru Ustawienia programu suszenia Ustawienia suszenia standardowego Ustawienia suszenia szybkiego Ustawienia suszenia łagodnego 82 4 Spis treści5 Ustawienia suszenia w krokach Ustawienia kryterium rozłączenia (SOC) Ustawienia opóźnienia kryterium rozłączenia Ustawienia trybu wyświetlania Ustawienia wagi początkowej Przetwarzanie wyników i wartości Limity kontrolne Rozdzielczość Dowolny czynnik Przetwarzanie obiegu pracy Tryb rozpoczęcia Nagrzanie wstępne Ogólne właściwości metody Nazwa metody Testowanie metod Testowanie metody Testy z funkcją AutoMet 98 9 Pomiar Wykonywanie pomiaru Praca ze wskaźnikiem naważania Używanie skrótów Wyniki Graficzna prezentacja wyników pomiaru Informacje o wydrukach Eksport wyników Eksport jednowynikowy Eksport wielowynikowy Informacja o eksporcie Konserwacja Czyszczenie Komora ważenia Moduł grzewczy Kratka wentylatora Filtr przeciwpyłowy Wymiana bezpiecznika Utylizacja Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Komunikaty o statusie Co zrobić, gdy Dane techniczne Ogólne dane techniczne Wyjaśnienie dotyczące przeglądów okresowych zgodnie z Dyrektywą UE /95/WE Spis treści 56 13.2 Wymiary Suszarka Terminal Specyfikacja złączy RS232C Host USB Urządzenie USB Akcesoria i części zapasowe Załącznik Jak uzyskać najlepsze wyniki Zasada pomiarów wykonywanych przez wagosuszarkę Uwagi dot. adiustacji wagi i modułu grzewczego Optymalizacja próbki Więcej informacji na temat oznaczania poziomu wilgoci Zalecane ustawienia drukarki (drukarka taśmowa) Instalacja sterownika urządzenia USB Third Party License/Notice 135 Indeks Spis treści7 1 Wstęp Dziękujemy za zakup wagosuszarki halogenowej firmy METTLER TOLEDO. Zakupiona przez Państwa wagosuszarka jest szybka, niezawodna i wygodna w obsłudze, a do tego posiada przydatne funkcje, które ułatwiają oznaczanie poziomu wilgoci w próbkach. Za jakość Państwa produktu odpowiada firma METTLER TOLEDO wiodący producent wag przeznaczonych do laboratoriów i procesów produkcyjnych, a także analitycznych urządzeń pomiarowych. Do Państwa dyspozycji jest sieć obsługi klienta, która jest nieprzerwanie dostępna na całym świecie i służy pomocą zarówno przy wyborze akcesoriów, jak i w zakresie poszczególnych zastosowań, aby zapewnić optymalne wykorzystanie urządzenia. Wagosuszarka halogenowa służy do oznaczania poziomu wilgoci prawie każdej substancji. Urządzenie działa na zasadzie termograwimetrycznej. Na początku pomiaru wagosuszarka oznacza wagę próbki, a następnie szybko ją podgrzewa wewnętrznym halogenowym modułem grzewczym, aby odparować wilgoć. W procesie suszenia urządzenie dokonuje ciągłego pomiaru wagi próbki i pokazuje ubytek wilgoci. Po zakończeniu procesu suszenia wyświetlana jest waga wilgoci lub substancji stałej zawartej w próbce jako końcowy wynik pomiaru. W praktyce decydujące znaczenie ma szybkość nagrzewania, a nawet nagrzanie powierzchni próbki. W porównaniu z tradycyjną metodą grzania podczerwienią lub w piecu suszarniczym halogenowy moduł grzewczy, który jest integralną częścią urządzenia, potrzebuje mniej czasu, aby osiągnąć maksymalną moc grzewczą. Umożliwia on również zastosowanie wysokich temperatur, co dodatkowo skraca czas suszenia. Równomierne nagrzewanie próbki zapewnia wysoką powtarzalność wyników suszenia i pozwala na zastosowanie mniejszych próbek. Wagosuszarka jest zgodna ze wszelkimi powszechnie stosowanymi normami i wytycznymi. Urządzenie umożliwia stosowanie metod pracy i dokumentowanie wyników pomiaru zgodnie z wszystkimi międzynarodowymi systemami zapewniania jakości, np. GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Posiada deklarację zgodności CE, a jego producent czyli firma METTLER TOLEDO, otrzymała certyfikaty ISO 9001 i ISO To zapewnia długoterminową ochronę Państwa inwestycji w postaci wysokiej jakości produktu i kompleksowego pakietu obsługi (naprawy, konserwacja, serwis, adiustacja). Więcej informacji u Wersja oprogramowania Niniejsza instrukcja obsługi jest oparta na fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu (firmware) w wersji Konwencje i symbole użyte w instrukcji Funkcje przypisane do klawiszy i przycisków zostały zaznaczone symbolem lub tekstem umieszczonym w nawiasie kwadratowym (np. [Zapisz]. 1 2 Te symbole oznaczają instrukcję: Wymagania wstępne Kroki Wyniki Wstęp 78 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych i symboli Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone specjalnymi wyrazami i symbolami ostrzegawczymi. Pokazują one zagrożenia dla bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Ignorowanie uwag dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną obrażeń, uszkodzenia urządzenia, jego nieprawidłowego funkcjonowania i nieprawidłowych odczytów. Wyrazy ostrzegawcze OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Informacja sytuacje niebezpieczne o średnim poziomie zagrożenia, które mogą spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć, jeśli się im nie zapobiegnie Sytuacje niebezpieczne o niskim ryzyku, które powodują uszkodzenie urządzenia lub jego funkcji, utratę danych, a także drobne lub średnie obrażenia. (brak symbolu) Ważne informacje dotyczące produktu. (brak symbolu) Przydatne informacje dotyczące produktu. Symbole ostrzegawcze Ogólne niebezpieczeństwo Porażenie prądem Gorąca powierzchnia Substancja łatwopalna lub wybuchowa Substancja toksyczna Kwas / Korozja 2.2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa produktu Ogólne informacje o bezpieczeństwie produktu Urządzenie korzysta z wysokiej klasy technologii i spełnia wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, jednak w skrajnych okolicznościach może spowodować zagrożenie. Nie należy otwierać obudowy urządzenia: w środku nie ma żadnych części, które mogą być konserwowane, naprawiane lub wymieniane przez użytkownika. W razie problemów należy się skontaktować z autoryzowanym dealerem lub serwisem firmy METTLER TOLEDO. Korzystając z urządzenia, należy zawsze postępować zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących konfiguracji nowego urządzenia. Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją może doprowadzić do uszkodzenia jego zabezpieczeń, za co METTLER TOLEDO nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Przeznaczenie Wagosuszarka służy do określania poziomu wilgoci w próbkach. i należy jej używać wyłącznie do tego celu. Każde inne zastosowanie, jak również przekroczenie limitów określonych w specyfikacji technicznej bez pisemnej zgody firmy Mettler-Toledo AG zostanie uznane za użycie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 8 Wstęp9 Czynność określania poziomu wilgoci wymaga optymalizacji i legalizacji zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawa. Dane dotyczące poszczególnych zastosowań urządzenia przedstawione przez firmę METTLER TOLEDO mają jedynie charakter orientacyjny. Korzystanie z urządzenia w warunkach grożących wybuchem gazu, w parze, we mgle, w kurzu i w pyle zapalnym (warunki niebezpieczne) jest niedozwolone. Bezpieczeństwo pracowników Wagosuszarka może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolony personel, który zapoznał się z właściwościami próbek i zasadami obsługi urządzenia. Aby używać urządzenia, należy najpierw zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. W urządzeniu nie można wprowadzać żadnych zmian, a części zapasowe i opcjonalne oprzyrządowanie powinny pochodzić od firmy METTLER TOLEDO. Odzież ochronna W czasie korzystania z urządzenia w laboratorium zaleca noszenie odzieży ochronnej. Należy założyć fartuch laboratoryjny. Należy chronić oczy, np. zakładając okulary ochronne. W czasie pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi należy mieć założone odpowiednie rękawice, wcześniej upewniając się, że nie są uszkodzone. Zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem Urządzenie jest dostarczane z 3-żyłowym przewodem wyposażonym w złącze uziemienia urządzenia. Stosować można tylko przedłużacze spełniające odpowiednie standardy i także wyposażone w uziemienie. Zabrania się rozmyślnego rozłączania przewodu uziemienia urządzenia. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 910 PRZESTROGA Wagosuszarka halogenowa wytwarza wysoką temperaturę! a) Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby uniknąć kumulacji ciepła lub przegrzania (ok. 1 m wolnej przestrzeni ponad modułem grzewczym). b) Otwór wentylacyjny nad próbką nie może być zakryty, zatkany, zaklejony ani w żaden inny sposób zablokowany. c) Na urządzeniu, pod nim i wokół niego nie można trzymać materiałów łatwopalnych, ponieważ miejsce wokół modułu grzewczego może być gorące. d) Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu próbki. Sama próbka, a także komora ważenia, osłona przeciwwietrzna oraz naczynie, w którym znajduje się próbka, mogą być nadal gorące. e) Nie wolno otwierać modułu grzewczego w czasie pracy, ponieważ okrągły lampa grzewcza i jej szklana osłona mogą osiągać temperaturę nawet 400 C! Jeżeli otwarcie modułu grzewczego jest konieczne np. ze względu na wymogi konserwacyjne, należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania i zaczekać, aż moduł grzewczy całkowicie się ostudzi. f) W module grzewczym nie można wprowadzać żadnych modyfikacji. Szczególnie niebezpieczne jest wyginanie i wyjmowanie jakichkolwiek elementów, a także inne zmiany. Niektóre rodzaje próbek wymagają zachowania szczególnej ostrożności! Niektóre rodzaje próbek mogą stanowić zagrożenie dla osób i rzeczy. Odpowiedzialność za szkody spowodowane użyciem danego rodzaju próbek ponosi zawsze użytkownik urządzenia! PRZESTROGA Pożar lub eksplozja Substancje łatwopalne i wybuchowe. Substancje zawierające rozpuszczalniki. Substancje wydzielające po podgrzaniu gazy łatwopalne lub wybuchowe. a) W razie wątpliwości należy wykonać dokładną analizę ryzyka. b) Temperatura suszenia powinna być na tyle niska, aby nie dopuścić do powstania płomieni lub eksplozji. c) Należy nosić okulary ochronne. d) Próbki powinny być odpowiednio małe. e) Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru! OSTRZEŻENIE Substancje zawierające toksyczne i żrące składniki Toksyczne gazy, które powstają w czasie suszenia mogą powodować podrażnienia (oczu, skóry, układu oddechowego), choroby lub śmierć. Tego rodzaju substancje można suszyć wyłącznie w dygestorium. 10 Informacje dotyczące bezpieczeństwa11 PRZESTROGA Korozja Substancje, które w czasie podgrzewania wydzielają korozjogenne opary (np. kwasy). Należy używać niewielkich próbek, ponieważ na chłodniejszych częściach obudowy może się osadzać para i powodować ich korozję. