2 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix Édition de juillet 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Tous droits réservés ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX, PERFORMA COMBO et PERFORMA EXPERT sont des marques de Roche. Les autres marques ou noms de produits mentionnés ici sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Configuration système requise : Microsoft Windows XP/Vista ou Windows 7 Programme de lecture des PDF Résolution d écran d au moins 1024 x 768 pixels Nous vous conseillons de lire attentivement l intégralité du présent manuel d utilisation avant la première utilisation. L installation, l utilisation et l entretien du logiciel Accu-Chek Smart Pix ainsi que la sauvegarde des données relèvent de la responsabilité exclusive de l utilisateur. Roche Diagnostics n assume aucune responsabilité quant à d éventuels dommages qui résulteraient de la non-observation de ce manuel d utilisation. Nous attirons également votre attention sur le fait que vous ne devez installer sur votre ordinateur qu un logiciel obtenu auprès d une source digne de confiance et que vous devez vous protéger contre des accès non autorisés de tiers. Cela vaut en particulier pour la sécurité d un accès Internet existant. Veuillez utiliser la version la plus récente possible d un antivirus et d un pare-feu et installer les mises à jour de sécurité et les patchs recommandés par les fabricants. La clé USB sur laquelle le logiciel est livré constitue le support de données original. Ce n est pas un média amovible destiné à l enregistrement de vos données personnelles. Pour éviter d éventuelles pertes de données (par exemple en cas de perte ou d endommagement de la clé USB), enregistrez tous les fichiers localement sur un ordinateur ou un serveur réseau. Ne retirez pas la clé USB contenant le logiciel Accu-Chek Smart Pix pendant l échange de données. Des fichiers pourraient être irrémédiablement endommagés. 2\n3 i Remarque : L évaluation synthétique des résultats lues, affichée dans l écran Statut, n est exploitable que si les paramètres sont corrects. Vous devez prendre l avis de votre professionnel de santé avant de modifier la configuration du risque d hypoglycémie, de la moyenne glycémique et des variations de la glycémie. Le nombre de mesures par jour doit être suffisant pour permettre de tirer des conclusions pertinentes de l analyse statistique. Par ailleurs, les mesures doivent être correctement réparties dans la journée, sans quoi l évaluation affichée dans l écran Statut ne reflète pas l évolution réelle de la glycémie au cours de la journée. Par exemple, si la glycémie n est mesurée que lorsque le niveau de glycémie est normal (euglycémie) ou élevé (hyperglycémie), le risque d hypoglycémie s en trouve artificiellement réduit. i i Remarque : Le seuil d hypoglycémie ne constitue un indicateur fiable d hypoglycémie que si la valeur limite a été correctement fixée. Vous devez prendre l avis de votre professionnel de santé avant de modifier cette valeur limite. Cette fonction ne remplace pas les conseils médicaux relatifs à l hypoglycémie. Remarque : Ne vous appuyez jamais sur l évaluation des données de l écran Statut pour modifier votre traitement ; parlez-en d abord à votre professionnel de santé. 3\n4 Remarque concernant la version du logiciel Le présent manuel d utilisation concerne Logiciel Accu-Chek Smart Pix version 1.0, utilisé avec le système Accu-Chek Smart Pix, version 3.02 ou supérieure. Il vous est à tout moment possible de vérifier les versions du logiciel de la manière suivante : Ouvrez le menu d aide en cliquant sur l icône (à droite de la barre de boutons de commande). Vous pouvez afficher la version du logiciel en cliquant sur À propos de... La version du logiciel Accu-Chek Smart Pix ainsi que la version du système Accu-Chek Smart Pix connecté s y affichent. Versions récentes du logiciel La version récente de chaque logiciel du système Accu-Chek Smart Pix est disponible directement à partir du bouton Outils ou peut être téléchargée sur Internet à l adresse suivante : Vous y pourrez télécharger également la version récente du logiciel Accu-Chek Smart Pix. Aucun accès à Internet n est nécessaire si vous souhaitez utiliser le système Accu-Chek Smart Pix et le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Toutes les pages et fonctions sont mémorisées dans l appareil lui-même ou dans le logiciel, et peuvent être affichées à partir de ces derniers. Il vous faudra disposer d un accès à Internet uniquement si vous souhaitez télécharger le logiciel Accu-Chek Smart Pix à partir d Internet ou envoyer des données par . 4\n5 Logiciel Accu-Chek Smart Pix Contenu 1 Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix Symboles Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix Vue d ensemble des boutons de commande Avant utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix Matériels et accessoires nécessaires pour l utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix Copie du logiciel sur l ordinateur Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Démarrer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Paramètres généraux Sélection de la langue Écran d accueil Paramètres personnels Options d affichage Options de sauvegarde Fonctions automatiques Paramètres des nouveaux patients Paramètres individuels pour l enregistrement de données de patients affiché Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Lecture manuelle de données Lecture automatique de données Gestion des enregistrements de données Création d un nouvel enregistrement de données Attribuer des enregistrements de données existants Confirmer l attribution de l appareil Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5\n6 Logiciel Accu-Chek Smart Pix Contenu 4.4 Autres fonctions de gestion des rapports et des enregistrements de données Ouvrir un enregistrement de données Fermer l enregistrement de données et le rapport Modifier un enregistrement de données Suppression d un enregistrement de données Archivage d un enregistrement de données Paramètres d affichage de la liste de patients Export de rapports au format PDF Impression des rapports Envoi de rapports par Affichage des rapports archivés (fichiers PDF) Fonctions spéciales Importer des données Réalisation d une mise à jour du système Accu-Chek Smart Pix Réglage de la date et de l heure du lecteur Rapport et enregistrement de données Glycémie : informations générales sur les rapports Types de rapport Données analysées Types de rapports Éléments graphiques des rapports Fonctions interactives du rapport Afficher ou masquer des éléments d une fenêtre Modifier les périodes Modifier les contenus des graphiques Afficher des informations supplémentaires dans les graphiques Sélectionner les contenus des graphiques Glycémie : contenu du rapport Statut Évolution Journée standard Journal Semaine standard Contrôle métabolique Répartition Statistiques Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n7 Logiciel Accu-Chek Smart Pix Contenu 5.4 Pompe à insuline : informations générales sur les rapports Types de rapport Éléments graphiques des rapports Pompe à insuline : contenu du rapport Évolution Journée standard Semaine standard Débits de base Débits de base Bolus Statistiques Listes Glycémie et insuline : analyse de données combinées Types de rapport Éléments graphiques des rapports Évolution Journée standard Semaine standard Statistiques Carnet (enregistrement de données) Contenu de l enregistrement de données Paramétrer l affichage de la liste Modifier les entrées de la liste Références bibliographiques pour les rapports HBGI / LBGI : Annexe Élimination Nettoyage de la clé USB Utilisation de la clé USB Abréviations Adresses Roche Diagnostics Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 7\n8 Logiciel Accu-Chek Smart Pix Contenu 8 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n9 Chapitre 1, Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1 Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix Le système Accu-Chek Smart Pix permet d analyser facilement et de manière automatique les valeurs glycémiques et les données thérapeutiques fournies par différents lecteurs et pompes à insuline Accu-Chek. L analyse s affiche à l ordinateur sous forme d un rapport dont les différents éléments sont réglables. Le système est constitué des éléments suivants : Appareil Accu-Chek Smart Pix. Celui-ci est connecté à l ordinateur et assure généralement la communication avec les lecteurs et les pompes à insuline. Ce système de base permet (sur un navigateur Internet standard) d élaborer, d afficher et d imprimer des rapports individuels. Logiciel Accu-Chek Smart Pix. Celui-ci étend les fonctionnalités du système de base en offrant d autres fonctions utiles dans le cadre de l élaboration et l affichage des rapports. Il permet également de gérer les enregistrements de données de plusieurs utilisateurs ou patients. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1-1\n10 Chapitre 1, Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix Le logiciel Accu-Chek Smart Pix est un programme destiné au système Accu-Chek Smart Pix. Il étend les fonctions du système de base Accu-Chek Smart Pix aux possibilités suivantes : Archivage sous forme de fichier PDF de rapports présentant des éléments sélectionnés. Envoi direct par des rapports présentant des éléments sélectionnés. Affichage et impression des rapports archivés. Gestion et traitement des enregistrements de données des utilisateurs ou des patients. Import automatique des données de l appareil, impression et sauvegarde automatiques des rapports. Éléments supplémentaires et utiles dans les rapports. Fonctions interactives pour personnaliser la présentation des éléments de rapports présentés sous forme de graphique. Installation de la mise à jour du logiciel pour le système Accu-Chek Smart Pix. Les fonctions déjà présentes dans le système de base Accu-Chek Smart Pix (paramétrage, affichage et impression de rapports) sont évidemment disponibles dans leur intégralité et de façon autonome dans le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Le système est extrêmement simple d utilisation : Connectez l appareil Accu-Chek Smart Pix à l ordinateur. Démarrez le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Le logiciel Accu-Chek Smart Pix affiche l ensemble des fonctions utilisées et des rapports. 1-2 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n11 Chapitre 1, Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1.1 Symboles Dans ce manuel, certains passages sont mis en relief par différents symboles. Veuillez lire ces passages avec la plus grande attention. Vous trouverez d autres symboles sur la plaque d identification et/ou sur l emballage de l appareil. Symbole i Description Ce symbole vous signale des informations importantes. Fabricant Numéro de référence Numéro de lot - Année de fabrication Le logiciel Accu-Chek Smart Pix répond aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. La clé USB répond aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE relative à la compatibilité électromagnétique. Ce produit est conforme aux dispositions législatives de la République populaire de Chine relative à l utilisation de certaines substances dans les produits électroniques. La Directive Européenne 2002/96/CE (Directive relative aux déchets d équipements électriques et électroniques (DEEE)) s applique à la clé USB. Consulter le manuel d utilisation. Le manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix se trouve sur la clé USB. Vous pouvez demander une version imprimée du manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix en écrivant un message électronique à l adresse Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1-3\n12 Chapitre 1, Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1.2 Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix Le logiciel Accu-Chek Smart Pix est constitué des éléments suivants : 1 Barre de titre de la fenêtre du programme, comportant le nom du programme et les boutons pour réduire, agrandir ou fermer la fenêtre. 2 Zone de navigation 3 Barre de boutons de commande pour accéder aux fonctions du programme. 4 Fenêtre d affichage des rapports et des enregistrements de données. L interface utilisateur requiert une résolution d écran d au moins 1024 x 768 pixels. SI l écran est plus grand, la taille de la fenêtre peut être agrandie jusqu à remplir la surface de l écran. Remarque concernant les illustrations de ce manuel d utilisation Toutes les reproductions d écran (captures d écran) figurant dans ce manuel ne sont que des exemples, tant du point de vue de leur présentation que de leur contenu. Veuillez en tenir compte. Leur aspect réel dépend des paramètres personnels du système et du programme. Les contenus affichés dépendent des données lues par les lecteurs ou les pompes à insuline. 1-4 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n13 Chapitre 1, Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1.3 Vue d ensemble des boutons de commande La fenêtre de programme comprend les boutons de commande suivants : 5 Bouton Retour Revient à l élément de rapport précédemment affiché. Ce bouton n est actif que si vous avez quitté l écran d accueil pour afficher un autre élément de rapport. 6 Bouton Ouvrir la liste de patients Vous pouvez ouvrir un enregistrement de données existant dans la liste de patients ou en créer un nouveau. 7 Bouton Enregistrer Vous pouvez enregistrer ultérieurement un enregistrement de données affiché qui n est pas encore affecté à un patient. 8 Bouton Imprimer Permet d envoyer les éléments de rapport sélectionnés à l imprimante de votre choix. 9 Bouton Envoyer par Démarre le programme de messagerie par défaut de l ordinateur et ajoute automatiquement les éléments de rapport sélectionnés (sous forme de fichier PDF) en pièce-jointe d un vierge. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 1-5\n14 Chapitre 1, Aperçu du logiciel Accu-Chek Smart Pix Bouton Enregistrer le rapport au format PDF Enregistre les éléments de rapport sélectionnés dans un fichier PDF. 11 Bouton Ouvrir le rapport au format PDF Ouvrez tout d abord le rapport enregistré au format PDF pour l afficher avec le programme de lecture des PDF installé sur votre ordinateur (par ex. Adobe Reader) ou pour l imprimer.* 12 Bouton Paramètres Utilisez ce bouton pour ajuster les paramètres du logiciel Accu-Chek Smart Pix. 13 Bouton Outils Accès à des fonctions spéciales comme la mise à jour du logiciel. 