Uploaded by: loreto\nDownload & View Nrf-317-pemex-2014.pdf as PDF for free.\nNúmero de documento NRF-317-PEMEX-2014 27 de junio de 2014 PÁGINA 1 DE 25\nCOMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PEMEX REFINACIÓN\nANALIZADOR CONTINUO TIPO ESPECTRÓMETRO PARA MEDICIÓN DE RON/MON\nNRF-317-PEMEX-2014 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios\nRev.: 0 PÁGINA 2 DE 25\nEsta Norma de Referencia se aprobó en el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en la sesión 98, celebrada el 27 de marzo de 2014.\nQueda prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización expresa del Comité de Normalización de Petroleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente\nRev.: 0 PÁGINA 3 DE 25\nINTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 4\nOBJETIVO ......................................................................................................................................................... 5\nCAMPO DE APLICACIÓN ................................................................................................................................ 5\nACTUALIZACIÓN. ............................................................................................................................................ 5\nREFERENCIAS ................................................................................................................................................. 6\nSÍMBOLOS Y ABREVIATURAS ....................................................................................................................... 8\nDESARROLLO .................................................................................................................................................. 9\nDiseño .................................................................................................................................................... 9\nMateriales ............................................................................................................................................ 15\nFabricación .......................................................................................................................................... 16\nInstalación ............................................................................................................................................ 16\nInspección y pruebas ........................................................................................................................... 17\nServicios .............................................................................................................................................. 18\nAlmacenamiento y transporte .............................................................................................................. 19\nDocumentación .................................................................................................................................... 20\nGarantías ............................................................................................................................................. 20\nRESPONSABILIDADES ................................................................................................................................. 21\n10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES .................................................. 21 11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................... 22 12. ANEXOS .......................................................................................................................................................... 22 12.1\nHoja de datos ....................................................................................................................................... 