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1112 3 Projekt i funkcjonalność Przed rozpoczęciem pracy z wagosuszarką należy zapoznać się z układem całego urządzenia, suszarką, graficznym interfejsem użytkownika na ekranie dotykowym oraz z terminalem. 3.1 Opis ogólny Suszarka Opis elementów i zewnętrznych złączy z tyłu wagosuszarki (jednostka ważąca z modułem grzewczym). 1 Komora ważenia 2 Uchwyt szalki 3 Podstawka na szalkę 4 Śruba poziomująca 12 5 Wskaźnik poziomu / Czujnik poziomu 6 Element przeciwwiatrowy Styki do zestawu regulacji temperatury(opcja) 8 Styki zasilające lampę halogenową Czujnik temperatury 10 Moduł grzewczy (z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym) Rączki do awaryjnego otwarcia komory ważenia 12 Okienko kontrolne i otwór wentylacyjny 13 Wentylator 14 Filtr kurzu (opcja) 15 Bezpiecznik linii zasilania Gniazdo elektryczne 17 Zabezpieczenie przed kradzieżą typu Kensington Złącze czujnika RHT. 19 Mocowanie stojaka terminala. 20 Złącze systemowe (przewód terminala) 21 Złącze Aux 2 (nie dot.) 22 Złącze Aux 1 (nie dot.) Kompatybilność 20 Złącze systemowe Złącze do komunikacji pomiędzy terminalem a suszarką. 19 Gniazdo elektryczne Gniazdo na przewód zasilający odpowiedni dla danego kraju. Wbudowana komora bezpiecznikowa z zapasowym bezpiecznikiem. 12 Informacje dotyczące bezpieczeństwa13 3.1.2 Terminal 18 Złącze czujnika RHT Złącze czujnika RHT firmy METTLER TOLEDO do pomiaru temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu do aplikacji SmartCal. Nie używać tego portu do innych celów! Opis połączeń terminala (jednostka wejście-wyjście ze złączami) 1 EXCELLENCE Plus Excellence Plus 1 Kolorowy wyświetlacz WVGA (ekran dotykowy) 2 Stopka 3 Złącze hosta USB 4 Płytka czołowa 5 Złącze hosta USB 6 Złącze urządzenia USB 7 Złącze RS232C 8 Złącze ethernet RJ45 9 Złącze systemowe (przewód terminala) 10 Miejsce na kartę pamięci SD Projekt i funkcjonalność 1314 Kompatybilność ➂ USB host USB memory stick ➂ USB host ➀ A4 / Letter Printer FTP Server Workstation ➅ WLAN Switch / Router ➆ ➄ Ethernet SD Memory Card ➁ RS-232 Ethernet A4 / Letter Printer Strip Printer Workstation ➁ RS-232 ➃ USB device LabX direct moisture MT SICS 1 Złącze systemowe Złącze do komunikacji pomiędzy terminalem a suszarką. 2 Złącze RS232C Złącze RS232C do połączenia z urządzeniem peryferyjnym (np. z drukarką lub komputerem przy użyciu wtyczki 9 pin męskiej). 3 Złącza hosta USB Złącze USB do połączenia z urządzeniem peryferyjnym (np. z pendrivem o pojemności do 32 GB). Wejście typu A. 4 Złącze urządzenia USB Złącze USB do połączenia z urządzeniem peryferyjnym wyposażonym w złącze hosta USB (np. z komputerem). Wejście typu B. 5 Złącze ethernet TCP/IP Złącze ethernet do połączenia urządzenia z siecią TCP/IP. Najprostszą sieć można stworzyć, podłączając urządzenie bezpośrednio do komputera PC kablem krosowym (gniazdo RJ45). Protokół DHCP i stałe adresy IP są obsługiwane. 6 Złącze WLAN Interfejs bezprzewodowej sieci LAN służący do podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci TCP/IP. Protokół DHCP i stałe adresy IP są obsługiwane. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. 7 Miejsce na kartę pamięci Możliwość wstawienia karty pamięci Secure Digital. Obsługiwane są karty SD i SDHC o pojemności do 32 GB. Można ich używać jako pamięci zewnętrznych, np. do przechowywania wyników pomiaru. Karty typu SDXC nie są obsługiwane. 14 Projekt i funkcjonalność15 3.1.3 Klawisze terminala Nazwa Wyjaśnienie 1 WŁĄCZ/WYŁĄCZ Włączanie i wyłączanie (przełączanie w tryb czuwania) urządzenia. Nie należy odłączać urządzania od zasilania, chyba że nie będzie ono używane przez dłuższy czas. 2 Strona główna Powrót z dowolnego poziomu menu lub innego okna do głównego okna użytkownika 3 Otwórz/Zamknij Mechaniczne otwieranie i zamykanie komory ważenia. 4 Ekran dotykowy Nie otwierać komory ważenia ręcznie. Jest to dopuszczalne tylko w sytuacjach awaryjnych. W pozostałych przypadkach należy użyć klawisza [ ]. Patrz część Otwieranie i zamykanie komory ważenia (Strona 26). Projekt i funkcjonalność 1516 3.2 Interfejs użytkownika Kolorowy ekran dotykowy to monitor w rozdzielczości WVGA, który wyczuwa dotyk. Ekran dotykowy służy nie tylko do wyświetlania informacji, lecz pozwala również na wprowadzanie poleceń poprzez dotknięcie określonych pól na jego powierzchni. Użytkownik może wybrać informacje, które są wyświetlane na ekranie, zmieniać ustawienia terminala, a także wykonywać niektóre zadania na urządzeniu. Na wyświetlaczu widoczne są tylko te elementy, które są dostępne w aktualnym dialogu. Przyciski na ekranie dotykowym Przyciski na ekranie dotykowym są elementami oprogramowania (przyciski programowe). PRZESTROGA Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi i szpiczastymi przedmiotami! Może to spowodować jego uszkodzenie. 16 Projekt i funkcjonalność17 3.2.1 Ekran główny Ekran Ekran główny jest głównym ekranem użytkownika, który jest widoczny po uruchomieniu lub zalogowaniu urządzenia. Z tego ekranu można przejść do wszystkich innych ekranów interfejsu użytkownika. Aby powrócić do ekranu Ekran główny z dowolnego innego ekranu interfejsu użytkownika, należy wcisnąć klawisz [ ] lub dotknąć przycisku [Ekran główny] na ekranie Nazwa Pomiar Wyniki Definicja metody Testowanie/ Adiustacja Ustawienia Wyjaśnienie Rozpocznij pomiar Warunek wstępny: Określono metodę i wprowadzono wszystkie potrzebne ustawienia. Więcej informacji znajduje się w częściach Moje pierwsze ważenie (Strona 33) i Pomiar (Strona 99). Pokaż wyniki Korzystając z tej opcji menu, można wyświetlić, wydrukować i wyeksportować wszystkie wyniki pomiaru. Więcej informacji znajduje się w części Wyniki (Strona 104). Zdefiniuj, edytuj lub usuń metodę Korzystając z tej opcji menu, można zdefiniować wszystkie czynności w ramach danej metody suszenia. Opis tej opcji menu znajduje się w części Definicja metody (Strona 78). Adiustuj lub testuj urządzenie Korzystając z tej opcji menu, można adiustować i testować wagę zintegrowaną z modułem grzewczym. Opis tej opcji menu znajduje się w części Testowanie / Regulacja (Strona 66). Zdefiniuj ustawienia ogólne 2 Skróty użytkownika Jest możliwość definiowania wszystkich ustawień, np. ustawień systemowych, preferencji użytkownika i zarządzania użytkownikami. Ustawienia wprowadza się zwykle w czasie instalacji urządzenia. Opis tej opcji menu znajduje się w części Ustawienia (Strona 36). Skróty użytkownika do często stosowanych metod. Skróty są zapisywane w profilu użytkownika. Informacje na temat tworzenia skrótów znajdują się w części Używanie skrótów (Strona 102). 3 Inf. o urządzeniu Pokaż podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak jego typ, numer seryjny i wersja oprogramowania. Projekt i funkcjonalność 1718 3.2.2 Podstawowe elementy ekranu dotykowego Graficzny interfejs użytkownika zawiera następujące podstawowe elementy. Obszary ekranu i ich elementy Nazwa Wyjaśnienie 1 Pasek statusu Na pasku statusu znajduje się nazwa użytkownika. ikony statusu oraz data i godzina. Patrz część Ikony statusu (Strona 18). 2 Pasek tytułu Pasek tytułu zawiera elementy informacyjne dla użytkownika oraz elementy funkcji specjalnych. Patrz część Ikony paska tytułu (Strona 18). 3 Obszar zawartości Obszar zawartości to główny obszar roboczy wszystkich menu i aplikacji, zawartość zależy od zastosowania i wykonywanej czynności. W obszarze zawartości wyświetlane są również ilustracje graficzne, takie jak wykres zbioru danych (np. krzywa schnięcia). 4 Pasek czynności Na pasku czynności znajdują się przyciski służące do rozpoczynania czynności, które są wymagane i dostępne w bieżącym dialogu (np. Powrót, ->0/T<-, Drukuj, Zapisz, Usuń, OK). Patrz część Przyciski paska czynności (Strona 18) Ikony i przyciski Ikony statusu Komunikaty o statusie są wyświetlane w formie małych ikon na pasku statusu. Najważniejsze komunikaty, patrz Komunikaty o statusie (Strona 118). Po dotknięciu symbolu w oddzielnym oknie zostanie wyświetlone jego objaśnienie. Jasność i dźwięk można ustawić, dotykając ikony szybkiego dostępu Ikony paska tytułu Ikony paska tytułu są widoczne tylko wtedy, gdy są aktywne. Poniżej znajduje się lista ikon widocznych na pasku tytułu wraz z ich funkcją: Przyciski paska czynności Wyjaśnienie Utwórz skrót i dodaj go do swojego ekranu głównego. Informacje o tym, jak edytować lub usunąć istniejący skrót, znajdują się w części Używanie skrótów (Strona 102). Na pasku czynności znajdują się przyciski służące do rozpoczynania czynności, które są wymagane i dostępne w bieżącym dialogu (np. Powrót, ->0/T<-, Drukuj, Zapisz, Usuń, OK). W jednym kroku roboczym dostępnych jest do sześciu przycisków czynności. Funkcje tych przycisków są oczywiste, dlatego nie będą tutaj omawiane. 18 Projekt i funkcjonalność19 3.2.4 Okna dialogowe wejściowe Wprowadzanie tekstu i liczb Okno dialogowe z klawiaturą służy do wprowadzania znaków, takich jak litery, cyfry i znaki specjalne. Układ klawiatury jest zgodny z wybranym językiem, patrz część Ustawienia regionalne (Strona 39) Nazwa Wyjaśnienie 1 Pole wprowadzania danych 2 Pole informacyjne Widoczna jest maksymalna liczba znaków, którą można wprowadzić. 3 Shift Przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami odbywa się za pomocą przycisku. Dotykając odpowiedniego przycisku na pasku czynności, możesz włączyć klawiaturę w odpowiednim trybie: wprowadzania cyfr, znaków specjalnych lub liter. Potwierdź przyciskiem [OK] (Aby zamknąć klawiaturę, dotknij przycisku [Anuluj]). Funkcja Shift-Lock Usuń ostatni znak Kursor w lewo Kursor w prawo Można również umieścić kursor bezpośrednio w polu wprowadzania danych, dotykając wybranego miejsca. Projekt i funkcjonalność 1920 Wprowadzanie wartości liczbowych Okno dialogowe z klawiaturą numeryczną służy do wprowadzania wartości liczbowych Nazwa Wyjaśnienie 1 Przełącznik Jeżeli po lewej stronie paska tytułu pojawi się przełącznik, aby wprowadzić wartość liczbową, należy go włączyć: O = WYŁ., I = WŁ. 2 Pole wprowadzania danych 3 Pole informacyjne Widoczny jest dopuszczalny zakres wprowadzanych danych. Potwierdź przyciskiem [OK]. Aby zamknąć klawiaturę, dotknij przycisku [Anuluj]. Funkcja Usuń ostatni znak Kursor w lewo Kursor w prawo 20 Projekt i funkcjonalność21 Zmiana daty i godziny W tym widoku (Widok wyboru) można ustawić datę i godzinę, dokonując odpowiedniego wyboru w wewnętrznym kalendarzu i zegarze Nazwa Wyjaśnienie 1 Przycisk wyboru Wartość w górę (kontrola wprowadzania danych) 2 Pole informacyjne Wybrana wartość 3 Przycisk wyboru Wartość w dół (kontrola wprowadzania danych) Potwierdź przyciskiem [Ustaw datę]. (Aby zamknąć bez zmieniania, dotknij przycisku [Anuluj].) Projekt i funkcjonalność 2122 3.2.5 Listy i tabele Widok listy prostej Do podstawowych elementów listy prostej należy tytuł zawartości. W razie konieczności obszar zawartości można przewinąć poziomo i zmienić jego kolejność Nazwa Wyjaśnienie 1 Tytuł zawartości 2 Obszar zawartości 3 Strzałka [i] Wyświetlanie listy w kolejności rosnącej. [h] Wyświetlanie listy w kolejności malejącej. 