14 Bouton Aide Ouvrez le menu d aide du programme ou affichez la version du programme. * Si vous n avez pas encore de programme de lecture de fichiers PDF sur votre ordinateur, vous pouvez par exemple télécharger gratuitement Adobe Reader sur le site Web Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n15 Chapitre 2, Avant utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 2 Avant utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix Vous pouvez utiliser le logiciel Accu-Chek Smart Pix sur tout ordinateur disposant de la configuration système requise pour le système Accu-Chek Smart Pix. D autres propriétés éventuellement nécessaires de l ordinateur sont répertoriées ci-dessous. Le logiciel Accu-Chek Smart Pix est fourni sur une clé USB out peut être téléchargé à partir d Internet. Si vous utilisez la clé USB, vous pouvez simplement copier les fichiers qui s y trouvent sur un ordinateur (voir page 2-3). Le logiciel peut être utilisé sur un ordinateur non relié au réseau ou sur un serveur de réseau. Les fichiers créés (par exemple, les enregistrements de données ou les rapports archivés) peuvent être enregistrés localement ou sur un serveur où elles seront alors accessibles à tous. Ces fichiers sont importants. Il est donc recommandé de les sauvegarder régulièrement afin de se prémunir d une perte de données involontaire. i La clé USB sur laquelle le logiciel est livré constitue le support de données original. Ce n est pas un média amovible destiné à l enregistrement de vos données personnelles. Pour éviter d éventuelles pertes de données (par exemple en cas de perte ou d endommagement de la clé USB), enregistrez tous les fichiers localement sur un ordinateur ou un serveur réseau. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 2-1\n16 Chapitre 2, Avant utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 2.1 Matériels et accessoires nécessaires pour l utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix Sont nécessaires : Le système Accu-Chek Smart Pix. Un ordinateur disposant de la configuration système requise (voir manuel d utilisation du système Accu-Chek Smart Pix), ainsi qu une imprimante si vous souhaitez imprimer des rapports. Le programme Adobe Reader ou similaire doit être installé pour permettre l affichage et l impression des fichiers PDF. Matériel et conditions nécessaires à l utilisation des fonctions spéciales : Une interface USB supplémentaire, si vous souhaitez connecter d autres appareils Accu-Chek à connexion USB, en plus du système Accu-Chek Smart Pix. Un accès à Internet pour télécharger les mises à jour du logiciel et pour envoyer des s. Un programme de messagerie correctement configuré (Microsoft Outlook, Windows Live Mail ou Mozilla Thunderbird), pour pouvoir envoyer des rapports par Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n17 Chapitre 2, Avant utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 2.2 Copie du logiciel sur l ordinateur Le logiciel Accu-Chek Smart Pix peut être utilisé localement sur votre ordinateur ou sur un serveur réseau. Copiez les fichiers programme sur le disque dur de votre choix, dans un emplacement approprié. Suivant vos besoins, les options suivantes s offrent à vous : Si vous souhaitez utiliser seul le programme, copiez le programme localement sur votre ordinateur. C est également sur ce réseau que vous enregistrerez les fichiers générés. Si vous souhaitez utiliser le programme en réseau, avec la même configuration sur chaque poste de travail, copiez les fichiers programme sur le serveur de réseau. C est également sur cet ordinateur que vous enregistrerez les fichiers générés. Plusieurs utilisateurs connectés au réseau pourront alors simultanément démarrer le programme installé sur le serveur. Si vous souhaitez utiliser le programme en réseau, mais également permettre une configuration individuelle sur chaque poste de travail, copiez les fichiers programme séparément sur chaque poste de travail. Vous enregistrerez alors les fichiers générés sur le serveur. Ainsi, malgré les différentes configurations, un accès commun à l ensemble des données sera possible. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 2-3\n18 Chapitre 2, Avant utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix Procédez de la manière suivante : Ouvrez une fenêtre sur le PC affichant le contenu du disque dur (lecteur de démarrage, généralement C:). Vous pouvez effectuer cette action depuis le Poste de travail, ou depuis l Explorateur Windows. Ouvrez le dossier cible dans lequel vous souhaitez copier le dossier «Accu-Chek Smart Pix Software». Si vous disposez de droits d administrateur, ouvrez le dossier Programmes (ou Programmes (x86), le cas échéant). Si vous ne disposez pas de droits d administrateur, sélectionnez un dossier auquel vous avez accès même avec des droits limités, par exemple Documents. Assurez-vous, en cas d installation sur un serveur de réseau, que tous les utilisateurs disposent des droits d accès au dossier sélectionné. Copiez le dossier complet «Accu-Chek Smart Pix Software» de la clé USB vers le dossier choisi. Vous pouvez aussi créer, si vous le souhaitez, un raccourci vers le fichier programme Accu-Chek Smart Pix Software.exe, afin de démarrer plus facilement le programme depuis le menu Démarrer ou le bureau. Vous trouverez, si besoin, des informations détaillées sur ce point dans la rubrique d aide Windows sous le terme «Raccourci». i Si vous utilisez plusieurs ordinateurs en réseau, veillez à définir le même emplacement d enregistrement pour les fichiers utilisés par plusieurs utilisateurs. 2-4 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n19 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix 3 Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix 3.1 Démarrer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Pour démarrer le logiciel Accu-Chek Smart Pix, doublecliquez directement sur le fichier programme Accu-Chek Smart Pix Software.exe ou sur le lien que vous avez créé (voir chapitre 2.2). Le programme démarre alors avec une fenêtre provisoirement vide. Si vous voulez utiliser le programme pour traiter un enregistrement de données déjà sauvegardé ou afficher des rapports enregistrés, il n est pas nécessaire de connecter l appareil Accu-Chek Smart Pix. Si vous voulez utiliser le programme pour lire de nouvelles données, connectez l appareil Accu-Chek Smart Pix ou un lecteur approprié (par ex. le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile directement par USB). Si un appareil approprié est déjà connecté, vous pouvez lire directement ses données avec le bouton Lecture de l appareil. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-1\n20 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix 3.2 Configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Vous pouvez personnaliser la configuration du logiciel Accu-Chek Smart Pix dans plusieurs domaines et l adapter à vos goûts. Ces paramètres sont indépendants de ceux que vous avez définis sur le système de base ou sur l appareil Accu-Chek Smart Pix. Cliquez sur le bouton Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante. Selon le cas, celle-ci peut afficher deux ou trois champs de paramètres, visibles sous forme d onglets au-dessous du bord supérieur de la fenêtre : Si aucun enregistrement de données n est ouvert, deux paramètres sont visibles : Paramètres généraux et Paramètres des nouveaux patients. Si un enregistrement de données est ouvert, trois paramètres sont visibles : un troisième s ajoute aux deux précédemment cités et porte le nom de l enregistrement de données ouvert. Les consignes suivantes s appliquent à tous les paramètres décrits dans les pages qui suivent : Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue ou Cliquez sur le bouton Annuler pour abandonner les paramètres définis et fermer la boîte de dialogue sans sauvegarder les modifications. 3-2 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n21 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Paramètres généraux Le champ Paramètres généraux permet de configurer l interface utilisateur. Langue : Choisissez ici la langue à utiliser pour l interface utilisateur et les rapports. Si le logiciel Accu-Chek Smart Pix prend en charge la langue sélectionnée dans le système, celle-ci est automatiquement sélectionnée. Écran d accueil : Sélectionnez l écran d accueil de votre choix pour les rapports. Celui-ci s affichera alors automatiquement après la lecture des données de l appareil. Vous pouvez sélectionner tout élément de rapport disponible. Paramètres personnels : Champ d entrée pour la personnalisation des impressions et des fichiers sauvegardés. Options d affichage : Réglez ici le format de la date et de l heure ainsi que les jours non travaillés pour l affichage des rapports. Fonctions automatiques : Vous pouvez régler ici les fonctions automatiques du programme afin de faciliter l intervention d un cabinet médical ou d un autre établissement médical. Selon vos souhaits, la lecture, l enregistrement et l impression des données de l appareil peuvent être automatiques. Options de sauvegarde : Vous pouvez sélectionner ici l emplacement des données de patients (enregistrements de données) ainsi que le nom et l emplacement des rapports au format PDF. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-3\n22 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Sélection de la langue Cliquez sur la langue actuellement paramétrée pour ouvrir la liste de sélection. Cliquez sur la langue souhaitée pour la sélectionner. Écran d accueil Choisissez l élément de rapport à afficher sur l écran d accueil. i Si l élément de rapport sélectionné n est pas disponible dans le rapport actuellement affiché (par ex. l élément Statut après la lecture d une pompe à insuline), un autre écran d accueil s affiche : Statut pour les lecteurs de glycémie et Évolution générale pour les pompes à insuline. 3-4 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n23 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Paramètres personnels Saisissez jusqu à trois lignes d informations personnelles (par ex. nom et adresse de l établissement médical). Ce texte apparaît alors sur tous les rapports enregistrés ou imprimés. Le nombre de caractères par ligne est limité à 50. Options d affichage Choisissez le mode d affichage de la date et de l heure. Sélectionnez les jours non travaillés. Ceux-ci apparaîtront en couleur dans le rapport. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-5\n24 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Options de sauvegarde Sélectionnez ici le répertoire dans lequel les enregistrements de données et les rapports archivés seront sauvegardés. Ce répertoire constituera également l emplacement des fonctions automatiques décrites ci-après. Sélectionnez l emplacement des enregistrements de données. Sélectionnez l emplacement des rapports archivés (au format PDF). i Si vous avez installé le programme sur plusieurs ordinateurs d un même réseau, assurez-vous que les paramètres sont les mêmes sur tous les postes, sans quoi les enregistrements de données et les rapports archivés ne seront pas accessibles à tous. 3-6 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n25 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix En outre, vous pouvez également choisir les futurs noms de fichiers des rapports archivés (au format PDF). Ces noms de fichiers peuvent être formés à partir de plusieurs éléments afin de vous faciliter l identification et le tri des fichiers. Dans la boîte de dialogue Noms de fichiers des rapports au format PDF se trouvent deux colonnes comportant des éléments possibles pour les noms. Dans la colonne de gauche se trouvent les éléments actuellement non utilisés, dans celle de droite les éléments utilisés. La ligne sous ces deux colonnes indique un aperçu du nom complet. Vous pouvez modifier la composition du nom de la façon suivante : Sélectionnez dans la colonne de gauche un élément que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Ajouter. L élément est alors déplacé dans la colonne de droite. Sélectionnez dans la colonne de droite un élément que vous ne souhaitez plus utiliser et cliquez sur Supprimer. L élément est alors déplacé dans la colonne de gauche. Choisissez dans la colonne de droite un élément que vous souhaitez déplacer à l intérieur du nom de fichier. Cliquez sur le bouton plus haut ou plus bas pour déplacer l élément vers le haut ou le bas de la liste. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-7\n26 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Fonctions automatiques Les fonctions automatiques vous facilitent les étapes suivantes : Import des données du lecteur et (le cas échéant) ajout d un enregistrement de données existant. Impression automatique des données du lecteur. Enregistrement automatique des données du lecteur. Le terme «enregistrement de données» regroupe l ensemble des données lues par les appareils (éventuellement complétées manuellement) et classées par une personne autorisée. Les données lues sont en principe sauvegardées (dans un enregistrement de données nouveau ou existant), sauf si vous sélectionnez l option Non pendant la lecture. Dans ce cas, si vous n enregistrez pas ensuite manuellement les données importées, celles-ci ne s affichent que temporairement et sont effacées lors de l import suivant. Pour le premier import depuis un lecteur, vous pouvez créer un nouvel enregistrement de données ou attribuer l appareil à un enregistrement de données existant. Les données importées par la suite depuis le(s) même(s) appareil(s) s ajouteront aux données existantes pour cette personne. 3-8 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n27 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Si vous avez activé une ou plusieurs fonctions automatiques, la fermeture de la fenêtre du programme ne permet plus de quitter celui-ci. Vous serez averti au démarrage du programme ainsi que lors de la fermeture de la fenêtre que le programme est ouvert en arrière-plan afin que les fonctions automatiques soient toujours accessibles. Si vous voulez fermer définitivement le programme ou le remettre au premier plan, faites un clic droit, dans la barre d informations (à droite dans la barre des tâches Windows), sur l icône Accu-Chek Smart Pix et sélectionnez Ouvrir ou Masquer. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-9\n28 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Import automatique Cette fonction permet de récupérer directement les données du système Accu-Chek Smart Pix et de les sauvegarder dans un enregistrement de données. Cliquez sur le bouton Import automatique. Cochez la case Activer l import automatique. Cela est signalée par une coche. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. Le bouton Import automatique est désormais marqué d une coche, qui indique que la fonction correspondante est activée. Les fonctions inactives sont marquées par une croix ( ) sur le bouton. i Les enregistrements de données sont sauvegardés dans le répertoire que vous avez sélectionné dans les Options de sauvegarde (voir page3-6) Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n29 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Impression automatique Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner une imprimante connectée à l ordinateur ainsi que les rapports à sélectionner. Cliquez sur le bouton Impression automatique. Cochez la case Activer l impression automatique. Cela est signalée par une coche. Sélectionnez l imprimante de votre choix. Sélectionnez les éléments de rapport à imprimer. Un clic sur l élément de rapport permet de le sélectionner (il apparaît alors en bleu), un nouveau clic annule la sélection. Cliquez successivement sur les onglets Glycémie, Pompe à insuline, Glycémie et insuline et Carnet pour sélectionner séparément les éléments à imprimer pour chacun des rapports. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. Le bouton Impression automatique est désormais marqué d une coche, qui indique que la fonction correspondante est activée. Les fonctions inactives sont marquées par une croix ( ) sur le bouton. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-11\n30 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Enregistrement automatique Cette fonction enregistre automatiquement les rapports au format PDF. Elle est indépendante de la fonction de sauvegarde des enregistrements de données, qui est activée avec l import automatique. Cliquez sur le bouton Enregistrement automatique. Cochez la case Activer l enregistrement automatique des rapports au format PDF. Cela est signalée par une coche. Sélectionnez les éléments de rapport que vous souhaitez enregistrer au format PDF. Un clic sur l élément de rapport permet de le sélectionner (il apparaît alors en bleu), un nouveau clic annule la sélection. Cliquez successivement sur les onglets Glycémie, Pompe à insuline, Glycémie et insuline et Carnet pour sélectionner séparément les éléments à enregistrer pour chacun des rapports. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. Le bouton Enregistrement automatique est désormais marqué d une coche, qui indique que la fonction correspondante est activée. Les fonctions inactives sont marquées par une croix ( ) sur le bouton. i Les fichiers PDF sont enregistrés dans le répertoire que vous avez sélectionné dans les Options de sauvegarde (voir page3-6) Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n31 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Paramètres des nouveaux patients Le champ Paramètres des nouveaux patients permet de configurer l affichage des rapports. Ces paramètres seront toujours utilisés si vous affichez un nouvel enregistrement de données. Période : Le paramètre Période définit le nombre de jours ou de semaines pour lesquels les résultats sont à la fois présentés et pris en compte dans les rapports. Périodes de la journée : Pour certains éléments de rapports, les résultats sont attribués à des périodes de la journée précises. Ces périodes divisent la journée en huit phases standard pour le patient, en fonction des heures de repas ou de la nuit. Nombre minimal de mesures quotidiennes : L analyse statistique du risque d hypoglycémie, des variations de la glycémie et de la moyenne glycémique ne s affiche que si le nombre minimal de résultats quotidiens est atteint. Choisissez le nombre minimum à partir duquel les informations correspondant au Statut du rapport s affichent. Type de graphique : Certains éléments de rapports peuvent être présentés sous deux formes de graphiques différentes. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-13\n32 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Statut : Les informations et statistiques affichées dans le Statut du rapport se rapportent aux valeurs théoriques ou aux objectifs glycémiques indiqués ainsi qu à l écart entre ceux-ci et les valeurs mesurées. Définissez ici ces valeurs théoriques et ces objectifs glycémiques, qui seront également utilisés dans d autres éléments du rapport. Sélectionnez l Unité (mg/dl ou mmol/l) dans laquelle vous voulez afficher l objectif glycémique pour les résultats. Vous ne pouvez pas choisir de calculer le risque d hypoglycémie qu en fonction de l index LBGI (index d hypoglycémie) et/ou du nombre d hypoglycémies par semaine. Vous pouvez choisir d afficher les variations de la glycémie en «% moyenne glycémique» et/ou en valeur absolue («mg/dl» ou «mmol/l»). Moyenne glycémique : L affichage de la valeur glycémique moyenne (moyenne de toutes les valeurs glycémiques dans la période sélectionnée) est défini par des valeurs limites supérieures et inférieures ainsi que par le seuil d hypoglycémie et la limite basse de la zone rouge supérieure indiquant une moyenne glycémique trop élevée. En paramétrant ces valeurs limites, vous déterminez quelles valeurs se trouvent dans l objectif glycémique (en vert), au-dessus ou au-dessous de cet objectif (en jaune) ou bien au-delà du seuil d hypoglycémie ou de la limite basse d une moyenne glycémique trop élevée (en rouge). i Si vous désirez utiliser la valeur limite inférieure comme indicateur d une possible hypoglycémie, n oubliez pas la chose suivante : Cet indicateur n a pas de sens que si la valeur limite a été correctement paramétrée. Nous vous conseillons donc vivement de consulter votre professionnel de santé avant de fixer cette valeur limite. Cette fonction ne remplace pas la formation sur l hypoglycémie donnée par votre professionnel de santé Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n33 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Réglages des périodes Sélectionnez la période par défaut à afficher et à utiliser pour un rapport. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les rapports que vous consultez, afin d étudier ceux-ci plus en détail ou à plus long terme. Tous les graphiques, valeurs et statistiques affichés se rapportent à la période définie. Le réglage des périodes de la journée sert à diviser une journée de 24-heures en huit intervalles délimités par des événements réguliers et importants (par ex. les principaux repas). Vous pouvez spécifier l heure du début d une période de la journée, la fin est automatiquement définie lorsque vous entrez l heure du début de la période suivante. Ces périodes de la journée sont toujours utilisées dans les rapports pour la subdivision visuelle et/ou chronologique. Cliquez sur le bouton modifier pour ouvrir la boîte de dialogue correspondant à la configuration des périodes de la journée. Vous pouvez régler les heures et les minutes séparément à l aide des petites flèches ou bien écrire directement l heure en chiffres. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-15\n34 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Nombre minimal de mesures quotidiennes : Afin d obtenir des résultats d analyses statistiques cohérents, les mesures doivent être effectuées avec une certaine régularité et une certaine fréquence (elles doivent être réparties dans la journée). Définissez ici le nombre minimal de mesures nécessaire pour afficher une analyse statistique. Si le nombre réel de mesures est au-dessous de cette valeur, le Statut du rapport n affichera aucune donnée concernant le risque d hypoglycémie, les variations de la glycémie et la moyenne glycémique. Cela est valable quelle que soit la configuration choisie tant que le nombre de résultats est inférieur à Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n35 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Type de graphique Certains éléments de rapports peuvent être présentés sous deux formes de graphiques différentes. Ces formes se distinguent surtout par leur degré de détail. Le rapport En détail présente des évolutions précises, avec toutes les valeurs individuelles. Le rapport Tendances facilite l interprétation d évolutions et de tendances (ne fait pas apparaître les valeurs individuellement). Vous pouvez régler individuellement la présentation pour chaque élément de rapport, Évolution générale, Journée standard et Semaine standard. Pour chaque élément, cliquez sur le bouton d option correspondant au type de graphique souhaité. Statut Les analyses et statistiques affichées dans le Statut se rapportent aux valeurs ou aux objectifs glycémiques indiqués. L évaluation des résultats prend la forme d un graphique en trois couleurs : Les différents couleurs sont expliquées cidessous : en vert, les valeurs qui se situent dans l objectif glycémique, en jaune, celles qui se situent hors de l objectif glycémique, en rouge, celles qui se situent nettement en dehors de l objectif glycémique. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-17\n36 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Les paramètres possibles se rapportent chaque fois à la valeur limite qui sépare les trois catégories citées plus haut. Cette valeur est représentée par une barre de couleur audessus de chaque champ. L ensemble des champs de paramètres disponible s affiche de part et d autre des champs d entrée (par ex (%), si l affichage est en pourcentage, ou mg/dl s il est en mg/dl). Vous ne pouvez pas choisir de calculer le risque d hypoglycémie qu en fonction de l index glycémie bas ou du nombre d hypoglycémies par semaine. Vous pouvez choisir d afficher les variations de la glycémie en «% de la moyenne glycémique» et/ou en valeur absolue («mg/dl» ou «mmol/l»). Définissez les valeurs limites (entre les trois zones) des variations de la glycémie. Indiquez pour le paramètre Moyenne glycémique les valeurs souhaitées pour la limite basse de la zone rouge supérieure indiquant une moyenne glycémique trop élevée, la limite supérieure et inférieure de l objectif glycémique et le seuil d hypoglycémie dans l unité choisie plus haut. Ces valeurs limites correspondent également aux couleurs (vert, jaune, rouge). La zone en vert définit également l objectif glycémique dans les graphiques de rapports. i Cliquez sur le bouton pour obtenir des informations supplémentaires sur un terme précis. Cliquez sur le bouton pour revenir aux valeurs par défaut pour le paramètre concerné Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n37 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix Paramètres individuels pour l enregistrement de données de patients affiché Cette zone, dont l appellation est indépendante de l enregistrement de données actuellement ouvert, contient des indications de paramétrage pour l organisation individuelle du rapport. Ces paramètres disponibles sont les mêmes que les Paramètres des nouveaux patients. Utilisez le paramétrage de ces valeurs limites si vous souhaitez changer les paramètres pour l enregistrement du patient actuellement affiché. Les changements faits ici s appliquent uniquement à l enregistrement de données ouvert et sont sauvegardés avec celui-ci. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-19\n38 Chapitre 3, Démarrer et configurer le logiciel Accu-Chek Smart Pix 3-20 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n39 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4 Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Le logiciel Accu-Chek Smart Pix offre les possibilités suivantes : Afficher les rapports comportant des éléments sous forme de graphiques, de tableaux ou de statistiques. Agrandir les éléments de rapports en fonction de la surface d écran disponible et les étudier en détail. Insérer, masquer ou ajuster de manière interactive des éléments des graphiques. Enregistrer les éléments sélectionnés d un rapport sous forme de fichier PDF pour archivage. Imprimer les éléments sélectionnés d un rapport. Envoyer les éléments sélectionnés d un rapport directement par . Afficher les données lues en tant que enregistrement de données dans le logiciel Accu-Chek Smart Pix afin de pouvoir les traiter et les sauvegarder dans ce logiciel. Créer des enregistrements de données pour plusieurs patients ou utilisateurs en leur attribuant les appareils utilisés. Lire, envoyer ou enregistrer automatiquement les enregistrements de données ou les rapports. Afficher et imprimer les rapports archivés (enregistrés) avec un programme de lecture de PDF. Effectuer des mises à jour du logiciel pour le système Accu-Chek Smart Pix. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-1\n40 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.1 Lecture manuelle de données Si vous avez configuré le logiciel Accu-Chek Smart Pix de façon à n effectuer aucune fonction automatique, la lecture des données doit être réalisée manuellement. Préparez le lecteur ou la pompe à insuline pour le transfert des données. Pour de plus amples informations sur la préparation, reportez-vous au manuel d utilisation du système Accu-Chek Smart Pix ou du lecteur. Cliquez sur le bouton Lecture de l appareil. i Pendant la lecture des données, la date et l heure de l appareil sont comparées à partir de l ordinateur. En cas d écart entre les deux, un message s affiche. Vous avez la possibilité, si le lecteur prend en charge cette fonction, d adapter directement l heure de l appareil à celle de l ordinateur. 4-2 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n41 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Les données sont alors importées depuis l appareil Accu-Chek Smart Pix et rassemblées dans un rapport en fonction des réglages par défaut. À ce stade, l enregistrement de données n est pas encore sauvegardé. Vous avez alors la possibilité d afficher le rapport sans l attribuer à un patient ni le sauvegarder dans le système. Pour sauvegarder un enregistrement de données, cliquez sur le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue qui s affiche ensuite dépend de l attribution ou non de l appareil concerné à un patient ou à un enregistrement de données. Pour plus d informations sur la création et la gestion des enregistrements de données, reportez-vous à la page 4-6. Si vous importez pour la première fois des données depuis l appareil : Vous pouvez ajouter les données d un enregistrement de données existant avec le bouton Attribuer l appareil. Vous pouvez créer un nouvel enregistrement de données et lui attribuer l appareil en cliquant sur le bouton Nouveau patient. Si vous avez déjà importé des données de l appareil et qu elles sont déjà attribuées : Vous pouvez ajouter les données aux enregistrements de données existants sélectionnés en cliquant sur Oui. Vous pouvez attribuer l appareil à un autre enregistrement de données existant en cliquant sur Autre patient. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-3\n42 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix i Veuillez noter que les données non enregistrées ne sont disponibles que jusqu à la fermeture du programme, la fermeture de l enregistrement de données ou l import de nouvelles données. Si les patients utilisent plusieurs lecteurs (par ex. un au travail et un à domicile) et que vous souhaitez lire les données de tous les appareils dans un même rapport, répétez pour chaque appareil l opération décrite plus haut. i i L analyse groupée de plusieurs appareils n est possible que si les données importées sont enregistrées. Les rapports non enregistrés ne peuvent en principe afficher les données que d un appareil. Pour que les données combinées de plusieurs appareils puissent être analysées correctement, le réglage de la date et de l heure doit être identique sur tous les lecteurs de glycémie. Dans le cas contraire, les rapports ne pourront pas constituer une base fiable pour d éventuelles recommandations thérapeutiques. 