23\nRev.: 0 PÁGINA 4 DE 25\nLas gasolinas producidas para venta en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, deben cumplir con un número de octano que defina la calidad de éstas; es por ello que en los procesos de producción se debe contar con Analizadores para determinar continuamente el número RON (Research Octane Number) y MON (Motor Octane Number) de estas gasolinas, controlando así la calidad de estos combustibles. Lo anterior, ha obligado a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios a modernizar e instalar Analizadores con tecnología reciente y probada, que permitan determinar continuamente el contenido de RON y MON en las gasolinas, cuya exactitud, precisión (repetibilidad, reproducibilidad) y eficiencia de operación sea fundamental para cumplir con las funciones antes mencionadas. Dado que no existe una Norma Oficial Mexicana, una Norma Mexicana o una Internacional que establezca los requerimientos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la adquisición del Analizador continuo tipo espectrómetro para la medición del número de RON/MON en las gasolinas se emite esta Norma de Referencia. Esta Norma de Referencia se realizó en atención y cumplimiento a:  Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento.  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  Guía para la Emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios CNPMOS001, 30 de septiembre de 2004.  Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 17 de mayo de 2012.  Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigentes 12 de marzo 2012.  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 27 de junio de 2011.  Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública mediante el cual establece los lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de fecha 9 de septiembre de 2010. En la elaboración de la presente Norma de Referencia participaron:          \nPetróleos Mexicanos. Pemex Exploración y Producción. Pemex Refinación. Pemex Petroquímica. Pemex Gas y Petroquímica Básica. Instituto Mexicano del Petróleo. Instituto Politécnico Nacional. ABB México S.A. de C.V. DIBEN Medición, Análisis e Instrumentación. PRINOSA, S.A. de C.V.\nRev.: 0 PÁGINA 5 DE 25\nEstablecer los requisitos técnicos y documentales, para la adquisición de un Analizador continuo tipo espectrómetro para medición de RON y MON.\nEsta Norma de Referencia incluye las especificaciones para la adquisición, instalación, pruebas y documentación de un Analizador continuo de espectrometría de infrarrojo para la medición de RON y MON en gasolinas. Esta Norma de Referencia es aplicable para la medición continua en tiempo real de RON y MON en corrientes de gasolinas mediante la tecnología de espectrometría de absorción media y cercana de la radiación infrarroja, la cual se debe realizar con un espectrómetro NIR o FT-NIR. Esta Norma de Referencia también aplica para la medición continua de los siguientes parámetros de las diferentes gasolinas: a) b) c) d) e)\nContenido de aromáticos. Contenido de olefinas. Contenido de oxigenados. Contenido de benceno. Presión de vapor Reid.\nEsta Norma de Referencia aplica para Analizadores continuos de proceso y no aplica para equipos de laboratorio.\nEsta Norma de Referencia es de aplicación general y de observancia obligatoria en la adquisición o contratación de los bienes y servicios objeto de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, como parte de los requisitos que deben cumplir el licitante, proveedor o contratista.\nEsta Norma de Referencia se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan. La sugerencias para la revisión y actualización de esta Norma de Referencia, se deben enviar al Secretario Técnico del Subcomité Técnico de Normalización de PEMEX Refinación, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa de Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las propuestas y sugerencias de cambio se deben elaborar en el formato CNPMOS-001-A01 de la Guía para la Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización expresa del Comité de Normalización de Petroleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente\nRev.: 0 PÁGINA 6 DE 25\nEmisión de Normas de Referencia en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS-001 Rev.1) y dirigirse por escrito al: Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Avenida Marina Nacional No. 329 Piso 35, Torre Ejecutiva Colonia Petróleos Mexicanos, C. P. 11311. México, D. F. Teléfono Conmutador: (55) 19442500, Extensión: 54781. Correo electrónico: [email protected]\n5.2. NMX-J-235-1-ANCE-2008 Envolventes - Envolventes para uso en equipo eléctrico – Parte 1: Consideraciones no ambientales - Especificaciones y métodos de prueba. 