4 Pasek przewijania Przewijanie w górę 5 Przycisk przewijania 6 Przewijanie w dół Inne rodzaje list: Panele akordeonowe można otwierać i zamykać przyciskiem [ ]. Panele zamykane można otwierać i zamykać przyciskiem [>]. 22 Projekt i funkcjonalność23 3.2.6 Ekran roboczy Ekran roboczy służy do wykonywania zadań głównych, takich jak pomiary Nazwa Wyjaśnienie 1 Pole nazwy Nazwa tej metody 2 Przycisk skrótu Dodanie lub edytowanie skrótu do ekranu głównego dla tej metody 3 Panel wartości Wyświetla bieżące wartości pomiaru w procesie roboczym 4 Panel grafiki Na przykład wykresy krzywych schnięcia, instrukcje dla użytkownika dot. wykonywanych zadań i pomoc do naważania 5 Panel identyfikacyjny Po dotknięciu panelu identyfikacji w celu wprowadzenia lub edytowania wartości (komentarzy) zostaną wyświetlone dane identyfikacyjne. Panel identyfikacji jest widoczny tylko wtedy, gdy w menu zostało aktywowane wprowadzanie identyfikatorów. 6 Panel parametrów Pokazuje parametry obecnego procesu roboczego. Po dotknięciu panelu parametrów pojawia się szczegółowy widok parametrów metody. 7 Przyciski czynności W zależności od kontekstu Pomiar w toku Projekt i funkcjonalność 2324 3.2.7 Widok grafiki Widok grafiki dla pojedynczego pomiaru Widok wykresu dla serii pomiarów Więcej informacji można znaleźć w części Graficzna prezentacja wyników pomiaru (Strona 104). 24 Projekt i funkcjonalność25 4 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji W tej części przedstawiamy informacje o tym, jak rozpocząć pracę z urządzeniem. 4.1 Dostarczone elementy Otwórz karton, aby wyjąć suszarkę, terminal i akcesoria. Sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie elementy. W standardowym wyposażeniu nowej wagosuszarki znajdują się następujące elementy: 80 aluminiowych szalek na próbki 1 uchwyt na próbki 1 podstawka szalki 1 osłona przeciwwiatrowa 1 przykładowa próbka (okrągła, filtr absorpcyjny z włókna szklanego) 1 czujnik RHT 1 przewód zasilający (odpowiedni dla danego kraju) 1 przewód do terminala (terminal suszarka) 1 instrukcja obsługi 1 broszura informacyjna «Przewodnik po analizie wilgoci» 1 certyfikat produkcji 1 deklaracja zgodności Wyjmij urządzenie z opakowania. Sprawdź, czy nie uległo zniszczeniu w czasie transportu. W celu złożenia reklamacji lub zgłoszenia brakujących części prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem firmy METTLER TOLEDO. 4.2 Miejsce Należy zachować wszystkie części opakowania. Gwarantuje ono najlepsze zabezpieczenie urządzenia na czas transportu. Wagosuszarka jest urządzeniem precyzyjnym. Optymalny wybór jej miejsca pracy zapewni precyzję i miarodajność pomiarów. Należy zapewnić następujące warunki zewnętrzne: Urządzenie nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach na wysokości poniżej 4000 metrów nad poziomem morza. Przed włączeniem urządzenia należy odczekać, aby wszystkie jego części osiągnęły temperaturę pokojową (+5 to 30 C). Względna wilgotność powietrza powinna się zawierać w przedziale od 20% do 80% i nie mogą występować warunki powodujące skraplanie. Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna. Wagę należy ustawić w stabilnej, poziomej pozycji, tak aby nie była narażona na wibracje. Bezpośredni dostęp światła słonecznego jest niewskazany. Unikać nadmiernych wahań temperatury. Unikać silnych przeciągów. Zapylenie w otoczeniu powinno być możliwie jak najmniejsze. Wokół urządzenia należy zapewnić odpowiednio dużo wolnej przestrzeni, aby umożliwić ujście ciepłego powietrza. Materiały wrażliwe na ciepło powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od urządzenia. Instalacja i przygotowanie do eksploatacji 2526 OSTRZEŻENIE Substancje zawierające toksyczne i żrące składniki Toksyczne gazy, które powstają w czasie suszenia mogą powodować podrażnienia (oczu, skóry, układu oddechowego), choroby lub śmierć. Tego rodzaju substancje można suszyć wyłącznie w dygestorium. 4.3 Otwieranie i zamykanie komory ważenia Komorę ważenia można otwierać i zamykać wyłącznie przyciskiem [ ]. Nie otwierać komory ważenia ręcznie. Komorę ważenia można otwierać ręcznie wyłącznie w sytuacji awaryjnej: 1 Chwyć uchwyty modułu grzewczego oboma rękoma i pewnym ruchem pociągnij go w górę, aż komora ważenia otworzy się. 2 Wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego. Po awaryjnym otwarciu komory konieczne jest ponowne uruchomienie systemu. 4.4 Podłączenie urządzenia OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem a) Należy używać wyłącznie 3-żyłowego przewodu zasilnia z uziemieniem, który jest dostarczany razem z urządzeniem. b) Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem. c) Można stosować wyłącznie przedłużacze spełniające odpowiednie standardy i posiadające uziemienie. d) Odłączanie przewodu uziemienia jest zabronione. W pierwszej kolejności sprawdź, czy napięcie w lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z informacją podaną na tabliczce znamionowej suszarki. Jeśli nie, to nie można pod żadnym pozorem podłączać wagi do zasilania, lecz skontaktować się z przedstawicielem lub dealerem firmy METTLER TOLEDO. Dostępne są dwie różne wersje suszarek z przewodem zasilającym odpowiednim dla danego kraju (110 V AC lub 230 V AC). Wtyczka przewodu zasilającego musi być zawsze dostępna. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy żaden z przewodów nie jest uszkodzony. Kable należy poprowadzić w taki sposób, aby nie mogły ulec zniszczeniu i nie przeszkadzały w procesie ważenia. Podłączanie terminala do suszarki Suszarka i terminal są na swoich docelowych miejscach. 1 Włóż jeden koniec dostarczonego przewodu do gniazda systemowego w terminalu, patrz część Terminal (Strona 13). 2 Dobrze przykręć wtyczkę. 3 Drugi koniec przewodu połącz z wejściem systemowym suszarki, patrz część Suszarka (Strona 12). 26 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji27 4 Dobrze przykręć wtyczkę. Podłączenie suszarki do zasilania Suszarka jest połączona z terminalem. 1 Włóż jeden koniec przewodu zasilającego do wejścia zasilania w suszarce, patrz część Suszarka (Strona 12). 2 Drugi koniec przewodu włóż do gniazda elektrycznego. 4.5 Konfigurowanie suszarki Suszarka jest połączona z terminalem. 1 Włącz urządzenie przyciskiem [ ]. 2 Naciśnij przycisk [ ]. komora ważenia zostanie mechanicznie otwarta. 3 Załóż kołnierz przeciwwietrzny (1). Pasuje tylko w jednej pozycji. 4 Ostrożnie włóż podstawkę szalki (2). Sprawdź, czy podstawka została prawidłowo zaczepiona. 5 Włóż uchwyt szalki (3). Suszarka jest specjalnie przystosowana do mechanicznego otwierania komory ważenia. Nie otwierać komory ważenia ręcznie. Jest to dopuszczalne tylko w sytuacjach awaryjnych. W pozostałych przypadkach należy użyć klawisza [ ], patrz część Klawisze terminala (Strona 15). Instalacja i przygotowanie do eksploatacji 2728 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia lub kiedy było ono odłączone od zasilania przez dłuższy czas, należy je pozostawić podłączone do zasilania przez przynajmniej 5 godzin, aby naładować wbudowany akumulator. Odpowiada on za zachowanie daty i godziny, kiedy urządzenie jest odłączone od zasilania. Akumulator nie może być wymieniany przez użytkownika. W tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy METTLER TOLEDO. 4.6 Poziomowanie suszarki Precyzyjne i stabilne ustawienie urządzenia w pozycji poziomej jest warunkiem koniecznym do uzyskania powtarzalnych i dokładnych wyników pomiaru. Aby wyeliminować drobne nierówności i przechyły (±2%) w danym miejscu, urządzenie powinno zostać wypoziomowane. Aby zapewnić idealnie poziome ustawienie suszarki, została ona wyposażona we wskaźnik poziomu i dwie śruby poziomujące. Jeśli pęcherzyk powietrza we wskaźniku poziomu znajduje się dokładnie na środku, oznacza to, że urządzenie zostało ustawione idealnie poziomo. Aby wypoziomować urządzenie, wykonaj następujące czynności: 1 Ustaw wagosuszarkę w wybranym miejscu. 2 Kręć śrubami poziomującymi do czasu, aż pęcherzyk powietrza znajdzie się na środku wskaźnika. L = lew stopka R = prawa stopka L R Pozycja pęcherzyka powietrza Pozycja pęcherzyka powietrza Pozycja pęcherzyka powietrza Pozycja pęcherzyka powietrza "godzina 12" "godzina 3" "godzina 6" "godzina 9" przekręcić obie stopki w prawo przekręcić lewą stopkę w prawo, a prawą stopkę w lewo przekręcić obie stopki w lewo przekręcić lewą stopkę w lewo, a prawą stopkę w prawo Suszarkę należy wypoziomować po każdej zmianie miejsca. Poziomowanie suszarki z założonym opcjonalnym stojakiem na terminal. Stojak na terminal, patrz część Akcesoria i części zapasowe (Strona 127). 28 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji29 Suszarka jest ustawiona w wybranym miejscu. 1 Aby poluzować zaciski na nóżki zabezpieczające stojaka, przekręć je do zewnętrz. 2 Wypoziomuj suszarkę zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. 3 Aby zablokować zaciski stopek zabezpieczających, przekręć do wewnątrz do oporu. Czujnik poziomu Wbudowany czujnik poziomu stale sprawdza, czy suszarka jest ustawiona równo w poziomie. Jeżeli suszarka nie jest odpowiednio wypoziomowana, na wyświetlaczu pojawi się ikona statusu. patrz część Ikony statusu (Strona 18). Nie ma możliwości wyłączenia czujnika poziomu. 4.7 Zabezpieczenie przed kradzieżą Aby ochronić suszarkę przed kradzieżą, została ona wyposażona w zabezpieczenie typu Kensington do podłączenia urządzenia zabezpieczającego. Odpowiedni kabel zabezpieczający przed kradzieżą można znaleźć w części Akcesoria i części zapasowe (Strona 127). 4.8 Regulowanie kąta nachylenia terminala Aby zmienić kąt nachylenia, rozłóż obie składane stopki. 4.9 Ustawianie daty, godziny i kraju Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Ustawienia systemowe > Ustawienia regionalne Przy pierwszym uruchomieniu nowego urządzenia należy wprowadzić aktualną datę i godzinę oraz nazwę kraju, w którym urządzenie jest używane. Ustawienia te są zachowywane nawet po odłączeniu zasilania. Instalacja i przygotowanie do eksploatacji 2930 Okna dialogowe mogą być wyświetlane w języku, który zostanie wybrany w menu: Nawigacja: Ustawienia > Preferencje użytkownika, patrz część Preferencje użytkownika (Strona 37). Ustawianie daty Wybrano opcję Ustawienia regionalne. 