4-4 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n43 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.2 Lecture automatique de données Si vous avez configuré le logiciel Accu-Chek Smart Pix de façon à effectuer un Import automatique, il n est pas nécessaire que le programme fonctionne au premier plan. Vous pouvez le réduire ou le fermer. Dès que le programme, qui continue à fonctionner en arrière-plan, détecte la transmission de nouvelles données à l appareil Accu-Chek Smart Pix, vous en êtes averti par un message et vous êtes invité à effectuer les étapes suivantes. Une fois les nouvelles données détectées, vous avez les possibilités suivantes (valables également pour la lecture manuelle) : Si vous n avez pas encore créé d enregistrement de données individuel pour les données que vous importez, vous pouvez en créer un et lui attribuer l appareil. Si vous avez déjà créé un enregistrement de données individuel mais que vous ne lui avez pas encore attribué d appareil, vous pouvez le faire à ce stade. Si vous avez déjà effectué ces deux étapes, vous devez encore confirmer l ajout des données à l enregistrement de données. Vous ne pouvez consulter les données que temporairement si vous ne les sauvegardez pas dans l enregistrement de données. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-5\n44 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.3 Gestion des enregistrements de données Création d un nouvel enregistrement de données Vous pouvez à tout moment (quelles que soient les données disponibles) créer un enregistrement de données, y compris dans le cadre d un import. Pour créer un nouvel enregistrement de données : Si aucun import n est en cours, cliquez sur Liste de patients. Dans la fenêtre Liste de patients, cliquez sur Nouveau patient. Vous pouvez également procéder ainsi : Si la boîte de dialogue de l import est affichée, cliquez sur Nouveau patient. Dans la boîte de dialogue Patient qui s affiche alors, vous devez saisir au moins le nom. Les autres informations comme le prénom, la date de naissance ou un identifiant patient existant sont également possibles voire nécessaires si plusieurs patients portent le même nom. 4-6 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n45 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Pour créer le nouvel enregistrement de données : Saisissez le nom et les autres informations de votre choix. Selon les informations saisies, vous pourrez également procéder à une recherche par enregistrement de données. Cliquez sur le bouton OK pour créer un enregistrement de données et fermer la boîte de dialogue ou cliquez sur le bouton Annuler pour abandonner les paramètres définis et fermer la boîte de dialogue sans sauvegarder les modifications. L entrée réservée au lecteur et visible sur l image du haut ne s affiche que si cette boîte de dialogue s ouvre au moment de l import. Sinon, l appareil sera attribué ultérieurement. Si vous avez créé le nouvel enregistrement de données dans le cadre d un import, vous devez encore lui attribuer l appareil lu. Assurez-vous d avoir sélectionné le bon enregistrement de données (celui que vous venez de créer). Cliquez sur le bouton Attribuer. L appareil est désormais attribué à cet enregistrement de données. Cette connexion doit encore être confirmée lors des futurs imports automatiques. Les données seront sauvegardées dans l enregistrement de données sélectionné. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-7\n46 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Attribuer des enregistrements de données existants Si vous avez importé des données qui doivent être attribuées à une personne ayant déjà un enregistrement de données (par ex. avec un nouveau lecteur), procédez de la manière suivante : Cliquez sur le bouton. Cliquez dans la boîte de dialogue qui s affiche sur le bouton Attribuer l appareil. Assurez-vous d avoir sélectionné le bon enregistrement de données. Cliquez sur le bouton Attribuer. L appareil est désormais attribué à cet enregistrement de données. Cette connexion doit encore être confirmée lors des futurs imports. Les données seront sauvegardées dans l enregistrement de données sélectionné. Confirmer l attribution de l appareil Si l attribution est déjà terminée, elle apparaît lors des sauvegardes des imports suivants. Cliquez sur Oui pour ajouter les données à l enregistrement de données affiché. Les données seront sauvegardées dans l enregistrement de données sélectionné. Cliquez sur Autre patient pour réattribuer l appareil. Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans sauvegarder les données. 4-8 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n47 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.4 Autres fonctions de gestion des rapports et des enregistrements de données Ouvrir un enregistrement de données Vous pouvez à tout moment ouvrir un enregistrement de données sauvegardé. Lors de l ouverture de l enregistrement de données, vous avez accès à tous les rapports et à l enregistrement de données sous forme de tableau (Carnet). Cliquez sur le bouton Liste de patients. Cliquez sur l enregistrement de données de votre choix pour le sélectionner puis sur Sélectionner. Pour trouver rapidement un enregistrement de données particulier, vous pouvez également saisir dans la barre de recherche en bas à droite les parties de l ID patient que vous connaissez. N apparaîtront alors que les enregistrements de données qui correspondent à votre saisie. Fermer l enregistrement de données et le rapport Pour fermer un enregistrement de données (ou le rapport affiché) : Cliquez sur le symbole qui se trouve à côté de l identifiant de l enregistrement de données ou des informations relatives au lecteur. Si vous n avez pas encore enregistré les données affichées, vous recevrez une demande de confirmation avec la possibilité d enregistrer ou de supprimer les données. i Veuillez noter que les données non enregistrées ne sont disponibles que jusqu à la fermeture du programme, la fermeture de l enregistrement de données ou l import de nouvelles données. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-9\n48 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Modifier un enregistrement de données Vous pouvez modifier a posteriori la description d un enregistrement de données. Cliquez sur le bouton Liste de patients. Cliquez sur l enregistrement de données de votre choix pour le sélectionner. Dans la fenêtre Liste de patients, cliquez sur Modifier le patient. Effectuez les modifications souhaitées. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue ou cliquez sur le bouton Annuler pour abandonner les paramètres définis et fermer la boîte de dialogue sans sauvegarder les modifications. Cette fonction rend impossible la modification des informations contenues dans l enregistrement de données. Pour modifier ces informations, reportez-vous à la page Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n49 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Suppression d un enregistrement de données Vous pouvez à tout moment supprimer un enregistrement de données. i L enregistrement de données sera supprimé après demande de confirmation. Assurez-vous que vous n avez vraiment plus besoin de l enregistrement de données sélectionné. Par ailleurs, des sauvegardes régulières des données contribuent à éviter leur perte. Cliquez sur le bouton Liste de patients. Cliquez sur l enregistrement de données de votre choix pour le sélectionner. Dans la fenêtre Liste de patients, cliquez sur Supprimer le patient. L enregistrement de données sélectionné est alors supprimé. Archivage d un enregistrement de données Vous pouvez archiver les enregistrements de données (*.DIA) en copiant l ensemble du répertoire Diaries avec les enregistrements de données enregistrés dans le cadre de vos sauvegardes régulières de données. Pour de plus amples informations sur les enregistrements de données archivés, reportez-vous à la page Paramètres d affichage de la liste de patients Vous pouvez ajouter ou masquer des éléments de la liste de patients selon vos souhaits et renommer l intitulé de la colonne. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-11\n50 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Faites un clic droit sur n importe quel intitulé de colonne. Sélectionnez dans le menu contextuel les contenus que vous souhaitez afficher dans la liste de patients (en les cochant). Supprimez la coche pour les éléments que vous souhaitez masquer. L ID1 (le nom) est toujours affiché et ne peut pas être masqué. Sélectionnez dans le menu contextuel affiché la commande Modifier les identifiants des patients si vous souhaitez modifier l intitulé de la colonne (par ex. Nom, Prénom). Si vous ne souhaitez plus utiliser en principe un identifiant précis, décochez la case Date qui se trouve à côté. L ID relié est ainsi masqué dans la liste de patients ainsi que dans la boîte de dialogue Patient. L ID1 (le nom) est toujours affiché et ne peut pas être désactivé. Cliquez sur un intitulé de colonne et faites le glisser à n importe quel endroit pour modifier l ordre d affichage des lds. Cliquez sur n importe quel intitulé de colonne pour que les données soient triées en fonction des données qu elle contient. Pour trier par un intitulé de colonne précis, cliquez sur celui-ci. Cliquez sur le bouton à côté de l intitulé de colonne de votre choix pour classer les données dans un sens ou dans l autre. Vous pouvez par exemple les trier par date de dernière lecture, vous verrez ainsi tous les enregistrements de données modifiées le jour même en tête (ou en bas) de la liste. i Si, pour le mode de classement choisi (par ex. la date de dernière lecture), plusieurs enregistrements de données portent les mêmes informations (par ex. la date actuelle), ils seront alors classés à l intérieur de ce groupe par nom Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n51 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.5 Export de rapports au format PDF Une fois que vous avez lu des données de l appareil ou ouvert un enregistrement de données, vous pouvez enregistrer le rapport affiché sous forme d un fichier PDF. Cliquez sur pour enregistrer les éléments de rapport sélectionnés. La fenêtre de sélection s affiche. Saisissez le nom de fichier souhaité dans le champ d entrée correspondant. Vous pouvez également conserver les noms de fichiers présélectionnés (voir Options de sauvegarde au chapitre 3). Le fichier conserve ici le nom de fichier saisi avec l extension «.pdf». Choisissez parmi les rapports (divisés en quatre onglets) et les éléments de rapports affichés ceux qui doivent être sauvegardés avec le fichier. Les éléments sélectionnés apparaissent alors en couleur. Pour sélectionner un élément de rapport, cliquez sur le symbole correspondant. Pour sélectionner tous les éléments, cliquez sur le bouton Sélectionner tout. Pour désélectionner un élément de rapport, cliquez à nouveau sur le symbole du rapport. Pour désélectionner tous les éléments de rapport, cliquez sur Annuler la sélection. Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments souhaités, cliquez sur le bouton Enregistrer. Le fichier PDF est alors créé et enregistré dans le répertoire sélectionné dans les Paramètres généraux. Si vous ne souhaitez pas enregistrer le fichier, cliquez sur Annuler. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-13\n52 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.6 Impression des rapports Une fois que vous avez lu des données de l appareil ou ouvert un enregistrement de données, vous pouvez imprimer le rapport affiché grâce à la fonction d impression du logiciel Accu-Chek Smart Pix. Si vous imprimez un rapport actuellement affiché (qu il soit nouveau ou qu il provienne d un enregistrement de données ouvert), vous avez les possibilités décrites ci-après. Si vous avez ouvert un rapport archivé au format PDF (voir page 4-19), l affichage et l impression dépendent des fonctions de votre programme de lecture de PDF. Ces fonctions sont indépendantes du logiciel Accu-Chek Smart Pix Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n53 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Pour imprimer un rapport : Cliquez sur pour imprimer les éléments de rapport sélectionnés. La fenêtre de sélection s affiche. Sélectionnez l imprimante à utiliser. Choisissez parmi les rapports (divisés en quatre onglets) et les éléments de rapports affichés ceux qui doivent être imprimés. Les éléments sélectionnés apparaissent alors en couleur. Pour sélectionner un élément de rapport, cliquez sur le symbole correspondant. Pour sélectionner tous les éléments, cliquez sur le bouton Sélectionner tout. Pour désélectionner un élément de rapport, cliquez à nouveau sur le symbole du rapport. Pour désélectionner tous les éléments de rapport, cliquez sur Annuler la sélection. Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments souhaités, cliquez sur le bouton OK. Les éléments de rapport souhaités sont à présent imprimés avec l imprimante sélectionnée. Si vous souhaitez abandonner l impression, cliquez sur Annuler. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-15\n54 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.7 Envoi de rapports par Une fois que vous avez lu des données de l appareil ou ouvert un enregistrement de données, vous pouvez également envoyer directement par le rapport affiché. i Vous devez installer et configurer un programme de messagerie approprié sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser cette fonction. Cette fonction génère automatiquement un fichier PDF regroupant les éléments de rapport sélectionnés, ouvre votre programme de messagerie et crée un nouveau message avec le fichier PDF en pièce-jointe. L enregistrement de données (*.DIA) à partir duquel le rapport a été créé peut également être joint. Pour de plus amples informations sur les enregistrements de données reçus par , reportez-vous à la page Vous pouvez également, indépendamment du logiciel Accu-Chek Smart Pix, envoyer en pièce-jointe d s les rapports préalablement exportés au format PDF Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n55 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Pour envoyer un rapport par Cliquez sur pour envoyer les éléments de rapport sélectionnés. La fenêtre de sélection s affiche. Si vous souhaitez également joindre l enregistrement de données complet (*.DIA), cochez la case correspondante. Choisissez parmi les rapports (divisés en quatre onglets) et les éléments de rapports affichés ceux qui doivent être envoyés. Les éléments sélectionnés apparaissent alors en couleur. Pour sélectionner un élément de rapport, cliquez sur le symbole correspondant. Pour sélectionner tous les éléments, cliquez sur le bouton Sélectionner tout. Pour désélectionner un élément de rapport, cliquez à nouveau sur le symbole du rapport. Pour désélectionner tous les éléments de rapport, cliquez sur Annuler la sélection. Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments souhaités, cliquez sur le bouton OK. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-17\n56 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Les éléments de rapport sélectionnés sont à présent enregistrés dans un fichier PDF temporaire (c est-à-dire que celui-ci sera supprimé après son envoi par ). Si vous souhaitez abandonner l envoi, cliquez sur Annuler. Le programme de messagerie par défaut qui est installé sur l ordinateur est ensuite démarré et un nouvel est ouvert. L objet de cet est déjà rempli (mais il peut être modifié). Le fichier PDF créé et, le cas échéant, l enregistrement de données, se trouvent en pièce-jointe. Saisissez l adresse du destinataire. Écrivez un message pour le rapport en pièce-jointe. Envoyez l Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n57 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.8 Affichage des rapports archivés (fichiers PDF) Vous pouvez à tout moment ouvrir dans le logiciel Accu-Chek Smart Pix tous les rapports que vous avez préalablement exportés (archivés) en tant que fichiers PDF en cliquant sur l icône. i L affichage des fichiers PDF exportés dépend du programme de lecture de PDF installé sur votre ordinateur (par ex. Adobe Reader) et non du logiciel Accu-Chek Smart Pix. Vous pouvez ainsi transférer ce fichier PDF à des tiers qui ne travaillent pas avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Cliquez sur l icône pour ouvrir un fichier PDF archivé. Sélectionnez le fichier souhaité dans la boîte de dialogue qui s affiche. Cliquez sur le bouton Ouvrir. Le programme de lecture de PDF s ouvre alors et affiche le fichier sélectionné. Toutes les options d affichage et d impression qui vous sont proposées dépendent du programme que vous avez installé. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-19\n58 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix 4.9 Fonctions spéciales Le logiciel Accu-Chek Smart Pix vous propose les fonctions spéciales suivantes : Import d enregistrement de données externes (*.DIA) et attribution à des patients Réalisation d une mise à jour de l appareil Accu-Chek Smart Pix Réglage de la date et de l heure du lecteur de glycémie principal Autres fonctions complémentaires qui seront éventuellement disponibles ultérieurement et proposées via un plug-in (module d extension) 4-20 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n59 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Importer des données Pour ajouter à votre liste de patients un fichier DIA reçu par ou copié d un enregistrement de données : Cliquez sur le bouton Outils. Sélectionnez Importer des données. Sélectionnez dans la boîte de dialogue qui s affiche le fichier DIA souhaité (s il y en a plusieurs) et cliquez sur Ouvrir. La même boîte de dialogue que pour la lecture des données d un lecteur inconnu s ouvre alors. Vous pouvez à présent attribuer le contenu du fichier à importer à un enregistrement de données nouveau ou existant. i Lorsque vous importez un fichier DIA dans un enregistrement de données existant, les entrées doubles existantes (déjà mises en mémoire) sont conservées et seules les nouvelles entrées sont ajoutées. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-21\n60 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Réalisation d une mise à jour du système Accu-Chek Smart Pix Le dossier Programmes du logiciel Accu-Chek Smart Pix contient également le logiciel système actuel pour l appareil Accu-Chek Smart Pix au moment de la livraison. Ce logiciel peut être installé avec la fonction Mise à jour du système Accu-Chek Smart Pix dans la mesure où l appareil Accu-Chek Smart Pix est connecté. Cliquez sur le bouton Outils. Sélectionnez Mise à jour du système Accu-Chek Smart Pix. Sélectionnez dans la boîte de dialogue qui s affiche la version souhaitée (s il y en a plusieurs) et cliquez sur Ouvrir. La mise à jour du logiciel est à présent en cours d installation. Pendant ce temps, l appareil Accu-Chek Smart Pix se déconnecte de l ordinateur, puis se connecte à nouveau (une fois que la mise à jour est réussie). i Le manuel d utilisation de la version actuelle du système Accu-Chek Smart Pix se trouve dans le dossier du programme Accu-Chek Smart Pix. Ouvrez le répertoire Manuals\_Accu-Chek Smart Pix Device Reader Manuals puis sélectionnez-y le manuel correspondant à votre langue Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n61 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Réglage de la date et de l heure du lecteur Pour la plupart des lecteurs pris en charge, vous pouvez régler la date et l heure directement depuis le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Vous pouvez corriger manuellement ces réglages à tout moment ou lorsque vous êtes informé, lors de la lecture des données, d un écart entre l heure du lecteur et celle de l ordinateur. Correction manuelle de la date et de l heure Cliquez sur le bouton Outils. Sélectionnez Régler la date et l heure. Préparez le lecteur à la communication, comme indiqué dans la boîte de dialogue qui s affiche. S il est possible de régler la date et l heure sur le lecteur, vous pouvez reprendre celles qui s affichent dans la boîte de dialogue suivante ou les ajuster selon vos souhaits. Si le lecteur ne prend pas en charge cette fonction, vous en êtes averti par un message. Cliquez sur OK pour envoyer les paramètres au lecteur. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 4-23\n62 Chapitre 4, Travailler avec le logiciel Accu-Chek Smart Pix Correction semi-automatique de la date et de l heure Pendant que vous lisez les données du lecteur, le logiciel Accu-Chek Smart Pix compare automatiquement la date et l heure avec celles de l ordinateur. Si l appareil n est pas directement paramétrable, un message s affiche en cas d écart et précise l ampleur de cet écart. Effectuez alors directement la correction sur le lecteur. S il est possible de régler la date et l heure sur le lecteur, vous pouvez reprendre celles qui s affichent dans la boîte de dialogue correspondante ou les ajuster selon vos souhaits. Cliquez sur OK pour envoyer les paramètres au lecteur Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n63 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5 Rapport et enregistrement de données 5.1 Glycémie : informations générales sur les rapports Types de rapport Le logiciel Accu-Chek Smart Pix crée des rapports d une ou de plusieurs pages pour une période définie (par ex. les 2 ou 4 dernières semaines). Leur forme est paramétrée lors de la configuration et la période est également réglable. Un rapport relatif aux informations glycémiques peut contenir les éléments suivants :  Statut  Évolution  Journée standard  Journal  Semaine standard  Contrôle métabolique  Répartition  Statistiques La figure ci-contre présente des exemples d un rapport imprimé ou exporté sous forme de fichier PDF. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-1\n64 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Données analysées Lors de la création des rapports, les données lues sont vérifiées par le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Les données suivantes ne sont pas incluses dans les statistiques : Résultats en dehors de la période sélectionnée Résultats enregistrés sans date ni heure Valeurs mesurées avec une solution de contrôle Mesures non valides/supprimées Valeurs en dehors de la plage de mesure (signalées par HI/LO) Seuls les objectifs glycémiques définis dans le logiciel Accu-Chek Pocket Compass sont pris en compte. Les valeurs des paramètres précisées lors de la configuration du logiciel Accu-Chek Smart Pix s appliquent dans tous les autres cas. La remarque suivante concerne l utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix avec plusieurs lecteurs de glycémie et plusieurs patients : i Pour vous assurer que le rapport affiché correspond au bon lecteur, comparez le numéro de série du lecteur aux données qui figurent en haut à droite de chaque rapport, par ex. le nom du patient ou le nom et le numéro de série de l appareil. 5-2 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n65 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Types de rapports Pour certains éléments, un type de rapport est défini lors de la configuration, à savoir En détail ou Tendances. Ces deux types offrent des présentations différentes à partir d informations identiques. Vous avez le choix entre ces différentes présentations pour chacun des éléments suivants : Évolution Journée standard Semaine standard En détail Toutes les valeurs sont présentées de façon linéaire dans le graphique. Chaque résultat est porté sur l axe temps à l endroit correspondant au moment où il a été mesuré. Les résultats successifs dans un intervalle de 10 heures sont reliés par une ligne. On obtient donc des «courbes» (en dents de scie) qui, avec les résultats proprement dits, permettent une analyse détaillée des valeurs et des tendances individuelles. Seul ce type de graphique permet d afficher les doses d insuline et les glucides (elles figurent alors en haut et en bas du graphique si elles ont été communiquées par l appareil ou ajoutées manuellement à la liste). Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-3\n66 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Tendances Toutes les valeurs du graphique sont classées chronologiquement (par jour, semaine ou période de la journée). La valeur glycémique moyenne, l écart-type ainsi que le résultat le plus haut et le plus bas sont alors affichés. Une analyse différenciée des valeurs individuelles n est pas possible, mais il est plus facile de relever des tendances générales à l intérieur de cette période. Éléments graphiques des rapports Vous trouverez dans tous les rapports des légendes correspondant aux éléments graphiques utilisés. Des explications détaillées sont fournies ci-dessous. Symboles (En détail) Les résultats sont représentés dans les rubriques du rapport par différents symboles qui leur donnent une signification supplémentaire particulière : Valeur glycémique moyenne Valeur glycémique sans information supplémentaire. Les valeurs situées en-dessous du seuil d hypoglycémie sont représentées en rouge et les valeurs en-dessus du seuil d hyperglycémie en bleu. 5-4 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n67 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Valeur glycémique avant ou après le repas. Les valeurs situées en-dessous du seuil d hypoglycémie sont représentées en rouge et les valeurs au-dessus du seuil d hyperglycémie en bleu. Valeur en dehors de l intervalle de mesure (désignée par HI ou LO sur le lecteur). Valeur glycémique supérieure à 400 mg/dl ou 25 mmol/l. Valeur glycémique (un symbole quelconque à l intérieur du cercle rouge) accompagnée de symptômes d hypoglycémie. Valeur glycémique (un symbole quelconque à l intérieur du cercle noir) accompagnée d un événement défini par l utilisateur (signalé par un astérisque * sur le lecteur de glycémie). Dose d insuline correspondant à insuline 1, 2 ou 3. Les doses d insuline sont représentées dans la partie supérieure du diagramme (barres descendantes). Quantités de glucides, représentées dans la partie inférieure du diagramme de certaines rubriques de rapports. La quantité de glucides est identifiable en fonction de la hauteur de chaque bloc (ou de la barre composée de plusieurs blocs). Sur la figure représentée ici, les barres correspondent (de gauche à droite) aux quantités suivantes : 1. bloc : 2,5 g 2. bloc : 5,0 g 3. bloc : 7,5 g 4. barre (3 blocs de 10 g chacun) : 30 g Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-5\n68 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Symboles (Tendances) Ici, l analyse ne porte pas sur des résultats individuels, mais sur des résultats moyens par rapport à une période donnée. Les symboles suivants sont utilisés : Valeur glycémique moyenne Écart-type Valeur maximale ou minimale Valeur maximale/minimale en dehors de l intervalle de mesure (HI/LO). Symboles (enregistrement de données) Les autres symboles suivants sont utilisés dans les tableaux : Événement défini par l utilisateur, par ex. mesure AST (prélèvement sur site alternatif) Hypoglycémie Quantité de glucides Avant / pendant / après le sport Stress Maladie 5-6 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n69 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Les résultats importés depuis le logiciel Accu-Chek Pocket Compass ou les lecteurs Accu-Chek Aviva Combo, Accu-Chek Aviva Expert, Accu-Chek Performa Combo ou Accu-Chek Performa Expert peuvent être accompagnés de plusieurs informations supplémentaires (événements) qui ne sont pas représentées par des symboles. Ces événements sont affichés sous forme de liste dans la colonne commentaires : En-cas Soirée A jeun Avant le sport Après le sport Stress Maladie Médication par voie orale Défini par l utilisateur Indicateur d hypoglycémie Indicateur d hyperglycémie Prémenstruel Autre Exercice 1 Exercice 2 Résultat saisi manuellement Les symboles décrits plus haut s appliquent à tous les autres événements. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-7\n70 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5.2 Fonctions interactives du rapport Les rapports affichés à l écran comportent de nombreuses fonctions interactives qui vous permettent d influer directement sur la présentation. Ces fonctions peuvent notamment vous être utiles si vous souhaitez consulter des détails précis ou masquer des éléments inutiles. Afficher ou masquer des éléments d une fenêtre Dès que vous voyez ce petit triangle dans un rapport, vous pouvez cliquer dessus pour afficher ou masquer les éléments correspondants de la fenêtre. Ainsi, vous pouvez notamment gagner de la place pour l affichage de graphiques en masquant les légendes, ou bien rétablir la barre temporelle interactive pour naviguer simplement à l intérieur de la période disponible (voir page 5-9). 