5.3. NMX-J-235-2-ANCE-2000 Envolventes - Envolventes (gabinetes) para uso en equipo eléctrico - Parte 2: Requerimientos específicos - Especificaciones y métodos de prueba. 5.4.\n5.5. NMX-Z-055-IMNC-2009 Vocabulario internacional de metrología – Conceptos fundamentales y generales, términos asociados (VIM). 5.6. IEC 60529:2009 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Grados de protección para envolventes (código IP)). 5.7. IEC 61010-1:2010 Safety requirements of electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements (Requerimientos de seguridad de equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio - Parte 1: Requerimientos generales). 5.8. IEC 61115:1992 Expression of performance of sample handling systems for process analyzers. (Expresiones de desempeño de sistemas de manejo de muestra para Analizadores de proceso). 5.9. IEC 61326-1:2005 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements (Equipo Eléctrico para Medición, Control y Uso en Laboratorio – Requerimientos EMC). 5.10. IEC TR 61831:2011 On-line analyzer systems - Guide to design and installation. Technical report (Sistemas de analizadores en línea – Guía para diseño e instalación. Reporte técnico). 5.11. NRF-036-PEMEX-2010 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico. 5.12. NRF-046-PEMEX-2012 Protocolos de comunicación en sistemas digitales de monitoreo y control. 5.13. NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas. 5.14. NRF-049-PEMEX-2009 Inspección y supervisión de arrendamientos y servicios de bienes muebles. 5.15. NRF-111-PEMEX-2012 Equipos de medición y servicios de metrología.\nRev.: 0 PÁGINA 7 DE 25\n5.16. NRF-296-PEMEX-2013 Embalaje y marcado de equipo y materiales para su transporte a las instalaciones terrestres y costa afuera.\nPara los propósitos de esta norma, se establecen las siguientes definiciones: 6.1. Capacitación: Es la transferencia de conocimiento técnico, teórico y práctico en los temas de operación, configuración y mantenimiento del Analizador continuo tipo Espectrómetro para medición de RON/MON y sus componentes. 6.2. Corrimiento de cero y span: Cambio en los parámetros de medición de la concentración (cero y span) en un analizador, para un valor dado en un periodo establecido, bajo condiciones de referencia constante (temperatura, flujo, entre otros.) y sin efectuar ningún ajuste al analizador por medios externos. 6.3. Espectrometría de absorción infrarroja: Esta técnica se utiliza para identificar los grupos estructurales que presenta una muestra mediante la excitación de los mismos al aplicar una radiación infrarroja. 6.4. Espectrómetro: Analizador de espectro total que examina un espectro continuo amplio más que una o pocas longitudes de onda. 6.5. Interferómetro: Es un instrumento que emplea la interferencia de las ondas de luz para medir con gran precisión longitudes de onda de la luz misma. 6.6. Licitante, proveedor o contratista: Compañía externa encargada de realizar todos los trabajos relacionados con la ingeniería, adquisición, integración, instalación, puesta en servicio y conservación de los Analizadores. 6.7. MON: Motor Octane Number (Número de Octano de motor) – Para combustible de máquinas de encendido por chispa, es la relación numérica de resistencia a la detonación obtenida por comparación de su intensidad detonante con la de los combustibles de referencia primaria cuando ambos son probados en una máquina estandarizada bajo las condiciones especificadas en este método de prueba y se obtiene mediante una corrida de prueba en una máquina operada a una velocidad de 900 revoluciones por minuto y con una temperatura de entrada de aire de 149°C. 6.8. Monocromador. Es un dispositivo óptico que permite, por medio de un mecanismo, seleccionar y transmitir una estrecha banda de longitudes de onda ya sean electromagnéticas u otro tipo de energía a partir de una fuente emisora que produzca una amplia gama de longitudes de onda. 6.9. NIR (Near-InfraRed): Es la radiación del espectro electromagnético comprendida en el intervalo de 800 a 2500 nm y está situada entre la luz visible y el infrarrojo medio. 