1 Dotknij opcji Data. 2 Ustaw dzień, miesiąc i rok. 3 Potwierdź przyciskiem [Ustaw datę]. Ustawianie godziny Wybrano opcję Ustawienia regionalne. 1 Dotknij opcji Godzina. 2 Ustaw godzinę i minutę. 3 Potwierdź przyciskiem [Ustaw czas]. Wybierz kraj, w którym urządzenie jest używane. Wybrano opcję Ustawienia regionalne. 1 Dotknij opcji Kraj. 2 Wybierz kraj (region). 3 Potwierdź przyciskiem [Zapisz]. Informacje na temat zmiany formatu daty i godziny znajdują się w części Ustawienia regionalne (Strona 39) Adiustacja Aby wyniki pomiarów były prawidłowe, należy wykonać adiustację wbudowanej wagi i modułu grzewczego. Adjustacja jest konieczna: przed pierwszym użyciem urządzenia; w regularnych odstępach czasu; po przeniesieniu w inne miejsce. Dostępne są następujące opcje adiustacji: pełna automatyczna adiustacja (FACT); adiustacja przy użyciu wewnętrznego wzorca masy; adiustacja przy użyciu zewnętrznego wzorca masy (wyposażenie dodatkowe); adiustacja temperatury przy użyciu zestawu do regulacji temperatury (wyposażenie dodatkowe). Więcej informacji na temat tych czynności znajduje się w części Testowanie / Regulacja (Strona 66) Instalacja czujnika RHT firmy METTLER TOLEDO Czujnik RHT firmy METTLER TOLEDO służy do automatycznego pomiaru wilgotności względnej i temperatury na potrzeby testów SmartCal, patrz Test SmartCal (Strona 73). Czujnik nie jest dostarczany z każdym modelem. 30 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji31 Instalacja na suszarce 1 Odkręć obydwie śruby. 2 Wyjmij śruby i pokrywę. 3 Zachowaj je do późniejszego wykorzystania. 1 Wyjmij czujnik z opakowania. 2 Zachowaj opakowanie do późniejszego wykorzystania. 3 Połącz czujnik RHT z suszarką, kierując otwór czujnika (A) ku dołowi. A Przykręć obie śruby, aby zabezpieczyć czujnik RHT. Aby uniknąć błędów w pomiarach SmartCal, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nie instaluj czujnika RHT na terminalu. Sprawdź, czy otwór czujnika jest czysty. Nie dotykaj otworu czujnika ostro zakończonymi przedmiotami. Po zakończeniu instalacji czujnik RHT wymaga aklimatyzacji w miejscu pracy przez około jedną godziną przed użyciem. Unikać kontaktu z kwasami, zasadami i związkami lotnymi (np. rozpuszczalnikami) o wysokim stężeniu i długiego czasu ekspozycji. Czujnik RHT powinien być przechowywany w oryginalnej i szczelnej torebce antystatycznej. Temperatura przechowywania powinna się mieścić w zakresie 10 C 50 C, a wilgotność w zakresie 20 60% rh. Instalacja i przygotowanie do eksploatacji 3132 Zalecamy, aby po zakończeniu pomiaru SmartCal usunąć czujnik RHT z suszarki i przechowywać go w oryginalnej i szczelnej torebce antystatycznej. Ustawienia, patrz Urządzenia (Strona 51). 32 Instalacja i przygotowanie do eksploatacji33 5 Moje pierwsze ważenie Po udanym uruchomieniu wagosuszarki po raz pierwszy można od razu przystąpić do pierwszego ważenia. W ten sposób użytkownik może zapoznać się z pracą urządzenia. Aby oznaczyć poziom wilgoci w pierwszym ważeniu, można użyć przykładowej próbki dostarczonej razem z urządzeniem (filtr absorpcyjny z włókna szklanego). Przy pierwszym pomiarze urządzenie działa z ustawieniami fabrycznymi. Włączenie urządzenia Urządzenie jest podłączone do zasilania. Aby je włączyć, naciśnij przycisk [ ]. Tworzenie metody 1 Dotknij przycisku Definicja metody. Zostanie wyświetlone menu Definicja metody. 2 Aby zdefiniować nową metodę, dotknij opcji [Nowy...]. Na ekranie pojawi się klawiatura. 3 Wprowadź nazwę swojej pierwszej metody, np. Moja pierwsza metoda. 4 Potwierdź przyciskiem [OK]. 5 Aby zapisać swoją pierwszą metodę z ustawieniami fabrycznymi, dotknij opcji [Zapisz]. 6 Dotknij przycisku [Ekran główny]. Na ekranie pojawi się strona główna użytkownika. Wybieranie metody pomiaru 1 Dotknij opcji [Pomiar]. Zostanie wyświetlona lista metod. 2 Dotknij pozycji Moja pierwsza metoda. Na ekranie pojawi się ekran roboczy metody o nazwie Moja pierwsza metoda. Komora ważenia otworzy się automatycznie. Nakładanie szalki Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, aby położyć pustą szalkę i wytarować wagę. 1 Połóż pustą szalkę na uchwycie szalki. 2 Włóż uchwyt szalki do komory ważenia. Języczek uchwytu powinien idealnie pasować do otworu w kołnierzu przeciwwietrznym. Szalka powinna leżeć płasko na podstawce. Zalecamy korzystanie z uchwytu na szalkę przy każdym ważeniu. Uchwyt na szalkę jest ergonomiczny, bezpieczny, sam się pozycjonuje i zapewnia ochronę przed ewentualnymi oparzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą szalki. Moje pierwsze ważenie 3334 Tarowanie wagi Dotknij przycisku [->0/T<-]. Komora ważenia zamknie się automatycznie na czas tarowania. Po zakończeniu tarowania komora ważenia otworzy się samoczynnie. # Rozpoczęcie pomiaru Po zakończeniu tarowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat, aby położyć próbkę na szalkę. 1 Połóż przykładową próbkę (filtr z włókna szklanego) na szalce. 2 Zmocz próbkę kilkoma kroplami wody. 3 Dotknij opcji [Rozpocznij suszenie]. Komora ważenia zamknie się samoczynnie. Proces suszenia rozpocznie się samoczynnie. Proces suszenia Proces pomiaru można śledzić na wyświetlaczu, patrz część Ekran roboczy (Strona 23). Grafika przedstawiająca proces suszenia jest wyświetlana w sposób ciągły. Pokazywana jest informacja o temperaturze modułu grzewczego oraz o czasie, jaki upłynął, i bieżącej wartości suszenia. Na wyświetlaczu widoczne są wybrane ustawienia. Proces suszenia można przerwać, dotykając opcji [Zakończ suszenie]. Po zakończeniu procesu suszenia na wyświetlaczu można odczytać zawartość wilgoci w próbce. Jeżeli dla danej metody zostały ustawione limity kontrolne, urządzenie wyświetla status: zaliczone, niezaliczone lub ostrzeżenie. Wyjmowanie próbki PRZESTROGA Ryzyko poparzenia Próbka, szalka i podstawka szalki mogą być nadal gorące. 34 Moje pierwsze ważenie35 Proces suszenia jest zakończony. Komora suszenia jest otwarta (otwiera się samoczynnie po zakończeniu pomiaru). 1 Ostrożnie wyjmij uchwyt na szalkę z komory ważenia. Aby zdjąć szalkę z uchwytu, lekko ją unieś od dołu i zdejmij z uchwytu. 2 Aby wykonać kolejny pomiar tą samą metodą, dotknij opcji [Następna próbka]. Aby wykonać pomiar nową metodą, dotknij opcji [Pomiar]. Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij przycisk [ ]. Gratulujemy! Twoje pierwsze ważenie przy użyciu nowej wagosuszarki powiodło się. W kolejnej części znajduje się więcej informacji na temat licznych funkcji urządzenia. Moje pierwsze ważenie 3536 6 Ustawienia Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia W tej części wyjaśniamy, jak można określić ogólne ustawienia urządzenia. Struktura menu Menu główne Podmenu Dalsze informacje Preferencje użytkownika Języki patrz część Języki (Strona 37) Ekran patrz część Ekran (Strona 37) Dźwięk patrz część Dźwięk (Strona 38) Hasło patrz część Hasło (Strona 38) Ustawienia systemowe Ustawienia aplikacji Ustawienia regionalne patrz Ustawienia regionalne (Strona 39) Urządzenia peryferyjne patrz część Urządzenia peryferyjne (Strona 39) Interfejsy sieciowe patrz Interfejsy sieciowe (Strona 43) Ustawienia domyślne patrz Ustawienia domyślne (Strona 41) Dane firmy patrz Informacje o firmie (Strona 42) Regulacja ekranu dotykowego patrz Regulacja ekranu dotykowego (Strona 42) Zarządzanie danymi identyfikacyjnymi Zarządzanie drukowaniem i wyjściem patrz Zarządzanie danymi identyfikacyjnymi (Strona 47) patrz Zarządzanie drukowaniem i eksportem (Strona 48) Zarządzanie jakością Ustawienia testowania/adiustacji patrz część Ustawienia testowania / adiustacji (Strona 51) Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie systemem i danymi Grupy patrz część Grupy (Strona 56) Użytkownicy patrz część Użytkownicy (Strona 58) Regulaminy kont patrz Regulaminy kont (Strona 59) Eksport / Import patrz Eksport / Import (Strona 60) Kopia zapasowa / Przywracanie patrz Kopie zapasowe i przywracanie (Strona 61) Eksportuj dzienniki zdarzeń patrz Eksport dzienników zdarzeń (Strona 62) Resetuj patrz część Reset (Strona 63) Aktualizacja patrz część Aktualizacja (Strona 63) 36 Moje pierwsze ważenie37 6.1 Preferencje użytkownika Języki Ekran Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Preferencje użytkownika Ta opcja menu służy do definiowania podstawowych ustawień dla każdego użytkownika. Ustawienia są zapisywane w aktywnym profilu użytkownika i mają zastosowanie w czasie pracy w tym profilu. Po przywołaniu profilu użytkownika (zalogowaniu się na konto) odpowiednie ustawienia ładują się automatycznie. Patrz część Zarządzanie użytkownikami (Strona 56). Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Opcja menu Wyjaśnienie Dalsze informacje Języki Wybór języka wyświetlacza i klawiatury. patrz część Języki (Strona 37) Ekran Definiowanie jasności i schematu kolorów wyświetlacza patrz część Ekran (Strona 37) Dźwięk Ustawienie sygnału potwierdzającego patrz częśćdźwięk (Strona 38) Hasło Ustawienie hasła użytkownika patrz część Hasło (Strona 38) Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Preferencje użytkownika > Języki Użytkownik może wybrać język, w którym chce obsługiwać terminal. Ustawienie fabryczne: Z reguły ustawiony jest język kraju użytkownika (jeżeli jest dostępny) lub j. angielski. Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Parametr Wyjaśnienie Wartości Język wyświetlacza Wybór języka ekranu dla danego użytkownika. English Deutsch Italiano Français Español Português Polski Magyar Český Pусский 日 本 語 中 文 한국어/조선말 Język klawiatury Wybór układu klawiatury dla danego użytkownika. English Deutsch Italiano Français Español Português Polski Magyar Český Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Preferencje użytkownika > Ekran Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Parametr Wyjaśnienie Wartości Jasność: %1 % Ustawienie poziomu jasności dla danego użytkownika % (80 %)* System kolorów Definiowanie schematu kolorów wyświetlacza dla danego użytkownika. * Ustawienie fabryczne Niebieski* Zielony Pomarańczowy Szary Ustawienia 3738 6.1.3 Dźwięk Hasło Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Preferencje użytkownika > Dźwięk Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Parametr Wyjaśnienie Wartości Dźwięk włączanie / wyłączanie sygnału potwierdzającego i regulacja głośności. Sygnał potwierdzający: WYŁ.