5-8 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n71 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Modifier les périodes Chacun des rapports est d abord représenté en fonction de la période définie lors de la configuration, avec les données les plus récentes à la fin de la rubrique visible. Pour modifier la période en un clic, il vous suffit de sélectionner une période prédéfinie à l aide du bouton correspondant. Pour pouvoir contrôler rapidement et simplement la période et le moment précis, affichez la barre temporelle interactive en cliquant sur le symbole. Cette barre temporelle interactive vous permet de naviguer en toute simplicité à travers toutes les données disponibles grâce à cette période mobile. Le cadre jaune met en évidence la période sélectionnée sur la barre temporelle. Vous pouvez agrandir ou réduire ce cadre à gauche ou à droite afin d ajuster la période affichée (en nombre de jours, de 3 jours à 12 semaines). Vous pouvez faire glisser le cadre entier sur la barre temporelle afin d accéder à une période antérieure ou ultérieure. Vous pouvez cliquer sur n importe quel point de l échelle temporelle pour y marquer la fin de la période affichée. Vous pouvez utiliser les flèches de chaque côté de l échelle temporelle pour décaler d un jour ou d un intervalle la période affichée. L affichage du rapport à l écran s adapte alors instantanément aux modifications effectuées sur la barre temporelle. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-9\n72 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Modifier les contenus des graphiques Dans les graphiques des rapports, vous pouvez insérer ou masquer des éléments particuliers pour les rubriques Évolution, Journée standard et Semaine standard des graphiques. Vous pouvez également modifier partiellement les paramètres d affichage : Vous pouvez afficher ou masquer tout élément qui figure dans la légende à côté d une case en cochant ou décochant cette case. Vous pouvez établir manuellement le seuil d hyperglycémie dans la légende. Vous pouvez en outre modifier les périodes de la journées prédéfinies à la rubrique Journée standard : Placez votre curseur sur une des lignes verticales discontinues qui séparent les périodes de la journée. Lorsque le curseur se transforme en double-flèche, vous pouvez glisser-déplacer latéralement la ligne et ainsi modifier les périodes de la journée qu elle délimite. Une infobulle (texte d aide) vous indique alors l heure correspondante Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n73 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Afficher des informations supplémentaires dans les graphiques Dans les rubriques Évolution, Journée standard et Semaine standard, vous pouvez afficher des informations supplémentaires pour chaque entrée. Placez votre curseur sur l entrée pour laquelle vous souhaitez avoir plus d informations (glycémie, insuline, glucides, ligne reliant les points). Au bout d un court instant, une infobulle (texte d aide) s affiche et vous indique les détails correspondants à cette entrée : Pour la glycémie : date, heure, résultat, marquage (avant / après le repas, si l information est disponible), commentaire. Pour l insuline : date, heure, dose d insuline, commentaire. Pour les glucides : date, heure, quantité, commentaire. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-11\n74 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Sélectionner les contenus des graphiques Dans les rubriques Évolution, Journée standard, Semaine standard et Contrôle métabolique, vous pouvez sélectionner (et surligner) des éléments précis afin de les rechercher dans le rapport actuel ou dans les autres. Un simple clic sur le tracé des mesures ou sur un point précis marque les mesures correspondantes de la journée. Si vous maintenez enfoncée la touche Control (CTRL) en cliquant, vous pouvez marquer plusieurs journées. Une fois que vous avez marqué un élément du graphique, vous pouvez passer à un autre rapport, la sélection sera également visible dans ce dernier. Un double-clic sur l élément marqué ouvre directement le tableau de l enregistrement de données, où la journée concernée est mise en relief. Pour effacer le marquage, cliquez simplement sur une zone vide du graphique Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n75 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5.3 Glycémie : contenu du rapport Statut Rubrique Statut La rubrique Statut contient une évaluation synthétique de données lues, qui se rapporte aux valeurs des paramètres selectionnées lors de la configuration. Cette rubrique permet un aperçu rapide et ne contient pas d indications détaillées sur les valeurs individuelles. i La rubrique Statut n affiche l évaluation des données que si le nombre de mesures et leur répartition dans la journée sont suffisants (voir page 3-16). Dans la rubrique de gauche Statut, vous pouvez trouver une évaluation de base des résultats lus, qui tient compte des trois paramètres suivants : Risque d hypoglycémie Moyenne glycémique Variations de la glycémie À côté de ces trois paramètres sont indiqués l estimation correspondante, la valeur théorique ou l objectif glycémique paramétrés et également le symbole d un feu tricolore chargé de transmettre les messages «Continuez ainsi», «Attention» et «Stop». Si les valeurs se situent dans l objectif défini, ce symbole est représenté en vert. Si les valeurs se situent légèrement en dehors de l objectif défini, ce symbole est représenté en jaune. Si les valeurs se situent nettement en dehors de l objectif défini, ce symbole est représenté en rouge. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-13\n76 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Rubrique Statistiques Vous trouverez dans cette rubrique des informations statistiques concernant les données disponibles : Nombre total de résultats analysés Fréquence des contrôles de glycémie (mesures quotidiennes) Moyenne glycémique Écart-type (ET) Objectif glycémique Nombre de valeurs en-dessus de l objectif glycémique Nombre de valeurs dans l objectif glycémique Nombre de valeurs en-dessous de l objectif glycémique Nombre d hypoglycémies Moyenne glycémique avant le repas (si disponible) Moyenne glycémique après le repas (si disponible) Comme dans tous les autres rapports, toutes les valeurs et statistiques se rapportent à la période définie. Rubrique Recommandations Cette rubrique contient des recommandations générales qui se rapportent aux résultats indiqués à la rubrique Statut. Ces recommandations peuvent contribuer à l optimisation des résultats. Elles sont affichées de façon abrégée. Cliquez sur plus... pour afficher le texte intégral des recommandations Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n77 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Évolution En détail : Cette rubrique vous montre l évolution de plusieurs résultats au cours de la période sélectionnée. Les valeurs pouvant être affichées dans cette rubrique sont les suivantes : Valeurs glycémiques Doses d insuline (uniquement l insuline des bolus) Quantités de glucides Le jour, le mois et l année sont portés en abscisse (axe horizontal, x), les valeurs glycémiques sont portées en ordonnée (axe vertical, y). Pour plus de clarté, les valeurs glycémiques (représentées par différents symboles) sont reliées par une ligne, à condition que les mesures ne soient pas espacées de plus de 10 heures. Les différents symboles sont expliqués (brièvement) dans la légende et en détail à la page 5-4. Pour vous aider dans votre analyse, l objectif glycémique défini (représenté par une barre verte), le seuil d hypoglycémie (représenté par une ligne rouge) et le seuil d hyperglycémie (représenté par une ligne bleue s il n est pas masqué) s affichent en arrière-plan de la courbe. Les jours non travaillés (par défaut : week-ends) sont identifiés par un trait bleu clair sur l abscisse (axe horizontal). En plus de la ligne fine qui relie les différentes valeurs glycémiques, une courbe grise (plus épaisse) représente l évolution de la valeur glycémique moyenne d un jour à l autre. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-15\n78 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Les doses d insuline sont également affichées ici (dans la mesure où elles ont été sauvegardées dans le lecteur ou dans l enregistrement de données). Chaque dose d insuline est portée dans la partie supérieure du diagramme (barres descendantes). Les valeurs correspondantes sont lues sur la partie supérieure de l ordonnée (axe vertical) de droite. Les quantités de glucides sont représentées dans la partie inférieure du diagramme (dans la mesure où elles ont été sauvegardées dans le lecteur ou dans l enregistrement de données). Pour évaluer plus facilement ces quantités, les barres du diagramme sont représentées par des blocs de petite taille séparés les uns des autres. Chaque bloc complet représente une certaine quantité de glucides dans l unité définie (par ex. 10 g, 1 BE), les blocs plus petits correspondant à une fraction de ce chiffre (25, 50 ou 75 %). L échelle des quantités de glucides est affichée dans la partie inférieure de l axe des y droit. Tendances : La moyenne de chaque jour dans la période sélectionnée est représentée ici par un point (losange noir) à la date correspondante. L écart-type ainsi que les valeurs minimale et maximale sont représentés par les symboles décrits à la page 5-6. Lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur une barre correspondant à une valeur, une infobulle (texte d aide) indiquant la valeur correspondante s affiche à cet endroit après quelques secondes. Ces données sont : le nombre de résultats analysés les valeurs maximale, minimale et moyenne des résultats analysés l écart-type ou la dispersion des résultats analysés Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n79 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Journée standard Cette rubrique doit aider à reconnaître des schémas qui se répètent tous les jours. Pour cela, toutes les données sont positionnées sur une échelle de 24 heures. Ainsi, toutes les mesures effectuées à une heure précise de la journée sont représentées à la même position sur l axe du temps. Les périodes de la journée définies dans le lecteur sont prises en compte lors du découpage de l axe temps. Si les périodes de la journée ne sont pas définies dans le lecteur, les paramètres définis lors de la configuration du système sont appliqués. La rubrique peut être représentée sous deux formes différentes. Le type de rapport sélectionné est défini lors de la configuration du système. En outre, un deuxième onglet contient un Journal sous forme de tableau (voir page 5-20). Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-17\n80 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données En détail : Toutes les valeurs glycémiques sont classées en fonction du moment de la journée auquel elles ont été mesurées. Pour plus de clarté,les valeurs qui sont espacées de moins de 10 heures sont reliées par des lignes. Une courbe grise (plus épaisse) représente l évolution de la moyenne pour chaque période de la journée. Les limites des périodes de la journée sont représentées par des lignes grises verticales. Le début et la fin des périodes de la journée sont indiqués en haut du graphique. Les doses d insuline sont également affichées ici (dans la mesure où elles ont été sauvegardées dans le lecteur ou dans l enregistrement de données). Chaque dose d insuline est portée dans la partie supérieure du diagramme (barres descendantes). Les valeurs correspondantes sont lues sur la partie supérieure de l ordonnée (axe vertical) de droite. Les quantités de glucides sont représentées dans la partie inférieure du diagramme (dans la mesure où elles ont été sauvegardées dans le lecteur ou dans l enregistrement de données). L échelle des quantités de glucides est affichée dans la partie inférieure de l ordonnée de droite. L axe temps s affiche normalement de 0:00 à 0:00 (minuit), mais vous pouvez le paramétrer de façon à l afficher de 12:00 à 12:00 (midi). Vous pourrez ainsi rechercher plus facilement les valeurs mesurées pendant la nuit Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n81 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Tendances : Toutes les valeurs glycémiques sont attribuées à l une des huit périodes de la journée en fonction du moment auquel elles ont été mesurées.f On obtient ainsi huit zones à l intérieur desquelles sont affichés la valeur glycémique moyenne (losange noir), l écart-type (barre bleue), la valeur minimale et la valeur maximale. Lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur une barre correspondant à une valeur, une infobulle (texte d aide) indiquant la valeur correspondante s affiche à cet endroit après quelques secondes. Ces données sont : le nombre de résultats analysés les valeurs maximale, minimale et moyenne des résultats analysés l écart-type ou la dispersion des résultats analysés. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-19\n82 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Journal Le journal se trouve dans un onglet à part de la rubrique Journée standard et consiste en un aperçu des résultats glycémiques sous forme de tableau. Un tableau des valeurs (classées par date et périodes de la journée) est établi en fonction des informations de date et d heure relatives aux résultats glycémiques. Les valeurs dépourvues d informations de date et d heure ne sont pas affichées dans le journal. Vous pouvez toutefois les consulter dans la rubrique Carnet. Un rapport statistique approfondi s affiche en bas à condition que le lecteur ait transféré les informations avant le repas ou après le repas. Les huit périodes de la journée définies sont en outre rassemblées en quatre groupes, contenant chacun un repas ou la période précédant ou suivant le repas. Pour chacun de ces groupes, les valeurs moyennes et les écarts-types (avant/après le repas) sont calculés séparément. La variation moyenne du résultat glycémique est également calculée pour les couples de valeurs associées. Un couple de valeurs résulte d une première mesure avant et d une seconde mesure après le repas, devant être effectuée une à deux heures après la première. Si la période évaluée contient des valeurs glycémiques accompagnées d un événement défini par l utilisateur, ces valeurs font l objet d une analyse distincte et d un affichage à part Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n83 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Semaine standard Cette rubrique doit elle aussi aider à reconnaître les schémas répétitifs, mais en ce cas en fonction du jour de la semaine. Cela permet de reconnaître des changements du métabolisme qui se répètent à certains jours de la semaine (par ex. des journées avec exercice physique). La rubrique peut être représentée sous deux formes différentes. En détail : Toutes les valeurs glycémiques sont classées en fonction du jour de la semaine et du moment où elles ont été mesurées. Pour plus de clarté, les valeurs qui sont espacées de moins de 10 heures sont reliées par des lignes. Ces lignes sont aussi tracées au-delà des limites de la semaine (le cas échéant). Une courbe grise (plus épaisse) représente l évolution de la moyenne pour les différents jours de la semaine. Les doses d insuline sont également affichées ici (dans la mesure où elles ont été sauvegardées dans le lecteur ou dans l enregistrement de données). Chaque dose d insuline est portée dans la partie supérieure du diagramme (barres descendantes). Les valeurs correspondantes sont lues sur la partie supérieure de l ordonnée (axe vertical) de droite. Les quantités de glucides sont représentées dans la partie inférieure du diagramme (dans la mesure où elles ont été sauvegardées dans le lecteur ou dans l enregistrement de données). L échelle des quantités de glucides est affichée dans la partie inférieure de l ordonnée de droite. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-21\n84 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Tendances : Toutes les valeurs glycémiques sont attribuées à l un des sept jours de la semaine en fonction de la date à laquelle la mesure a été effectuée. Vous voyez donc sept blocs à l intérieur desquels sont affichés la valeur glycémique moyenne (petite case noire barrée d un trait horizontal), l écart-type (barre bleue) et les valeurs minimale et maximale pour chaque jour de la semaine. Lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur une barre correspondant à une valeur, une infobulle (texte d aide) indiquant la valeur correspondante s affiche à cet endroit après quelques secondes. Ces données sont : le nombre de résultats analysés les valeurs maximale, minimale et moyenne des résultats analysés l écart-type ou la dispersion des résultats analysés Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n85 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Contrôle métabolique La valeur glycémique moyenne et l écart-type (ET/Dispersion des valeurs) sont calculés pour chaque jour de la période analysée. Les deux résultats fournissent ensemble les coordonnées d un point (par jour) sur le graphique. Ici, la valeur glycémique moyenne est portée en ordonnée (axe vertical) et l écart-type en abscisse (axe horizontal). Cette représentation donne un «nuage de points». Pour permettre d évaluer plus rapidement la situation métabolique à partir de cet aperçu général, le graphique est subdivisé en quatre «quadrants». Chaque quadrant représente une situation métabolique donnée et il est défini par les critères «stable» ou «instable» (en fonction de l écart-type) et «faible» ou «élevé» (en fonction des valeurs glycémiques moyennes). Chaque quadrant a donc deux critères. Exemple : Les valeurs glycémiques moyennes inférieures à 150 mg/dl (ou 8,3 mmol/l) avec un écart-type inférieur à 50 mg/dl (ou 2,8 mmol/l) sont portées dans le quadrant inférieur gauche. Celui-ci a les critères «stable-faible». Si les deux valeurs dépassent ces seuils, elles sont portées dans le quadrant supérieur droit («instable élevé»). Deux ellipses centrées sur la moyenne de toutes les valeurs représentées (signalée par une croix bleue) sont tracées. Elles montrent la dispersion des valeurs quotidiennes moyennes et les variations de la glycémie au cours dela période sélectionnée et correspondent à un écart-type (1 ET) ou deux écarts-types (2 ET) des valeurs affichées. Un bon contrôle métabolique est reconnaissable à la présence du plus grand nombre possible de points dans le quadrant «stable faible» (en bas à gauche), mais il faut qu il n y ait pas eu d hypoglycémie ou le moins d hypoglycémies possible pendant la période considérée. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-23\n86 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données En plus de la représentation graphique, vous trouverez des données statistiques relatives aux valeurs utilisées pour générer le rapport. Ces événements sont les suivants : Nombre de mesures : nombre de résultats glycémiques analysés dans la période sélectionnée. Fréquence des mesures de glycémie : nombre moyen de mesures de la glycémie par jour pour tous les jours de la période analysée. Apparaît également (entre parenthèses) la valeur correspondant uniquement aux jours au cours desquels au moins une mesure a été effectuée. Moyenne glycémique : moyenne des résultats analysés. Écart-type (ET) : écart-type ou dispersion des résultats analysés. Écart-type / moyenne glycémique : cette valeur permet de suivre les variations de la valeur glycémique en fonction de la moyenne. Tant que la moyenne est comprise entre les limites recommandées, un ratio inférieur à 50 % (voire mieux : 30 %) indique une faible variation, ce qui est souhaitable, et donc un bon contrôle métabolique. Moyenne glycémique (avant/après le repas) : moyenne calculée à partir de l ensemble des résultats obtenus avant ou après les repas et identifiés de cette manière par le lecteur. Des valeurs s affichent ici à condition que les informations correspondantes aient été bien enregistrées dans le lecteur. HBGI / LBGI : ces valeurs représentent la fréquence des valeurs faibles ou élevées et le risque d hypoglycémie ou d hyperglycémie qui en résulte (voir références bibliographiques page 5-59). Elles doivent être les plus basses possibles Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n87 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Répartition Vous voyez ici, pour chaque période de la journée, un diagramme à barres représentant la part, en pourcentage, des valeurs en-dessus, dans et en-dessous de l objectif glycémique. Les huit périodes de la journée successives sont disposées les unes à côté des autres. La partie droite du diagramme à barres (sur fond bleu) résume les informations pour la journée complète. Le nombre d hypoglycémies (Hypos) survenues pendant chaque période de la journée est indiqué sous le diagramme, tout comme le nombre (n) de résultats obtenus et analysés pour la partie correspondante. Si les périodes de la journée sont définies dans le lecteur, elles sont prises en compte. En l absence de parties de la journée définies dans le lecteur, les paramètres définis lors de la configuration du logiciel Accu-Chek Smart Pix sont appliqués. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-25\n88 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Statistiques La rubrique Statistiques du rapport contient des informations générales et des statistiques sur les valeurs traitées pour la période sélectionnée. Les symboles suivants sont utilisés : Période Période prise en compte dans le rapport, avec dates de début et de fin. Rapport Nombre de mesures : nombre de résultats glycémiques analysés dans la période sélectionnée. Valeur maximale / moyenne / minimale : valeur glycémique la plus élevée et valeur la plus basse mesurées au cours de la période sélectionnée, et moyenne de toutes les valeurs mesurées. Écart-type (ET) : écart-type ou dispersion des résultats analysés. Fréquence des mesures de glycémie : nombre moyen de mesures de la glycémie par jour pour tous les jours de la période analysée. Apparaît également (entre parenthèses) la valeur correspondant uniquement aux jours au cours desquels au moins une mesure a été effectuée. Objectif glycémique : objectif glycémique utilisé pour le rapport Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n89 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Seuil d hypo/hyperglycémie : les valeurs glycémiques en-dessous du seuil d hypoglycémie sont apparentées à une hypoglycémie, celles en-dessus du seuil d hyperglycémie sont apparentées à une hyperglycémie. Au-dessus / dans / en-dessous de l objectif glycémique : part des résultats au-dessus, dans ou en-dessous de l objectif glycémique (en pourcentage). Hypoglycémies : nombre d hypoglycémies. Moyenne glycémique avant / après le repas : valeur glycémique moyenne avant et après les repas (si disponible) et différence entre ces valeurs. HBGI / LBGI : ces valeurs représentent la fréquence des valeurs glycémiques faibles ou élevées et le risque qui en résulte (voir références bibliographiques page 5-59). Elles doivent être les plus basses possibles. HI / LO / Tests de contrôle : nombre de résultats audessus (HI) et en-dessous (LO) de l intervalle de mesure et nombre de mesures avec solution de contrôle. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-27\n90 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Appareil Nom de l appareil Numéro de série : numéro de série du lecteur. Dernière lecture : date et heure du dernier transfert de données et écart entre l heure de l appareil et celle de l ordinateur (s il dépasse 5 minutes). Lecteur (symbole) : indique le lecteur utilisé. Si vous avez utilisé plusieurs lecteurs dans la période sélectionnée, ces indications s affichent pour chacun des lecteurs. Informations supplémentaires Ces informations sont affichées uniquement si cela est nécessaire : Valeurs sans date/heure : nombre de résultats enregistrés sans date ni heure. Valeurs avec messages d avertissement : nombre de résultats enregistrés avec un message concernant la température, une remarque sur la péremption, etc Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n91 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5.4 Pompe à insuline : informations générales sur les rapports Types de rapport Le logiciel Accu-Chek Smart Pix crée des rapports d une ou plusieurs pages pour des intervalles de temps définis (par ex. les 2 ou 4 dernières semaines). La période, comme pour la glycémie, est paramétrable. Un rapport (des pompes à insuline) peut contenir les éléments suivants :  Évolution  Journée standard  Semaine standard  Débits de base  Débits de base Bolus  Statistiques  Listes La figure ci-contre présente des exemples d un rapport imprimé. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-29\n92 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Éléments graphiques des rapports Vous trouverez dans tous les rapports des légendes correspondant aux éléments graphiques utilisés. Des explications détaillées sont fournies ci-dessous. Symboles figurant dans les rapports des pompes à insuline : Débits de base (représentation de l évolution) Quantité globale moyenne d insuline basale par jour Profil de débits de base Modification des débits de base Modification des débits de base (avec indication des valeurs, Évolution) Augmentation temporaire du débit de base Diminution temporaire du débit de base Profil de débits de base actif (statistiques) Passage à un profil de débits de base précisé (par ex. «1») Passage d un profil de débits de base précisé (par ex. «1») à un autre profil de débits de base précisé (par ex. «2») 5-30 Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n93 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Somme débits de base + bolus d insuline par jour Bolus standard, représenté par un trait tracé de haut en bas sur le graphique Bolus déroulant, représenté par un trait tracé de haut en bas sur le graphique Bolus carré, représenté par une barre tracée de haut en bas dans le diagramme ; la largeur de la barre représente la durée de l administration du bolus Bolus mixte, représenté par une barre tracée de haut en bas dans le diagramme ; la largeur de la barre représente la durée de l injection du bolus carré Conseil de bolus, s affiche toujours en même temps que l un des quatre symboles décrits ci-dessus correspondant au type de bolus. Ces bolus ont été calculés à l aide d un calculateur de bolus (du lecteur de glycémie correspondant). Des conseils de bolus sont affichés uniquement si le bolus a été administré et que cette information a été enregistrée par la pompe. Purge du dispositif de perfusion Retour de la tige filetée télescopique (remplacement de la cartouche) Démarrage de la pompe à insuline Arrêt de la pompe à insuline Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-31\n94 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5.5 Pompe à insuline : contenu du rapport Évolution Cette rubrique vous montre l évolution de la dose d insuline au cours de la période sélectionnée. Le jour et le mois sont portés en abscisse (axe horizontal), les doses d insuline administrées correspondantes sont portées en ordonnée (axe vertical). En bas, vous avez le graphique du débit de base, et les différents bolus sont représentés en haut. Vous avez donc sur l ordonnée de gauche (de bas en haut) l échelle du débit de base et sur l ordonnée de droite (de haut en bas) l échelle des bolus. Différents événements sont également représentés en plus de la dose d insuline. Ces événements sont les suivants : Événements de la pompe Variations du profil de débits de base Modifications du débit de base Les différents symboles sont expliqués (brièvement) dans la légende et en détail à la page Comme dans la rubrique de la glycémie, les jours non travaillés (week-ends prédéfinis) sont identifiés par un trait bleu clair sur l axe horizontal (abscisse) Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n95 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Journée standard Cette rubrique permet de reconnaître et de représenter plus aisément les schémas qui se répètent chaque jour (comme pour la glycémie). Toutes les données sont représentées dans une échelle de 24 heures. Les changements manuels fréquents du débit de base à certains moments sont par exemple facilement reconnaissables, ce qui peut faciliter globalement l administration si le débit de base est alors ajusté. Le débit de base moyen est représenté par une zone colorée en bleu et les débits maximums et minimums aux différents moments de la journée sont signalés par une fine ligne bleue. En plus des débits de base et des bolus, vous trouverez également sur ce graphique des informations sur la mise en marche et l arrêt de la pompe à insuline ainsi que sur les augmentations ou diminutions temporaires du débit de base. Semaine standard Cette rubrique doit elle aussi (comme la journée standard) aider à reconnaître des schémas répétitifs (par ex. modifications répétées du débit de base), mais cette fois en fonction du jour de la semaine. En plus des débits de base et des bolus, vous trouverez également sur ce graphique des informations sur les modifications du débit de base et la sélection de profils de débits de base. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-33\n96 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Débits de base Cette rubrique présente les débits de base réglés sur la pompe à insuline au moment de la transmission des données pour en faciliter la comparaison. Le profil de débits de base actif est représenté sous la forme d un trait épais bleu foncé. La quantité totale quotidienne des différents profils est indiquée dans la légende. Le profil de débits de base actif est signalé par une couleur plus foncée et en gras. Un tableau des débits de base est représenté sous le graphique. L affichage tableau présente les doses d insuline par heure dans une échelle de 24 heures. Tous les profils de débits de base sont affichés les uns en-dessous des autres. Le profil de débits de base actif est signalé en gras. i Cette rubrique ne s affiche que si une pompe a été lue pendant la période sélectionné. La date de la lecture (à laquelle les profils étaient valides) est indiquée dans le titre (par ex. «Débits de base du »). Si aucune pompe n a été lue pendant la période sélectionnée, cette rubrique ne s affiche pas Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n97 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Débits de base Bolus Le tableau de la rubrique Débit de base Bolus vous indique, par exemple, la fréquence d utilisation (absolue et relative) d un profil de débits de base précis ou d un type de bolus. Débit de base Ce tableau vous permet également de voir à quelle fréquence le débit de base d un profil de débits de base déterminé a été augmenté ou diminué ainsi que la durée de ces modifications temporaires (en pourcentage de la durée d analyse). Des modifications fréquentes et/ou une utilisation prolongée d un débit de base modifié manuellement pourraient indiquer qu il est nécessaire de procéder à un ajustement général du profil. Le nombre de fois auquel le débit de base a été reprogrammé est affiché dans la dernière colonne. Pour que le tableau Débit de base soit complet, la durée pendant laquelle la pompe à insuline était en mode STOP est également affichée. Bolus Ce tableau indique la fréquence (relative) d utilisation des différents types de bolus et leur nombre moyen de déclenchement par jour. Le pourcentage de bolus administrés sur la base d un conseil de bolus est affiché dans une autre couleur (en orange). Valeurs moyennes par jour Vous trouverez ici les valeurs moyennes quotidiennes de l insuline basale et de bolus ainsi que leur pourcentage par rapport au total. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-35\n98 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Statistiques La rubrique Statistique comprend des informations générales et statistiques sur les valeurs importées. Ces informations sont les suivantes : Période Période prise en compte dans le rapport, avec dates de début et de fin. Appareil Pompe à insuline (symbole) : indique la pompe à insuline utilisée. Numéro de série : numéro de série de la pompe à insuline. Dernière lecture : date et heure du dernier transfert de données et, le cas échéant, écart entre l heure de l appareil et celle de l ordinateur. Durée restante : durée de marche restante pour cette pompe à insuline (Accu-Chek Spirit Combo : ce réglage est spécifique au pays et il est possible qu il n apparaisse pas sur votre pompe). Sélection de profil de débits de base : fréquence (par semaine) de passage de la pompe à insuline d un profil de débits de base à un autre profil. Réglage de la date et de l heure : nombre de fois où un nouveau réglage de la date et de l heure a été effectué (par ex. en raison du passage à l heure d été, de vols intercontinentaux, etc.) Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n99 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Profils de débits de base Le tableau indique le pourcentage d utilisation de certains profils de débits de base (ainsi que la durée pendant laquelle la pompe à insuline était en mode STOP). Le profil de débits de base actif au moment de la lecture est signalé par une coche. Informations complémentaires Ces informations comprennent une liste des messages d erreur et d avertissement (et leur nombre) enregistrés dans la pompe à insuline. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-37\n100 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Listes Les trois groupes d informations, Bolus, Débit de base et Événements, sont également présentés sous forme de listes (dans trois onglets différents). Vous pouvez inverser l ordre de classement des informations de ces tableaux en cliquant sur leur intitulé (par ex. Jour, Date). Ces listes regroupent des informations détaillées sur chacun des événements enregistrés dans la pompe à insuline, y compris la date et l heure. Les bolus administrés sur la base d un conseil de bolus sont signalés par le symbole correspondant. Pour visualiser une liste, cliquez sur l onglet correspondant Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n101 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5.6 Glycémie et insuline : analyse de données combinées L analyse associant les données provenant d un lecteur de glycémie et celles fournies simultanément par une pompe à insuline permet d obtenir des informations utiles pour le traitement. Les valeurs glycémiques et les données de la pompe à insuline peuvent ainsi faire l objet de rapports distincts ou d un rapport commun. i Pour que l analyse puisse porter sur les données combinées de plusieurs appareils, il est impératif que ceux-ci soient synchronisés c est-à-dire que le réglage de la date et de l heure de tous les appareils coïncide. Dans le cas contraire, l ordre des événements enregistrés peut être mal interprété. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-39\n102 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Types de rapport Le logiciel Accu-Chek Smart Pix crée des rapports d une ou plusieurs pages pour des périodes définies (par ex. les 2 ou 4 dernières semaines). La période prise en compte dans un rapport regroupant des données est la période définie pour les rapports de glycémie ou les rapports des pompes à insuline. Les valeurs glycémiques sont systématiquement fournies dans les rapports de type En détail, quel que soit le paramétrage défini pour la présentation du rapport portant uniquement sur la glycémie. Un rapport combiné peut contenir les éléments suivants :  Évolution  Journée standard  Semaine standard  Statistiques La figure ci-contre présente des exemples d un rapport imprimé. Éléments graphiques des rapports Vous trouverez dans tous les rapports des légendes correspondant aux éléments graphiques utilisés. Des explications détaillées de ces éléments sont fournies dans les paragraphes consacrés aux rapports de glycémie et aux rapports des pompes à insuline aux pages 5-4 et Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n103 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Évolution Cette rubrique vous montre l évolution des résultats et des données de la pompe à insuline au cours de l intervalle de temps sélectionné. Le jour et le mois sont portés en abscisse (axe horizontal), les valeurs glycémiques correspondantes sont portées en ordonnée à gauche (axe vertical). Les doses d insuline (bolus et débit de base) sont également affichées ici. Chaque bolus d insuline administré est représenté dans la partie supérieure du diagramme (barres descendantes). Le débit de base (courbe bleue) est quant à lui représenté dans la partie inférieure du diagramme. Les valeurs correspondantes sont indiquées sur l ordonnée (axe vertical) de droite (en bleu et de bas en haut = échelle du débit de base, en rouge et de haut en bas = échelle des bolus). Pour plus de clarté, ce graphique ne présente les événements de la pompe. En cas de besoin, vous trouverez ces informations dans les rapports distincts. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-41\n104 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Journée standard Comme c est le cas des rapports dissociant valeurs glycémiques et données de la pompe, ce graphique aide à reconnaître les schémas qui se répètent quotidiennement. Ici aussi, les données sont intégrées à une échelle de 24 heures, ce qui rend la relation entre les administrations d insuline (bolus et débit de base) et les valeurs glycémiques mesurées plus aisément identifiable en fonction du moment de la journée. Chaque donnée est classée en fonction du moment où la mesure a été effectuée. Les éléments graphiques sont identiques à ceux utilisés dans la rubrique Évolution. Semaine standard Cette rubrique doit elle aussi aider à reconnaître les schémas répétitifs, mais en ce cas en fonction du jour de la semaine. Chaque donnée est classée sur le graphique en fonction du moment et du jour où la mesure a été effectuée. Les éléments graphiques sont identiques à ceux utilisés dans la rubrique Évolution Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n105 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Statistiques La rubrique Statistiques du rapport contient des informations générales et des statistiques sur les valeurs traitées pour la période sélectionnée. Ces informations sont les suivantes : Période Période prise en compte dans le rapport, avec dates de début et de fin. Appareil Nom de l appareil Numéro de série : numéro de série du lecteur de glycémie ou de la pompe à insuline. Dernière lecture : date et heure du dernier transfert de données et, le cas échéant, écart entre l heure de l appareil et celle de l ordinateur. Appareil (symbole) : indique l appareil utilisé pendant la période sélectionnée. Si vous avez utilisé plusieurs lecteurs dansla période sélectionnée, ces indications s affichent pour chacun des lecteurs. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-43\n106 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Données Nombre de mesures : nombre de résultats glycémiques analysés dans la période sélectionnée. Valeur maximale / moyenne / minimale : valeur glycémique la plus élevée et valeur la plus basse mesurées au cours de la période sélectionnée, et moyenne de toutes les valeurs mesurées. Écart-type (ET) : écart-type ou dispersion des résultats analysés. Fréquence des mesures de glycémie : nombre moyen de mesures de la glycémie par jour pour tous les jours de la période analysée. Apparaît également (entre parenthèses) la valeur correspondant uniquement aux jours au cours desquels au moins une mesure a été effectuée. Objectif glycémique : objectif glycémique utilisé pour le rapport. Seuil d hypo/hyperglycémie : les valeurs glycémiques en-dessous du seuil d hypoglycémie sont apparentées à une hypoglycémie, celles au-dessus du seuil d hyperglycémie sont apparentées à une hyperglycémie. Au-dessus / dans / en-dessous de l objectif glycémique : Pourcentage et nombre (entre parenthèses) des résultats en-dessus, dans et en-dessous de l objectif glycémique. Hypoglycémies : nombre d hypoglycémies. Moyenne glycémique avant / après le repas : valeur glycémique moyenne avant et après les repas (si disponible) et différence entre ces valeurs Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n107 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données HBGI / LBGI : ces valeurs représentent la fréquence des valeurs glycémiques faibles ou élevées et le risque qui en résulte (voir références bibliographiques page 5-59). Elles doivent être les plus basses possibles. HI / LO / Tests de contrôle : nombre de résultats audessus (HI) et en-dessous (LO) de l intervalle de mesure et nombre de mesures avec solution de contrôle. Rapport Quantité totale d insuline bolus : nombre d administrations de bolus en fonction des types de bolus. Dose maximale / moyenne / minimale : dose d insuline la plus forte et dose d insuline la plus faible administrées au cours de la période sélectionnée, et moyenne de toutes les administrations d insuline. Fréquence de bolus : fréquence moyenne des administrations d insuline par jour (tous bolus confondus sans distinction du type de bolus). Modification des débits de base : nombre d augmentations ou de diminutions manuelles du débit de base et nombre de modifications du profil de débits de base ou de passages d un profil à un autre. Informations complémentaires Ces informations sont affichées uniquement si cela est nécessaire : Valeurs sans date/heure : nombre de résultats enregistrés sans date ni heure. Valeurs avec messages d avertissement : nombre de résultats enregistrés avec un message concernant la température, une remarque sur la péremption, etc. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-45\n108 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données 5.7 Carnet (enregistrement de données) Le terme «enregistrement de données» désigne les données personnelles enregistrées qui sont lues en premier lorsqu elles sont importées depuis des appareils. Ces données constituent la matière première des rapports. Outre l affichage sous forme de rapports, vous pouvez aussi consulter et traiter ces données dans un Carnet sous la forme d un tableau. Lorsque vous ouvrez un enregistrement de données sauvegardé, le rapport correspondant est alors instantanément établi et affiché. Si vous ajoutez des entrées à un enregistrement de données ou que vous modifiez les données existantes, ces modifications sont également reportées dans les rubriques correspondantes du rapport. Vous pouvez créer et sauvegarder un nombre quelconque d enregistrements de données. Vous pouvez ajouter automatiquement des données lues par un appareil à l enregistrement de données correspondant. Vous pouvez ajouter des commentaires et des informations complémentaires à n importe quelle entrée de l enregistrement de données. Chaque enregistrement de données attribué à un patient est automatiquement sauvegardé si vous quittez la page correspondante ou si vous quittez le logiciel Accu-Chek Smart Pix. Toutefois, après l import, les enregistrements de données non sauvegardés et non attribués sont effacés. Pour plus d informations sur la création, l ouverture et la gestion des enregistrements de données, reportez-vous au chapitre 4. Les explications suivantes se rapportent aux fonctions et aux options de modification dans un enregistrement de données ouvert Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix\n109 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Contenu de l enregistrement de données L enregistrement de données s affiche sous forme de tableau contenant une liste de résultats glycémiques, de données de la pompe à insuline et d autres informations. Le tableau des valeurs (classées par date et période) est établi en fonction des informations de date et d heure relatives aux résultats glycémiques et des données de la pompe. Vous pouvez inverser l ordre de classement des informations de ce tableau en cliquant sur l intitulé Date. Ce tableau indique toujours toutes les dates existantes, indépendamment de la période sélectionnée dans le rapport. Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix 5-47\n110 Chapitre 5, Rapport et enregistrement de données Paramétrer l affichage de la liste Vous avez plusieurs possibilités pour personnaliser le tableau selon vos souhaits : Masquer des colonnes non nécessaires Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne d en-tête du tableau pour ouvrir le menu contextuel. Toutes les colonnes actuellement affichées (activées) sont cochées. Cliquez sur le nom de la colonne qui doit être masquée. La coche située devant le nom a disparu et la colonne est à présent masquée. En cliquant à nouveau sur ce nom, il est possible de faire réapparaître la colonne. Renommer les insulines Les insulines sont désignées par les numéros 1, 2 et 3 (voir page 5-56). À la place des annotations de colonnes 1, 2, 3, vous pouvez également saisir des termes courts pour chaque type d insuline (jusqu à 5 caractères, par ex. «NPH» ou «Mixte»). Cliquez sur le chiffre respectif dans l en-tête de colonne. Saisissez le nom souhaité (jusqu à 5 caractères). Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue Manuel d utilisation du logiciel Accu-Chek Smart Pix