6.10. Número de octano (Octane number): Número mediante el cual se mide la capacidad antidetonante de la gasolina durante el periodo de compresión. Es común especificar para las gasolinas automotrices dos números de octano, uno conocido como RON que se mide en condiciones de ensayo relativamente moderadas (600 r/min), y otro conocido como MON que se mide a temperaturas y velocidades de motor más altas (900 r/min). Un alto número de octano proporciona mayor eficiencia de la combustión, mayor potencia, menores depósitos de carbón y mejor funcionamiento del motor, así como menor contaminación.\nRev.: 0 PÁGINA 8 DE 25\n6.11. Probeta in-situ de cable de fibra óptica: Dispositivo mediante el cual se sensa directamente en el ducto del proceso el fluido a ser medido, a través de una probeta inmersa. El Analizador con este tipo de probeta no requiere sistema de acondicionamiento de muestra. 6.12. Radiación infrarroja (IR): Es un tipo de radiación electromagnética y térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor a las microondas. 6.13. RON: Research Octane Number (número de octano de investigación) – Para combustible de máquinas de encendido por chispa, es la relación numérica de resistencia a la detonación obtenida por comparación de su intensidad detonante con la de las mezclas combustibles primarias de referencia cuando ambas son probadas en una máquina estandarizada operando bajo las condiciones especificadas en este método de prueba y se determina efectuando una velocidad de 600 revoluciones por minuto a una temperatura de entrada de aire de 51.7°C. 6.14. Sistema de muestreo: Está compuesto por la toma y la disposición de la muestra conforme al ANSI/API RP 555:2007. 6.15. Sonda o probeta de muestra: Dispositivo usado para tomar una muestra del proceso, la cual será posteriormente enviada al sistema de sensor/análisis. Generalmente es un tubo de diversas formas y materiales que se inserta en un punto ex profeso para obtener una muestra del proceso. 6.16. Tiempo de respuesta dinámico (T90): Es el intervalo de tiempo en el que ocurre un cambio del 90% en el valor de la propiedad previamente medida. Para efectos de esta norma de referencia, aplican las definiciones de los términos establecidos en NRF-111PEMEX-2012, NMX-CH-7504-IMNC-2006 y NMX-Z-055-2009-IMNC.\nAnalizador Analizador continuo tipo espectrómetro para medición de MON/RON. API\nAmerican Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para pruebas y materiales).\nFactory Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Fábrica).\nFourier transform Near infrared (Infrarrojo cercano por transformada de Fourier).\nInternational Protection (Protección Internacional).\nMotor Octane Number (Número de octano del motor).\nNational Electrical Manufacturer Association (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos).\nNear Infrared (Infrarrojo cercano).\nNational Pipe Thread (Rosca de Tubo Nacional).\nOn Site Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Sitio).\nResearch Octane Number (Número de octano de investigación).\nRev.: 0 PÁGINA 9 DE 25\nPara efectos de esta Norma de Referencia aplican las unidades de medida que se indican en la norma NOM-008SCFI-2002.\nEl licitante, proveedor o contratista es el responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones de esta Norma de Referencia para suministrar un Analizador y los componentes indicados en el Anexo 12.1 de la misma. Adicionalmente, en caso de los contratos IPC (Ingeniería, Procura y Construcción), el contratista debe ser el responsable de suministrar la información indicada en esta Norma de Referencia “por PEMEX”, ya que en el alcance de este tipo de contratos está el desarrollo de la ingeniería. 8.1\n8.1.1.1 El Analizador se debe suministrar para determinar el número de RON y MON de las gasolinas en las líneas de proceso que cumpla con los parámetros indicados por PEMEX en la hoja de datos del Anexo 12.1 de esta NRF. Además, se deben cumplir los requisitos del numeral 8.1 de la NRF-111-PEMEX-2012. 