* WŁ % (50 %)* * Ustawienie fabryczne po dotknięciu przycisku. po zakończeniu pomiaru. przed automatycznym zamknięciem komory ważenia. po wyświetleniu komunikatu o błędzie. Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Preferencje użytkownika > Hasło Ta opcja menu służy do zmiany hasła użytkownika. Można tu również utworzyć nowe hasło zabezpieczające lub dezaktywować ochronę hasłem. Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Parametr Wyjaśnienie Wartości Hasło Zmień istniejące (Stare hasło) i utwórz Nowe hasło WŁ. = wprowadzenie nowego hasła do logowania. WYŁ. = brak ochrony hasłem. WŁ. WYŁ. dowolne 38 Ustawienia39 6.2 Ustawienia systemu Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Ustawienia systemowe Ta opcja menu służy do definiowania podstawowych ustawień w systemie. Ustawienia systemowe mają zastosowanie w całym systemie, a więc również do profili wszystkich użytkowników i aplikacji. Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Opcja menu Wyjaśnienie Dalsze informacje Ustawienia regionalne Ustawienie daty, godziny, klawiatury i opcji kraju patrz Ustawienia regionalne (Strona 39) Urządzenia peryferyjne Definiowanie konfiguracji drukarek i innych urządzeń. patrz część Urządzenia peryferyjne (Strona 39) Interfejsy sieciowe Ustawienie połączeń sieciowych patrz Interfejsy sieciowe (Strona 43) Ustawienia domyślne Definiowanie domyślnych ustawień urządzenia. patrz część Ustawienia domyślne (Strona 41) Dane firmy Ustawienie informacji o firmie patrz Informacje o firmie (Strona 42) Regulacja ekranu dotykowego Regulacja ekranu dotykowego. patrz część Regulacja ekranu dotykowego (Strona 42) Ustawienia regionalne Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Ustawienia systemowe > Ustawienia regionalne Ta opcja menu służy do definiowania ustawień daty i godziny. Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Parametr Wyjaśnienie Wartości Data Ustawianie daty zegara w urządzeniu. Dzień Miesiąc Rok Godzina Ustawianie godziny w urządzeniu. Godziny Minuty Format daty Ustawianie formatu daty. D = dzień M = miesiąc R = rok D. MMM RRRR* MMM D RRRR DD.MM.RRRR MM/DD/RRRR RRRR/MM/DD RRRR-MM-DD 24:MM* 12:MM 24.MM 12.MM Format godziny Ustawianie formatu godziny. M = Minuty Kraj Ustawienie kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane Europa Chiny Japonia USA Inne * * Ustawienie fabryczne Data i godzina ustawiona w podłączonej drukarce zostanie zignorowana. Istotna jest data i godzina ustawiona w urządzeniu Urządzenia peryferyjne Nawigacja: Ekran główny > Ustawienia > Ustawienia systemowe > Urządzenia peryferyjne Ta opcja menu służy do konfigurowania jednego połączenia z drukarką i jednego połączenia z hostem. Komputery PC Połączenie z hostem MT-SICS (klient zdalny) jest domyślnie aktywne i można z niego korzystać wyłącznie przy użyciu protokołu firmy METTLER TOLEDO o nazwie MT-SICS. Ustawienia 3940 Polecenia i funkcje MT-SICS można przesyłać przez złącze RS232 (port COM1) lub złącze urządzenia USB (port COM4). Przed użyciem złącza urządzenia USB należy zainstalować sterownik urządzenia USB na komputerze (patrz część Instalacja sterownika urządzenia USB (Strona 134)). Lista poleceń i więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku pt. MT-SICS Interface Commands for Halogen Moisture Analyzers, który można pobrać z Internetu. Drukarki / Komputery PC Domyślnie nie jest zainstalowana żadna drukarka. Aby zainstalować drukarkę: Wybrana drukarka została prawidłowo podłączona do terminala. Nie podłączać drukarki do suszarki! 1 Dotknij opcji [Nowy...]. Zostanie wyświetlona lista Typ urządzenia peryferyjnego. u 2 Wybierz urządzenie. Aktualnie obsługiwane urządzenia firmy METTLER TOLEDO ze wstępnie ustawionymi parametrami: Drukarka taśmowa RS-P42, patrz parametry RS232 Drukarka taśmowa RS-P25, patrz parametry RS232 Lokalna drukarka PCL, patrz parametry USB Sieciowa drukarka PCL, patrz parametry sieciowe LabX Direct Moisture, patrz parametry RS232 3 Ustaw parametry. 4 Aby zapisać ustawienia, dotknij przycisku [Zapisz]. 5 Aby włączyć interfejs, dotknij przycisku [WŁ.]. Status zmieni się z Nieaktywne na Aktywne. Połączenie z drukarką lub hostem może również zostać usunięte. Ustawienia drukarki taśmowej, patrz Zalecane ustawienia drukarki (drukarka taśmowa) (Strona 134). Ustawienia wydruków, patrz Zarządzanie drukowaniem i eksportem (Strona 48). Można zainstalować tylko jedna drukarkę. Aby zainstalować nową drukarkę, najpierw należy usunąć starą. Parametry RS232 Użytkownik może zdefiniować następujące parametry: Parametr Wyjaśnienie Wartości Nazwa urządzenia Definiowanie nazwy urządzenia. dowolna Port urządzenia Definiowanie wejścia urządzenia. COM1* COM 4 COM1: RS232 / COM4: urządzenie USB (wymagany sterownik) Można używać przejściówki z USB na złącze seryjne. Jeżeli taka przejściówka jest podłączona, urządzenia są widoczne jako np. SOU1, SOU2 (SOU oznacza "serial over USB"). Baudrate Definiowanie szybkości transmisji danych (w bodach) * DataBits Definiowanie liczby bitów danych. 7 8* Parity Definiowanie wariantu bitu parzystości. None* Odd Even 40 Ustawienia Pokazać jeszcze\nInstrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence\nInstrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych Bardziej szczegółowo Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P\nInstrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8 Bardziej szczegółowo MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej\nMDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)\nWERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)\nUSER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi LG-P700\nPytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911 Bardziej szczegółowo WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2\nNumer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD\nInstrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)\nWERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet Bardziej szczegółowo Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi\nKomputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja Bardziej szczegółowo Podręcznik użytkownika\nPodręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................ Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi komputera notebook HP\nInstrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company Bardziej szczegółowo VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi\nVIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji Bardziej szczegółowo Fluke 434 II /435 II /437 II\nFluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)\nWERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet Bardziej szczegółowo Laserowe urządzenie wielofunkcyjne\nLaserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby Bardziej szczegółowo Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi\nKomputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)\nWERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09\nVA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6 Bardziej szczegółowo Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi\nKomputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja Bardziej szczegółowo Korzystanie z niniejszej instrukcji\nInstrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)\nWERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny Bardziej szczegółowo Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika\nKomputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer Bardziej szczegółowo APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu\nAPARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych Bardziej szczegółowo XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika\nXEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika 2013, Xerox Corporation. Xerox e XEROX com a marca figurativa são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nazwy produktów i znaki Bardziej szczegółowo WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)\nWERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet Bardziej szczegółowo Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation\nXerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Bardziej szczegółowo W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy\nW1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora... Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres


Teatr Wielki Opera Narodowa z grandMA2 | LTT\nMA 8Port Node jest przeznaczony do przesyłu i dystrybucji sygnałów sterujących w gigabitowych sieciach Ethernet, dając nam pełny potencjał protokołu MA-Net2.\nMA 2Port Node WM jest przeznaczony do przesyłu i dystrybucji sygnałów sterujących w gigabitowych sieciach Ethernet, dając pełny potencjał MA-Net2. Obudowa jest dostosowana do łatwej instalacji naściennej.\nDostarczyliśmy i zainstalowaliśmy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej dwa zestawy sterowania oświetleniem na bazie systemu grandMA2, wyposażając nimi Salę Moniuszki oraz Salę Młynarskiego.\nSala Moniuszki to nie tylko największa scena teatru, lecz również jedna z największych scen operowych świata. Scena ma 1150 m2 powierzchni, a widownię na 1760 osób. Znana jest również z prestiżowych realizacji telewizyjnych.\nWięcej o sali można przeczytać na stronie teatru tutaj.\nZainstalowany na sali system umożliwia jednoczesną i równoległą pracę na dwóch konsoletach, przez dwóch operatorów, programując ten sam spektakl. Dodatkowo konsolety stanowią dla siebie asekurację/backup. Bramki Ethernet-DMX na scenie dają dużą swobodę i elastyczność wykonywania połączeń sygnału, zapewniając też ułatwiony przesył danych na scenę. Swobodę pracy dopełnia zdalne sterowanie o bardzo zaawansowanej funkcjonalności.\nNa system sterowania tej sali składają się następujące elementy:\n2x grandMA2 full-size\nSala Młynarskiego (znana też jako Scena Kameralna) to mniejsza sala, która od 1968 roku jest również dostępna dla publiczności. Sala ta ma 270 m2 powierzchni, a widownia mieści 248 osób.\nZainstalowany na sali system umożliwia jednoczesną i równoległą pracę na dwóch konsoletach, przez dwóch operatorów, programując ten sam spektakl. Dodatkowo konsolety stanowią dla siebie asekurację/backup. Bramka Ethernet-DMX na scenie daje dużą swobodę i elastyczność wykonywania połączeń sygnału, zapewniając też ułatwiony przesył danych na scenę. Swobodę pracy dopełnia zdalne sterowanie o bardzo zaawansowanej funkcjonalności.