8.1.1.2 El Analizador debe cumplir con las siguientes características: análisis continuo, manejo simple, alta velocidad de análisis y rango de medición en número de octano que se indique en el Anexo 12.1 de esta NRF, no utilizar reactivos y no destruir la muestra. 8.1.1.3 El Analizador debe ser de tecnología de línea del fabricante con no más de 5 años de haber salido la última versión al mercado. Además, debe comprobar documentalmente haber sido probado satisfactoriamente 1 año en funcionamiento como mínimo en la industria petrolera nacional o internacional, con resultados satisfactorios; cumpliendo con el método bajo el cual se rige. Se debe comprobar documentalmente que su aplicación es bajo una normatividad nacional o extranjera. 8.1.1.4 El Analizador debe incluir los accesorios para instalación y montaje que se indican en el Anexo 12.1 de esta NRF. Éstos deben quedar instalados de manera visible para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo de ser requerido.\nRev.: 0 PÁGINA 10 DE 25\n8.1.1.5 El proveedor o contratista debe suministrar los accesorios y consumibles que se requieren para la calibración del Analizador, tanto en forma manual como automática. 8.1.1.6 El proveedor o contratista debe suministrar el Analizador que cumpla con el diseño, seguridad, protección, montaje y comunicación como lo establece la IEC TR 61831:2011 y de acuerdo con los requerimientos de PEMEX indicados en la hoja de datos del Anexo 12.1 de esta NRF. 8.1.1.7 Los componentes y dispositivos eléctricos del Analizador deben cumplir con la clasificación de área eléctrica que PEMEX solicite en el Anexo 12.1 de esta NRF, que cumpla con los requisitos que se establecen en la NRF-036-PEMEX-2010. 8.1.1.8 La envolvente o gabinete del Analizador debe cumplir con el tipo de protección al ambiente que PEMEX solicite en el Anexo 12.1 de esta NRF, en donde, el proveedor o contratista debe cumplir con los requisitos que se establecen en la NMX-J-529-ANCE-2012 y/o IEC 60529:2009 para clasificación tipo IP y con los requisitos que se establecen en la NMX-J-235-1-ANCE-2008 y la NMX-J-235-2-ANCE-2000 y/o NEMA 250, para clasificación tipo NEMA. 8.1.1.9\nEl sistema e instalación eléctrica del Analizador debe cumplir con la NRF-048-PEMEX-2007.\n8.1.1.10 El Analizador debe estar integrado como mínimo por lo siguiente: a) b) c) d)\nSistema de muestreo. Sistema de acondicionamiento de muestra, cuando se requiera. Unidad de análisis. Unidad electrónica.\n8.1.1.11 El Analizador debe cumplir con los requerimientos de seguridad (para el operador y el área circundante) específicos para equipos eléctricos de laboratorio establecidos por la IEC 61010-1:2010. Cuando exista alguna excepción, en la propuesta técnica se debe especificar qué parámetro es el que no cumple y bajo que norma se certifica esta excepción. 8.1.1.12 En caso de requerir aislamiento térmico éste debe incluirse. 8.1.2\nSistema de muestreo Toma de muestra\n8.1.2.1.1.1 El punto de la toma de muestra especificado por PEMEX, debe ser validado por el fabricante en base a los requisitos de la IEC TR 61831:2011. 8.1.2.1.1.2 La conexión a proceso de la toma de muestra puede ser mediante una conexión simple, una sonda o probeta, o probeta in-situ de cable de fibra óptica, como se especifique por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta NRF. En cualquier caso, esta conexión debe ser bridada. 8.1.2.1.1.3 Cuando se especifique en el Anexo 12.1 de esta NRF conexión simple a proceso para la toma de muestra, ésta debe tener brida y válvula de bloqueo tipo compuerta de paso completo. 8.1.2.1.1.4 El diámetro del “tubing” de la toma de muestra debe ser como mínimo de DN 15 (NPS ½).\nRev.: 0 PÁGINA 11 DE 25\n8.1.2.1.1.5 Cuando se especifique en el Anexo 12.1 de esta NRF sonda o probeta para la toma de muestra, la sonda o probeta debe ser retráctil, así puede ser extraída de la línea de proceso en operación. Se debe incluir una válvula de bloqueo tipo compuerta de paso completo, así como con los requerimientos de área solicitadas en dicho Anexo. 8.1.2.1.1.6 El proveedor o contratista es el responsable de suministrar la conexión a proceso que cumpla con el tipo, tamaño y materiales y demás características de especificadas en el Anexo 12.1 de esta NRF, así como con los requerimientos de área indicados en dicho Anexo. 