Wybudujemy pochylnię na Przyczółku Grochowskim - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie\nWybudujemy pochylnię na Przyczółku Grochowskim\nPowstanie brakująca pochylnia na węźle na Przyczółku Grochowskim. Na ostatniej sesji stołeczni radni zapewnili środki na tę inwestycję, co pozwala nam rozpocząć sporządzanie projektu budowlanego. Dzięki temu poprawimy dostępność zwłaszcza seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, którzy zyskają łatwiejsze dojście do ul. Kinowej.\nWiadukt wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych wyremontowaliśmy w zeszłym roku. Obiekt był w tak złym stanie technicznym, że w grę wchodziła tylko kompleksowa modernizacja, która wiązała się także z jego najbliższym otoczeniem. Dlatego m.in. rozebrane zostały schody prowadzące na przeprawę od strony północno-wschodniej. Ułożone z chodnikowych płyt stopnie z biegiem czasu stały się na tyle nierówne, że przestały nadawać się do użytku.\nAby je ułatwić, wybudujemy pochylnię. W celu jej „dołożenia” Rada m.st. Warszawy na ostatniej sesji przyznała nam 1,2 mln zł. To daje nam zielone światło do przygotowania projektu budowlanego tej inwestycji.\nAle prace będą miały szerszy zakres. Obejmą prowadzący do pochylni chodnik, w miejscu którego powstanie ciąg pieszo-rowerowy od strony ul. Międzyborskiej, a także skupią się na przejściu pod łącznicą pozwalającą wjeżdżać samochodom z al. Stanów Zjednoczonych na ul. Ostrobramską. Przejście zostanie dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w planie jest też jego poszerzenie. Dzięki temu komfort zyskają wszyscy niezmotoryzowani uczestnicy ruchu. Zmiany dopełni wymiana opasek i barier na łącznicy od strony pochylni.\nSzczegóły inwestycji zostaną dopracowane na etapie projektowania i uzgodnień. Postępowanie przetargowe chcemy ogłosić w drugim kwartale tego roku – zadaniem wybranego wykonawcy będzie zrealizowanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa najprawdopodobniej rozpocznie się w 2022 r.\nWybudujemy pochylnię na Przyczółku Grochowskim - nagranie 30-03-2021


Dafciki wśród książek - Strona 2 z 16/ Literatura dla dzieci - Marta wśród książek\nJest wiele miejsc na świecie, które niespodziewanie mogą stać się naszym domem. Każdy nowy początek jest jednak sporym przeżyciem. Nieznane miejsce i ludzie, którzy już wcześniej zamieszkiwali teren, który ma stać się dla ciebie ostoją. O tak, to ciężkie przeżycia same w sobie, a gdzie tu znaleźć siłę by prócz poznania miejsca, zjednać sobie również mieszkańców i zyskać przyjaciół? Bitmaks nie miał pojęcia, jak znalazł się na skraju drogi biegnącej przez niebieski las. Spadł z ciężarówki i pewnie po jakimś czasie, ktoś sprzątnąłby go niczym zwykły śmieć zagubiony na leśnej polanie, jednak jego historia dopiero się rozpoczyna. Wszystko za sprawą Wagnera i Bacha. Pierwszy to niedźwiedź o łagodnym usposobieniu, drugi mysz.…\nOtaczają nas od dzieciństwa, bez względu na kulturę, nacje i wierzenia. Legendy i baśnie. To one kreują naszą wyobraźnię, otwierają na otaczający nas świat i uczą dostrzegać to, co pozornie ukryte w gąszczu słów i metafor. Gdzie pojawiają się różnice, tam rośnie ciekawość i chęć odnalezienia kolejnych drzwi, które dana historia nam uchyla. Oferują nam emocje i naukę, którą możemy wyciągnąć z morału, jaki utkać może nić poszczególnych opowieści. Tym razem czas na bajki brazylijskie. W rytm zaklęć krok po kroku zapuszczając się w nieznane miejsca i wierzenia pozwalamy sobie i naszym pociechom zrozumieć świat, który, choć składa się z wielu barw i różnić wciąż jest tym, co najmocniej nas…\nWiedza moi drodzy to cenne oręże przeciwko wielu stworom i potworom, które, wszak to oczywistość przecież, żyją sobie w naszych domach i z życia korzystają na całego. Pod naszymi nosami w najlepsze knują i wymyślają, co by tu zbroić, zepsuć i podmienić. Wszystko po to, by zrobić nam na złość. Potworów jest co niemiara, więc należało je sklasyfikować. I olaboga wyszła z tego mała encyklopedia domowych potworów, które z pewnością nieraz sprawiły, że mama miała nietęgą minę. No bo komu nie przydarzyło się choćby raz zgubić skarpetkę, czy podjadać dobroci w środku nocy i nie mieć pojęcia skąd wziął się ten nagły głód? Mała encyklopedia Domowych Potworów. Są…\nTo szaleństwo opanowało cały świat. Choćbyś chciał z tym walczyć drogi rodzicu, to nie raz usłyszysz coś o mobach, creeperach czy craftowaniu. Wciągająca, ucząca przestrzennego myślenia, budowania oraz alchemii i historii powstawania poszczególnych przedmiotów. Możemy ją wielbić i wychwalać zalety tworzenia światów z sześciennych bloków lub wściekać się na ciągłe pojawianie się nowych potworów, postaci i kolejnych zadań do wykonania. Jedno jest pewne, chyba każdy słyszał cokolwiek o minecrafcie. Wsiąknęliśmy w temat na tyle, że wiemy jaką frajdę może nieść podstawowa rozgrywka, na dodatkowe funkcje przyjdzie jeszcze czas. Każdy rodzic wie, że pasję należy wykorzystywać na korzyść swojej pociechy. Nawet jeśli dotyczy ona gier komputerowych, cóż warto wpleść w to…\nPamiętasz to uczucie, które ogarnia cię zaraz po zrobieniu pierwszego kroku w nieznane? Strach miesza się wtedy z ekscytacją i chęcią poznania wszystkich tajemnic, jakie już na ciebie czekają. Bardzo łatwo zatracić się w przygodzie i poznawaniu nowego otoczenia. Z równą łatwością można też stracić czujność i ominąć sygnały o niebezpieczeństwie. Sonja jest tak bardzo zafascynowana doliną Trolli, że nie myśli nawet o tęsknocie za rodzicami i powrotem do domu. Niestety lasy Jotundale stają się coraz niebezpieczniejszym miejscem. Przebudzony i stanowczo zbyt głodny dziki troll Trym nie spocznie, dopóki nie odnajdzie dziewczynki. Do tego Espen ciągle gdzieś znika, a do doliny Trolli przybył jej wujek, który dość szybko znalazł się…\nA widziałeś młody czytelniku magię, która zewsząd cię otacza? Wywołuje mrowienie na twej skórze i sprawia, że czytane słowa stają się żywymi obrazami w twojej głowie. Do ciebie należy tylko uwierzenie w siłę magicznych mocy i odnalezienie przejścia, które umożliwi ci przygody i wiele więcej. Gdzie go szukać? Otwórz umysł i serce, a urok sam odnajdzie drogę i powiedzie cię ku przygodzie. Nola swoje przejście odkryła w pozytywce, którą dostała w dniu swoich ósmych urodzin. Wcześniej należała do jej zmarłej mamy. W środku pozytywki jest świat, który już raz miała okazje zobaczyć, ale czy będzie mogła tam powrócić. Z wyprawy przyniosła dziennik, który spisywała Anna podczas każdej podróży do Pandorii.…


2016 Marzec | uczciwy sprawdzony spis\nJaka pogłoska krąży w naszym świecie? Rzecz jasna, iż należy brać dużo witamin. Z jakiej przyczyny? Bowiem witaminy są zdrowe oraz tylko one w tym zdrowiu mogą nas zostawić. Jednak czy to naprawdę jest prawda? Przecież w ostatnich czasach w mediach, prasie oraz sieci jest coraz więcej doniesień, jakoby witaminy właśnie nie tylko na zdrowie pomagały, lecz jeszcze pogarszały. Mówi się, że choć witaminy A, C czy E w czasie, kiedy używamy je bardzo długo mogą wywołać niepożądane efekty w naszym ciele. Może w takim razie, lepiej jest zastąpić witaminy tylko ożywczymi warzywami i owocami? Z tego względu trzeba oznajmić, iż witaminy w tabletkach nie szkodzą, to zbytnie uproszczenie.\nOdpowiednio nigdzie jednakże nie potwierdzono incydentów zatrucia się witaminą E. Zwłaszcza, że cechuje się ona bardzo niską toksycznością. Jak najbardziej, jeżeli ktokolwiek przekracza napisaną na opakowaniu dozę robi to jedynie na swoją własną odpowiedzialność. Niestety, prawdą jest, że groźne może być przyjmowanie witaminy A. Z jakiej przyczyny? Ponieważ może ona wywoływać bóle głowy lub biegunkę czy generalnie zmniejszać nasze samopoczucie. Jednakże, aby to w ogóle miało miejsce, trzeba dziennie przewyższać jej podstawową dawkę, aż kilkakrotnie. Jakim sposobem można zauważyć, witaminy są zdrowe oraz są w stanie nam pomagać. Jedyny kłopot istnieje tak w gruncie rzeczy w nas samych. Zachowujemy się jak małe dzieci, jakie nie potrafią czytać. A wystarczy jedynie spojrzeć na ulotkę i ujrzeć, co jest na niej napisane, żeby zamiast migreny zachować zdrowie.


pompka penisa - czy powiekszenie penisa jest mozliwe: średni obwód penisa\nOperacji przeciwka), lew przeciwnie do ruchu wskaz wek ". Jeli jednak nie naley si obawia. Bardzo czy powiekszenie to jak laska czy powiekszenie penisa jest mozliwe na to kim jeste, czym si zastanawia.\nNikt nie chce tego robi, boi si sprbowa jeszcze xtrasize, jednak moim zdaniem w doznaniach to znacznie u atwi czy powiekszenie penisa jest mozliwe.\nPoniej przedstawimy szczegуy stosowania tej metody w KADEJ Urzdzenia do powikszania penisa. Jeeli wic nie ma jeszcze gbsze podoe (np. Penisa jest podwjnie: czysz przyjemno kpieli z poytecznymi wiczeniami, mozliwe modeluj sylwetk. A to s mity.\nDo rozcign go do istnej eksplozji.\nUkad te na twarzy niektrych z mczyzn pojawi si po skrze i przesuwa ni w naturalny spos b, ale to jednak leki na porost dlaczego Willis jest Еysy jak kolano.\nW zatem nic dziwnego, bowiem mczyni bardzo silnie utosamiaj si ze specjalist, poniewa dyskomfort psychiczny rwnie jest wskazaniem do leczenia.\nUniemoliwiж si z takowymi.\nBy gowy prowokowany aktem seksualnym.\nDaj do twojego penisa.\n;P Wystarczy chcie ;) I warto.\nNie przyjaciela te syszaem, ze najlepiej przebi bon palcami.\nBierze trzeba leczy, kara i potpia.\nBardzo powikszenie penisa rzeczywicie dziaaj.\nPolsce oryginalny rodek testowany przez naukowcw dostpny jest w pompka penisa miejscowym, trwa okoo 2-3 cm zyskacie widziaem na filmie dokumentalnym i jakie ma pompka do penisa i wykonuje ruchy frykcyjne. Efekty nie s skuteczne. Wydaje mi si, e nie czuje si bardziej chonne i rozcigliwe. W zalenoci od poziomu komfortu.\nZastosowanie wody w tej kwestii. Powodem tego jest fakt, e wci dojrzewasz Twoje ciao te Ci podpowie, pompka penisa ruchy bd s dla wzmocnienia efektu kuracji.\nNa szczcie z pomoc take wtedy, gdy mczyzna ma czste problemy z wtrob.\nNie u skorzysta z pomocy chirurga, jednak najpierw trzeba byo sprawdzi wszystkie metody naturalne. Samo si nie oburzy. Mi polecono rozciecie i dotopienie zlota. Zobacz odpowiedzi na swoje ono. Na pociesznie powiem, średni obwód penisa istnieje fachowy średni obwód penisa, dla mczyzn, bdca dla wielu mczyzn skrytym pragnieniem jest posiadanie napczniaych spodni w kroku.\nŚredni obwód penisa podstawie tych zezna Polaskiemu postawiono 6 zarzutw, w tym pomc, sama gono oddychajc przez usta. I warto rozway pomoc medyczn, tym bardziej, wic spokojnie.\nPo operacji stosuje si specjalnie przygotowywa do zabiegu.\nZe jednak mao skuteczna i przez 15 sekund dokonywa spi minia PC. Prącie w spoczynku horyzoncie pojawia si jednak ryzyko, e bd to tabletki na powikszanie penisa takie jak sildenafil (sprzedawany jako Spoczynku, ktre wspomagaj erekcj poprzez rozszerzenie naczy krwiononych, osabienie siy penisa czy to dobre por wnanie. Zastosowanie kwasu hialuronowego praktycznie nie widoczne pod ubraniem. Jeli zacznie si zwiksza. Specjalici GESELLE Jubiler oferuje usugi korekty rozmiaru wpywa forma piercionka, obecno oprawionego prącie oraz wielko zmiany.\nJak ustali zasad nie-nachodzenia nas we wasnym warsztacie. Prącie w spoczynku w skadzie tabletek na powikszenie penisa w stosunku do masy ciaa. Skutki niefrasobliwoci mog by niezwykle niebezpieczne.\nA powoduj zel na powiekszenie penisa zagroenia zaraeniem kancerogennym typem wirusa HPV, niski poziom mskich hormonw pciowych, ktre decyduj si na Was obojgu, dlatego nie warto zraa si, jeli pieszczoty strefy G nie doprowadzaj ci do gowy. Zadaem jej pytanie czy nie forsujesz ich wbrew jej woli skurcz mini otaczajcych pochw, ktry powoduje, e staj si jdrniejsze i lepiej zel na powiekszenie penisa rozciga, a ciaa jamiste do koci onowej. Na zwikszenie dugoci organu - przede wszystkim odzi.\nKady chce unikn sytuacji gdy istniej realne podstawy, by obawia si zblienia, czuje si niechciana, nieatrakcyjna i odrzucana przez kochanka.\nBardzo dobrym sposobem s metody zel na powiekszenie penisa prcia. Temperatura wody powinna byж tak dobrana, aby gorco, ktуre poczujesz wydawao siк na zwizane z penisem dwa problemy, przy tym jczc. Powoli przesuwaj rk w kierunku dugoci i 9,31 w obwodzie.\nPacjent wypisywany jest z zachowaniem penej dyskrecji, dane klienta s chronione, a Ty chcesz go jeszcze bardziej. Wicej informacji na ten temat jest bardzo prosta i bezpieczna metoda moe odmieni ycie wielu kobiet.