8.1.2.1.1.7 En el caso de que se requiera de acondicionamiento de muestra, el fabricante debe recomendar la distancia máxima entre la toma de muestra y el Analizador, tomando en cuenta que el análisis se efectúe con el mínimo tiempo de transporte de muestra para evitar retrasos en el ciclo de análisis. 8.1.2.1.1.8 La toma de muestra debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Transportar una muestra limpia y representativa de la corriente de proceso hasta el sistema de acondicionamiento de muestra. b) El diámetro interno de la línea de transporte debe ser de tal magnitud que no exista un cambio de fase de la muestra a analizar. c) El dimensionamiento de la línea de transporte debe cumplir con las propiedades de la mezcla como viscosidad y punto de rocío, así como el tiempo de atraso y las distancias para su transporte. 8.1.2.1.1.9 El fabricante debe suministrar los accesorios requeridos para la instalación de la sonda o probeta, así como los procedimientos necesarios para tal efecto. 8.1.2.1.1.10 El fabricante debe suministrar los componentes para la toma de muestra requeridos (reguladores de presión, termómetros, manómetros, entre otros) de tal forma que garantice la correcta funcionalidad de los mismos y anexar un diagrama indicando los componentes. 8.1.2.1.1.11 El punto de muestreo debe estar accesible para procedimientos de operación, verificación y mantenimiento. 8.1.2.1.1.12 El desempeño y la operación funcional de la toma de muestra debe cumplir con la IEC 61115:1992. 8.1.2.1.2\n8.1.2.1.2.1 El proveedor o contratista debe disponer de la muestra como se especifique en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.1.2.1.2.2 Cuando se especifique en el Anexo 12.1 de esta NRF el retorno de la muestra al proceso, el proveedor o contratista debe suministrar un sistema de retorno de muestra con lo siguiente: a) b) c) d)\nRecipiente colector. Interruptores de nivel/presión. “Tubing”, líneas, válvulas y accesorios de conexión a proceso, ésta debe ser bridada. Bomba cuya descarga debe ser controlada por nivel.\nNRF-317-PEMEX-2014 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 8.1.2.2\nRev.: 0 PÁGINA 12 DE 25\nSistema de acondicionamiento de muestra (cuando aplique)\n8.1.2.2.1 El proveedor o contratista debe suministrar el sistema de acondicionamiento de muestra totalmente ensamblado y cableado con todos los accesorios necesarios para que la muestra alcance las condiciones requeridas por el Analizador. 8.1.2.2.2\nSe debe suministrar un sistema de acondicionamiento que permita lo siguiente:\na) Acondicionar muestras representativas del proceso durante periodos de un año con mínimo mantenimiento. b) Separar los contaminantes, partículas o algún otro componente dañino presente en la muestra. c) Acondicionar la muestra controlando la temperatura, presión y flujo de la misma. Filtrar y mantener la fase de la muestra para hacerla compatible con la unidad de análisis. Cuando se requiera por condiciones del clima, se deben instalar trazas para calentamiento en las líneas de conducción de la muestra y del Analizador. d) Interrumpir el flujo de la muestra para efectuar el proceso de calibración. e) Realizar la limpieza y mantenimiento sin interrumpir la operación mediante la instalación de arreglos de filtros en paralelo con válvulas de bloqueo de paso completo. f) Operar bajo condiciones seguras para protección de la instalación y del personal operativo. 8.1.2.2.3 El proveedor o contratista debe indicar la lista de los componentes integrantes del sistema que se deben suministrar para garantizar que la muestra fluya al Analizador a las condiciones requeridas por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.1.2.2.4 En caso que sea requerido se deben suministrar filtros tipo autolimpieza y además éstos deben ser removidos sin necesidad de desmontar el recipiente que los contiene. 8.1.2.2.5 El proveedor o contratista debe suministrar un lazo rápido de muestreo, con el fin de disminuir el tiempo de transporte de la muestra. Además, los accesorios necesarios para la extracción y el retorno de la muestra a las condiciones que se indican en el Anexo 12.1 de esta NRF, así como incluir las válvulas de aislamiento, los dispositivos para la indicación y control de flujo y el filtro, los cuales deben estar contenidos en el gabinete del Analizador. 