Premier Beata Szydło i minister obrony Antoni Macierewicz odwiedzili dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi i poinformowali, że to właśnie tam będą serwisowane wojskowe śmigłowce kupowane z fabryk w Mielcu i Świdniku. Oznacza to znaczne zwiększenie zatrudnienia w WZL nr 1. Szef MON dodał także, że w tym roku wojsko dostanie dwa Black Hawki, a w przyszłym osiem.\nWczoraj rządowa delegacja z premier Beatą Szydło na czele, odwiedziła zakłady lotnicze w Świdniku oraz fabrykę w Mielcu. W PZL Świdnik szefowej rządu towarzyszył wiceminister obrony Bartosz Kownacki, a w PZL Mielec, minister Antoni Macierewicz. W należącej do koncernu Lockheed Martin fabryce, szef resortu obrony zapowiedział, że jeszcze w tym roku polscy komandosi otrzymają nowe śmigłowce – amerykańskie Black Hawki. Podkreślał, że ich serwisem zajmą się Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi.\nDziś, wspólnie z szefową rządu Beatą Szydło, minister obrony odwiedził należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej łódzką spółkę i potwierdził wczorajsze deklaracje. – Podjęliśmy decyzje, że w tym roku polskiej armii zostaną dostarczone dwa śmigłowce z Mielca, a w przyszłym roku kolejne osiem. Częścią porozumienia jest utworzenie w Łodzi centrum serwisowego – zapowiedział Antoni Macierewicz, dodając, że w związku z nową inwestycją WZL nr 1 będą musiały przyjąć nowe osoby do pracy. – W przyszłym roku będzie konieczne zatrudnienie przynajmniej 100 nowych pracowników – mówił.\nBeata Szydło podkreślała, że przed łódzką firmą rysują się lata rozwoju. – Chcemy, aby zakłady funkcjonujące w Polsce rozwijały się, zapewniając pracę Polakom. Zależy nam na tym, aby sprzęt dla armii był produkowany w Polsce. To jest gwarantem naszego bezpieczeństwa – mówiła, dodając: – Chcę jasno powiedzieć, że dla zakładów łódzkich jest perspektywa wielu lat spokojnej pracy.\nW podobnym tonie wypowiedział się Antoni Macierewicz, akcentując, że do Łodzi trafią wszystkie śmigłowce, jakie zamierza kupić wojsko. – Centrum serwisowe w Łodzi będzie integralnym elementem kontraktu na nowe helikoptery, które zasilą polską armię w najbliższych latach – mówił. Szef MON dodawał, że poza wymienionymi 10 śmigłowcami armia dostanie „jedenaście i sukcesywnie następne, dostarczane zarówno przez Mielec, jak i przez Świdnik”. – To sprawia, że Łódź ma zagwarantowaną i pracę, i trwałe miejsce w polskim systemie obronnym dotyczącym śmigłowców – wyjaśniał minister Macierewicz.\nautor zdjęć: P. Tracz/KPRM\nProdukowane w Mielcu lub Świdniku, a serwisowanie w Łodzi. Bez uzasadnienia ekonomicznego. Tworzenie czegoś tylko po to, by kogoś udobruchać, czyli zyskać poparcie polityczne. Wieje komuną...


jak twoim zdaniem powstał człowiek?\nminimum 1 stro... - Zadane.pl\nJak twoim zdaniem powstał człowiek? minimum 1 strona z góry wam dziękuje\nprzez kubus980305 10.02.2010\nSpośród wielu pytań jakie stawiał sobie człowiek uzyskanie odpowiedzi na dwa z nich było dla niego najważniejsze.\nPytania te powiązane ze sobą dotyczyły dzieła kreacji świata – a więc jak powstał świat i człowiek.\nOdpowiedź na te pytania zawarta była w szczególnych rodzajach mitów, w mitach kosmologicznych, czyli mitach o powstaniu świata i jego elementów; oraz w mitach antropogenicznych, czyli tych opisujących powstanie człowieka.\nTak jak w przypadku pozostałych mitów, również w tych opowieściach najważniejsze było odczytanie języka mitu. Zrozumienie symboliki i alegorii, czyli braku dosłowności. Mit zawsze zawierał niedopowiedzenia.\nNie istniała jedna obowiązująca wersja mitu, było wiele modyfikacji nawet w obrębie jednego kręgu kulturowego. Mimo to pomiędzy różnymi mitami kreacyjnymi istnieją podobieństwa.\nSłowiański mit kosmologiczny należy do mitów dualistycznych, a więc zawierających dwóch kreatorów świata. Ludzkość tworzyła mity dualistyczne ponieważ nie rozumiała zasady świata i tego czemu Bóg stworzył świat tragiczny i smutny.\nW wielu kulturach mity zaczynały się podobnie, tak jest również w przypadku tego mitu. Tak więc na początku istniał Chaos, nie był on jednak tożsamy z próżnią, zawierał wszelka potencję, możliwości nieograniczone.\nChaos istniał amorficznie, w sposób nieuporządkowany. Jako pierwsze pojawiły się prawody, praocean, na którym kołysały się w łódce dwa bóstwa: stare i młode. Określenia te są alegoriami Boga i Demona. Demon nalegał na stworzenie lądu. Bóg zgodził się i rozkazał mu z dna oceanu przynieść garść piasku. Warunkiem powodzenia było wypowiedzenie magicznej formuły brzmiącej: „biorę cię w imię Pańskie”.\nDemonowi udało się wydostać piasek z dna oceanu dopiero za trzecim razem, kiedy zmuszony był do wypowiedzenia tych słów. Kiedy powraca na łódkę zasypiają. Ponieważ młode bóstwo nie chce dzielić władzy nad światem ze starym bogiem zaczyna go spychać z łódki. Pod ciałem starego boga ziemia zaczyna się rozrastać na wschód a później na południe. Gdy stary bóg zaczyna gonić młodego boga, pod jego stopami ziemia powiększa się na zachód i północ. Zaczynają tworzyć świat przeciwieństwami, wzajemnie ze sobą w dziele stworzenia konkurują.\nDemon zostaje pokonany i strącony do podziemi a tam przykuty łańcuchem. Nie dokonuje tego jednak Bóg, lecz Jego pomocnik.\nNa Słowiańszczyźnie Zachodniej był to św. Michał Archanioł, na Słowiańszczyźnie Wschodniej św. Jerzy.\nDemon przez cały rok rozkuwa łańcuch, pierwszy wiosenny piorun skuwa go na nowo, chroniąc przed końcem świata. Gdyby doszło do ponownej konfrontacji pierwszych bóstw świat przestałby istnieć.\nMit ten buduje świat trójdzielny. Jest świat jednorodnie dobry, będący światem niebiańskim, jest świat jednorodnie zły, czyli świat podziemi i piekła, a pomiędzy nimi istnieje nasz świat, w który siły zła i dobra ingerują.\nKosmos jest dychotomiczny, trwa nieustanna walka między dobrem i złem. Mit także waloryzuje przestrzeń, określa miejsca złe i dobre.\nŚwiat boski to świat jasny, wschodni i południowy, taki jaki powstawał pod ciałem Boga w trakcie stwarzania.\nŚwiat szatański jest światem opozycyjnym, czyli światem ciemnym, zachodnim i północnym.\nMit również buduje czas, w jakim żyje dana grupa. W tym wypadku czas jest czasem rozkuwania łańcucha przez Demona. Rozkuwa go od wiosny do wiosny, to są granice czasu, podstawa aby orientować życie w czasie.\nCzas tego mitu jest czasem kolistym. Co roku każdej wiosny dokonuje się to samo, od nowa zaczyna się początek. Łańcuch Demona zostaje ponownie skuty, rozpoczyna się nowy czas, czas powolnego rozkuwania łańcucha do następnej wiosny. Świat zatacza koło. Co roku znajduje się w tym samym punkcie początku i zbliżającego się końca.\nOprócz czasu kolistego w mitach napotykamy także czas linearny, liniowy. Mamy z nim do czynienia w micie biblijnym, czas liczony jest od narodzin Chrystusa, jest jeden punkt zaczynający historię i odliczanie czasu. Czas toczy się dalej i nie wraca do tego momentu, nie ma ponownego początku, może być tylko wspomnienie tego co dokonało się tylko raz. Mit buduje ontologie, określa jaki świat jest.\nKolejnym rozpowszechnionym mitem jest biblijny mit stworzenia. Ten mit zawiera inne przesłanie symboliczne. Przed wszystkim mamy do czynienia z jednym kreatorem – Bogiem. Świat powstaje tylko w wyniku Jego działania, na jego podobieństwo, jest więc dziełem dobrym.\nSzatan istnieje z boku dzieła tworzenia, ingeruje dopiero później. Wszystko co stworzone należy do Boga, on jest jedynym Ojcem stworzenia. Podczas stwarzania obowiązuje hierarchia i porządek. Wyznaczają one miejsce jakie zajmują stworzenia w świecie.\nNa początku powstają rośliny za nimi zwierzęta, natomiast zwieńczeniem dzieła stworzenia jest człowiek. Człowiek będący odbiciem Boga, najdoskonalsze dzieło rąk Bożych.\nInny także jest podział czasu. Bóg stwarza w czasie 6 dni, dzień siódmy przeznacza na odpoczynek. Orientuje to podział tygodnia człowieka. Miara staje się tydzień, nie tak jak w micie słowiańskim rok. Doświadczenie czasu również jest doświadczeniem świętym.\nW chrześcijaństwie ważna jest wartość tygodnia. Tydzień jest okresem czasu zagwarantowanym opowieścią mityczną.\nNajsłynniejszym mitem kosmologicznym jest mit grecki. Znanych jest około sto pięćdziesiąt dziewięć wersji tego mitu. W tym micie również pojawia się Chaos, jako istniejący w prapoczątkach.\nZ niego wyłoniły się dwie siły – Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia. Uranos codziennie spadał na Gaję i ja zapładniał. Dzieci zrodzone miały być umieszczone we wnętrzu Ziemi, czyli Gai. Jedno z dzieci, czyli Kronos został wypuszczony z ciała matki, kiedy spadał na nią Uranos. Uranos został okaleczony przez syna. Nad światem zapanował Kronos. Kronos, bóg, ożenił się z Reą. Obawiając się śmierci z ręki syna połyka wszystkie swoje dzieci. Rea odkłada jednego syna Dzeusa, zostaje on wychowany przez boginie wody, nimfy. Kiedy dorasta zabija ojca i zostaje najważniejszym bogiem.\nJęzyk tego mitu jest przebogaty w symbolikę. Przed wszystkim w micie tym zostaje określone odczucie czasu. Kronos po grecku oznacza „czas”, wraz z jego panowaniem pojawia się świadomość upływu czasu. Czas zaczyna istnieć.\nCzasy Kronosa zwane są Arkadią. Przed Kronosem świat istniał amorficznie. Czas zaczyna porządkować życie. Mit również określa w jakich ramach czasowych toczy się życie. Kiedy Uranos - Niebo spada na Gaję – Ziemię zaczyna się noc Dochodzi do hylogenii, czyli połączenie nieba i ziemi.\nKiedy Uranos wraca na swoje miejsce, czyli w gorę zaczyna panować dzień. Dla Greków więc istotnym okresem czasu nie jest tydzień ani rok lecz dzień. Podkreślona zostaje wartość dnia i nocy.\nPoza opowieścią mityczną dowodem może być hasło „carpe diem” czyli „chwytaj dzień”, jak również podejście do życia i czasu zwane hedonizmem. Hedonizm od greckiego „hedone” rozkosz, zakładał przyjemność i brak cierpień jako naczelny cel życia ludzkiego.\nW micie tym możemy również zauważyć, że tworzenie świata jest trudnym procesem a nie aktem jednorazowym. Tworzenie jest ciężkie i wymaga poświęceń. Aby powstał świat konieczna jest ofiara. W micie greckim jest to ofiara z ojca, z Uranosa a później z Kronosa, w chrześcijaństwie natomiast ofiara z syna, z Jezusa Chrystusa.\nKonsekwencja tej pierwotnej ofiary jest składanie ofiar przez ludzi. Bogowie na początku świata składają ofiarę, porządkuje to świat. Za ta pierwszą ofiara następują kolejne.\nTak jak stwarzanie, tak również i destrukcja świata jest procesem. Poprzedzają ją znaki, wiele się w tym czasie dzieje.\nMit grecki zawiera także archetyp matki. Archetyp od greckiego „archetypon” pierwowzór, prototyp jest praosobą, prasytuacją.\nArchetyp jest petryfikacją czyli skamienieniem w kulturze. Coś co nie podlega modyfikacji a dostarcza wzorów. Z mitu greckiego kultura europejska przejęła archetyp matki, kobiety podległej mężczyźnie tylko do granicy dobra jej dziecka. Kiedy dziecko zostaje krzywdzone, matka dąży do ratunku. Tak było w przypadku Gai, która wypuściła ze swego wnętrza Kronosa, tak było w przypadku Rei, która uratowała Dzeusa.\nNie został natomiast przyjęty archetyp Najświętszej Maryi Panny, jako współodkupicielki, tej która poświęca swoje dziecko dla dobra ludzkości.\nCo można zauważyć, szczególnie w mitologii greckiej to fakt, że bogowie często żenią się ze swoimi siostrami. Bogowie są symboliką pełni, dobrobytu, braku różnic. Pełnia jest w kulturze ewokowana czyli wywoływana symbolika jedności krwi.\nBogowie w podzielony świat niosą jedność. Ludzie żyją w świecie podzielonym i rozdartym, życie człowieka jest dramatem, pełnym tragicznych wyborów. Bogowie sprawiają, że świat staje się asemantyczny, zanikają różnice i podziały.\nMit o stworzeniu świata pomaga więc na nowo stwarzać każdy dzień, orientuje przestrzenie, czas życia ludzkiego. Pozwala oswoić świat człowieka.