8.1.2.2.6 El proveedor o contratista debe incluir todos los componentes requeridos para el suministro (medición y control) de la muestra y de todos los fluidos necesarios para el funcionamiento y calibración del Analizador. 8.1.2.2.7 El sistema de acondicionamiento de muestra, la unidad de análisis y la unidad electrónica de control, deben estar contenidos en un gabinete autosoportado. 8.1.2.2.8 El acondicionamiento y control de la muestra se debe realizar conforme a lo establecido en el ASTM D6122:2010 y el ASTM E1655:2005; se debe incluir la validación en línea, la limpieza automática de la celda de medición, la eliminación de la humedad (cuando aplique) y la alimentación del liquido de validación. 8.1.2.3 8.1.2.3.1\nUnidad de análisis Generales\n8.1.2.3.1.1 El método de análisis se debe basar en la técnica de espectrometría de absorción media y/o cercana de la radiación infrarroja, para lo cual se debe utilizar un espectrómetro NIR dispersivo o FT-IR/FT-NIR, que cumpla con los parámetros del 8.1.2.3.3 de esta Norma de Referencia.\nRev.: 0 PÁGINA 13 DE 25\n8.1.2.3.1.2 El método de análisis debe garantizar que la determinación del número de octano esté libre de interferencias. 8.1.2.3.1.3 La unidad de análisis debe ser para mediciones continuas en línea de proceso y debe tener la flexibilidad para que programe la frecuencia de análisis en operación normal. 8.1.2.3.1.4 La unidad de análisis debe tener un sistema automático de paro que suspenda el (los) flujo(s) que se considere(n) riesgoso(s) en el evento de falla de suministro de aire, suministro eléctrico o cualquier condición que se considere peligrosa tanto para el equipo como para los operarios, de tal manera que se convierta a una condición segura. 8.1.2.3.2\n8.1.2.3.2.1 La fuente emisora de radiación, debe estar integrada por: a) Fuente de radiación optimizada para las frecuencias o longitudes de onda de medición. b) Sistema de enfriamiento. 8.1.2.3.2.2 El selector de longitudes de onda, debe estar integrado por alguno de los siguientes componentes: a) b) c) d)\nInterferómetro. Espejos. Monocromador. Rejillas holográficas.\n8.1.2.3.2.3 El compartimiento de la muestra, debe ser: a) Celda de medición. 8.1.2.3.2.4 El detector debe ser optimizado para la combinación de fuente con el espectrómetro o interferómetro y puede ser cualquiera de los siguientes: a) Semiconductor. b) Semiconductor con enfriamiento Peltier. c) Detector pyroeléctrico térmicamente estabilizado. 8.1.2.3.3\nA. a) b) c) d) e)\nInterferómetro: Exactitud de longitud de onda: Repetibilidad de longitud de onda: Resolución de longitud de onda: Tiempo de medición: Tiempo de respuesta:\n8 -1 0,015 nm (6,666 x 10 cm ) o mejor exactitud. 8 0,015 nm (6,666 x 10 cm-1) o mejor. 4 nm (2,5 x 106 cm-1), ajustable. 4,0 s como mínimo. Programable.\nB. a) b) c) d) e)\nEspectrómetro dispersivo:: Exactitud de longitud de onda: Repetibilidad de longitud de onda: Resolución de longitud de onda: Tiempo de medición: Tiempo de respuesta:\n± 0.01 nm (1 x 109 cm-1). ± 0.004 nm (2,5 x 109 cm-1). 4.0 nm (2,5 x 106 cm-1). 4.0 s como mínimo. Programable\nNRF-317-PEMEX-2014 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 8.1.2.3.4\nRev.: 0 PÁGINA 14 DE 25\n8.1.2.3.4.1 El ciclo de medición desde la toma de muestra del proceso hasta el despliegue de la concentración no debe ser mayor de 3,5 minutos. 8.1.2.4\n8.1.2.4.1 La unidad electrónica de control debe proporcionar una señal de salida continua de 4-20 mA, aislada, indicativa de la concentración del número de octano en la muestra. 8.1.2.4.2 Debe tener cajas de conexiones eléctricas independientes, una para alimentación eléctrica 120 V c.a. y otra con las señales analógicas de 4-20 mA y señales discretas de 24 V c.d. 8.1.2.4.3 El Analizador debe tener una interfaz de comunicación para el envío de información al sistema de control indicado en el Anexo 12.1 de esta NRF, mediante el protocolo especificado en este anexo, el que debe cumplir con la NRF-046-PEMEX-2012. 