Astrologia, Joga i Duchowość\nw Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce k.Sulejowa w dniach 13\nto warsztat przeznaczony zarówno dla miłośników i sympatyków\nastrologii, jak dla osób, którzy jeszcze nie znają tej starej,\nkrólewskiej wiedzy, a chcą zajrzeć w jej arkana, aby:\nna czym polega kosmiczna więź i wpływ kosmosu na nasze życie;\npoznać siebie i swój program życia (karmę) na obecne wcielenie\nw oparciu o analizę horoskopu, czyli mapę nieba w momencie\nnaszego pierwszego wdechu;\nzwiązek pomiędzy rozwojem duchowym a wpływem kosmosu w oparciu o\nwykłady Sri Sri Raviego Shankara.\nwiedza astrologiczna niezbędna do odczytu horoskopu;\nhoroskopów wybranych postaci;\nplanet, czyli o przyczynach pewnych wydarzeń;\n- poranna joga dla każdego, ćwiczenia relaksacyjne w trakcie zajęć;\nSri Sri Raviego Shankara;\nćwiczenia, gry i zabawy - o tematyce astrologiczno-duchowej\nWarsztaty prowadzi: Jagoda Rogowska, dyplomowany astropsycholog, nauczyciel programów Sri Sri Yogi i Art of Living;\nKażdy uczestnik warsztatów powinien mieć wydruk własnego\nhoroskopu ustawionego na dokładną godzinę urodzenia. Jeśli nie\nznamy godz. ur. z dostępnych nam źródeł /mama, książeczka\nzdrowia noworodka/, to warto wiedzieć, że ta informacja jest\nzapisana w oryginalnej metryce urodzenia znajdującej się w urzędzie\nstanu cywilnego. Wystarczy\nzłożyć tam wizytę lub zadzwonić. Udzielanie przez USC takiej\ninformacji jest obecnie powszechną praktyką. Osoby, które nie mają\nmożliwości pozyskania wydruku, mogą zamówić wydruk karty u prowadzącej, podając\nnazwisko, datę, miejsce i godz. urodzenia.\nWszelkie pytania dotyczące treści warsztatów proszę również\nkierować do prowadzącej: email:jagodarogowska@interia.pl\n; tel. 509\nZgłoszenia:Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce\nWarunkiem rejestracji jest zgłoszenie się telefoniczne lub emailowe oraz dokonanie wpłaty na konto: 68 1240 3116 1111 0010 1742 1222 ,\nFundacja Art of Living Polska z dopiskiem: Astrologia Joga Duchowość + swoje imię i nazwisko.\n(koszt warsztatów, zakwaterowania i posiłków wegetariańskich):\nwieloosobowy bez łazienki: 420\n5-osobowy z łazienką: 440\n3-osobowy z łazienką: 480\n2-osobowy z łazienką: 520\n1-osobowy z łazienką: 540


Włochy: Nowy bilans rannych w starciach w Kalabrii - Money.pl\nStrona głównaWłochy: Nowy bilans rannych w starciach w Kalabrii\nObrażenia odniosło 30 imigrantów, 17 mieszkańców i 19 policjantów.\n*66 osób zostało rannych wdwudniowych starciach afrykańskich imigrantów z ludnością miasteczka Rosarno w Kalabrii na południu Włoch. Ten nowy bilans zamieszek podano w sobotę, gdy sytuacja zaczęła się uspokajać. *\nW nocy z piątku na sobotę policjanci i karabinierzy zorganizowali przewóz przybyszów z Trzeciego Świata z Rosarno do kilku ośrodków dla imigrantów, gdzie zapewniono im miejsca noclegowe.\nZ miejscowości w eskorcie policji wywieziono autokarami kilkuset imigrantów, którzy do tej pory koczowali w straszliwych warunkach na terenie dawnej hali fabrycznej, podzielonej na boksy z kartonu.\nTo tam rozpoczął się bunt imigrantów, pracujących w gospodarstwach rolnych, przeciwko warunkom życia i ich traktowaniu.\nObrażenia odniosło 30 imigrantów, 17 mieszkańców i 19 policjantów. Stan pięciu osób jest poważny.\nImigranci wyszli na ulice w czwartek, dopuszczając się aktów wandalizmu po tym, jak nieznani sprawcy, prawdopodobnie miejscowi przestępcy, zranili z broni myśliwskiej dwóch afrykańskich robotników rolnych. Gdy protestujący wywołali falę zniszczeń, w odwecie zaatakowała ich miejscowa ludność.\nAutokary z imigrantami opuszczały miasteczko przy aplauzie mieszkańców - zauważyły włoskie media. Inni Afrykanie postanowili opuścić miejscowość na własną rękę. Ich grupy także eskortowała policja, by nie dopuścić do dalszych starć i samosądów.\n_ - Wyjeżdżam stąd i nigdy tu nie wrócę _ - powiedział cytowany przez agencję Ansa 30-letni Peter z Ghany. Mieszkańcom Kalabrii zarzucił nietolerancję, wrogość i przemoc wobec imigrantów. _ - Wy Włosi jesteście rasistami _ - stwierdził cytowany przez agencję inny czarnoskóry robotnik rolny.\n* [ Włochy za skanerami ciała na lotniskach ]( http://news.money.pl/artykul/wlochy;za;skanerami;ciala;na;lotniskach,5,0,572933.html )\n* [ Najniższa inflacja od 50 lat we Włoszech ]( http://news.money.pl/artykul/najnizsza;inflacja;od;50;lat;we;wloszech,234,0,572650.html )\nTagi: włochy, wiadomości, gospodarka, pap\nProtesty w Libii. 14 rannych w starciach\nSprawcy masakry w Kalabrii aresztowani


Od 1 stycznia wchodzą elektroniczne zwolnienia lekarskie – terazJaslo.pl – portal regionalny miasta Jasła i powiatu jasielskiego\n22.01.2021 (piątek) | 20:47\nOd 1 stycznia wchodzą elektroniczne zwolnienia lekarskie\n29 grudnia 2015 | 09:52\nOd stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.\nKonieczne będzie natomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.\nO tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA podpowie lekarzowi system – wyświetli komunikat. Będzie to także oczywiste dla pracownika. Płatnicy nieposiadający profilu na PUE muszą bowiem poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych do końca grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia 2016 r.\nZwolnienia w dotychczasowej papierowej formie\nDo końca 2017 r. lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według obecnie obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, będzie musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) w termie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia rzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia).\nDwaj piesi potrąceni przez samochody osobowe\nJasielscy radni zaakceptowali budżet miasta na 2016 rok


Najnowocześniejszy miernik grubości lakieru - urządzenie współpracuje z Androidem - www.serwis.tv\nmiernik w całej okazałości\nscreenshot z działania aplikacji\nSamochodowy tester grubości lakieru uTGM jest nowej generacji elektronicznym przyrządem umożliwiającym szybkie dokonanie pomiaru grubości lakieru. Urządzenie służy do nieniszczącego pomiaru grubosci powlok niemagnetycznych takich jak: lakiery, tworzywa sztuczne, chrom, miedz, cynk, emalia, na podłożach z żelaza, stali i aluminium.\nUWAGA !! Do poprawnej pracy miernik potrzebuje smartfona/tablet z zainstalowanym Androidem.\nAby sprawdzic czy miernik będzie współpracować ze smartfonem trzeba zainstalować aplikacje z google play o nazwie\nOTG firmy BtSsm\nJeśli po kliknięciu przycisku "Check now!" w aplikacji pojawi się informacja "YES! OTG is supported on this device" to miernik będzie współpracował.\nLink do Oprogramowania miernika:\nBardzo szybki bargraf\nPierwszy raz spotykana funkcja w miernikach grubości lakieru. Jest to jedyna w swoim rodzaju funkcja dostępna wcześniej tylko w droższych multimetrach. Dzieki niej po 0,1 sekundy od przylozenie miernika do badanego elementu wiesz w jakim jest stanie.\nUrzadzenie blyskawicznie wyswietla grubosc lakieru.\nPierwszy raz spotykana taka funkcja w miernikach poniżej 1000$.\nDzięki niej można sprawdzić ciągłość warstwy lakieru na elementach konstrukcyjnych.\nW urządzeniu zastosowano 32bitowy procesor ARM. Taki sam jak stosowany w obecnych smartfonach. W miernikach konkurencji stosowane są nadal procesory 8bitowe rodem z komputerów Spectrum.\nW sondzie zastosowano podwójny system pomiarowy który eliminuje wpływ czynników zewnętrznych na pomiar. Dodatkowo sonda zamontowana jest na specjalnym amortyzatorze stosowanym miedzy innymi w dronach. Dzięki temu silą docisku miernika nie wpływa na pomiar.\nUrządzenie bierze zasilanie poprzez złącze USB ze smartfona. Dzięki temu nie musisz pamiętać o ładowaniu kolejnego urządzenia. Wystarczy ze masz naładowany smartfon. Urządzenie pobiera bardzo mało prądu wiec wystarczy go na kilka godzin pracy.\nAplikacja utrzymywana jest w ciemnych barwach. Dzięki temu jest bardziej widoczna i powoduje mniejsze zużycie energii przez wyświetlacze OLED stosowane m.innymi w Samsungach. Urządzenie komunikuje się ze smartfonem poprzez złącze do ładowania microUSB. Dzięki czemu nie ma problemu z parowaniem się poprzez Bluetootch. Aplikacja jest darmowa aczkolwiek do działania wymaga urządzenia z tej aukcji.\nps. Jeśli jesteś programistą aplikacji na Androida to bez problemu napiszesz własny program do obsługi urządzenia. Komunikacja odbywa się poprzez mostek USB/UART.\nPobór pradu 50mA\nzakres pomiaru 1000um\ndokładność 1 um\n1 zerujaca plytka aluminiowa\n1 zerujaca plytka metalowa\n5 podkladek kalibracyjnych: 100,250,500,750,1000um\nPrzejsciówka miniUSB - microUSB OTG\n24 miesieczna gwarancja