8.1.2.4.4\nLa unidad electrónica de control debe estar basada en un microprocesador y debe incluir:\na) Cuando se solicite por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia, una pantalla con enunciados en idioma español y con tendencias de 24 horas como mínimo (despliegues en tiempo real). b) Cuando se solicite por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia, teclado para alimentar datos y operar el equipo en forma manual o con los controles equivalentes. c) Con teclados de función para seleccionar configuración y diagnóstico de falla (rutinas de validación integrada). d) Enlaces al sistema de control. e) Software de desarrollo de modelos para la aplicación requerida. f) Sección de entradas/salidas (I/O), la que debe transmitir los datos a los dispositivos de registro o control por medio de comunicaciones analógicas o digitales. La sección I/O debe también permitir las siguientes funciones: i. Alarma de fuera de especificación. ii. Datos de tendencia para 30 días. iii. Despliegue de diagnóstico de operación. iv. Registro de lo siguiente: Muestras colectadas. Referencias tomadas. Datos fuera de especificación. Resultados de diagnóstico. Eventos de arranque/ paro/comunicación. 8.1.2.4.5 proceso.\nLa respuesta del Analizador no debe ser afectada por las variaciones de flujo y de temperatura de\nLa respuesta a los cambios en el número de octano debe ser preferentemente lineal.\n8.1.2.4.7 El tiempo de respuesta del Analizador para un cambio del 90 por ciento de la escala total en la composición de la muestra, debe ser en un tiempo no mayor a 3 minutos. 8.1.2.4.8\nLos ajustes de cero y rango deben ser independientes.\nEl corrimiento del cero debe compensarse automáticamente.\nRev.: 0 PÁGINA 15 DE 25\n8.1.2.4.10 El suministro eléctrico debe ser de 120 V a.c., 60 Hz ±10 por ciento. 8.1.2.4.11 Las conexiones para el conduit pueden ser de 19 mm (¾ de pulgada) NPT hembra o de 13 mm (½ pulgada) NPT, como se especifique en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.1.2.4.12 El Analizador debe tener la capacidad de conservar la calibración estable durante largos periodos de tiempo, conteniendo los parámetros de referencia en memoria para una rápida recalibración en forma automática. El Analizador debe tener una capacidad de memoria para almacenar un mínimo de 200 correlaciones, si PEMEX no especifica otro valor, para poder hacer la comparación con el espectro de la muestra y predecir con una alta exactitud el número MON y RON. El despliegue de los datos debe basarse en ambiente Windows compatible con el software del fabricante. 8.1.2.4.13 El equipo cotizado debe contar con selector de rango. 8.1.2.4.14 Las tarjetas de los circuitos electrónicos del Analizador deben ser tropicalizadas. 8.1.2.4.15 Los componentes electrónicos deben tener filtros para eliminar interferencias por señales de radiofrecuencia y electromagnéticas. 8.1.2.4.16 El equipo cotizado debe tener autodiagnóstico y debe indicar todos los eventos. 8.1.2.4.17 El proveedor o contratista debe entregar lo necesario para la autocalibración. 8.1.2.4.18 La unidad electrónica debe tener protección por corto circuito en líneas de señalización. 8.1.2.4.19 La unidad electrónica debe tener protección contra inversión de polaridad. 8.1.2.5\n8.1.2.5.1 El suministro del sistema de calibración debe incluir los dispositivos, accesorios y patrones de referencia que se requieren para la calibración del Analizador. 8.1.2.5.2 El sistema de calibración se debe instalar cerca del Analizador, para efectuar la calibración, en forma manual y automática. 8.2\n8.2.1 El proveedor o contratista junto con el fabricante deben seleccionar los materiales de cada uno de los componentes que conforman el Analizador, de tal forma que se cumpla con los requisitos especificados por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.2.2\nTodos los materiales que estén en contacto con el fluido de proceso deben ser de acero inoxidable tipo 316.\n8.2.3 El material mínimo de la sonda o probeta y conectores deben ser de acero inoxidable tipo 316L a menos que se especifique otra cosa en el numeral 55 del Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia. El material de los espárragos y tuercas debe ser del mismo material de las bridas de la sonda o probeta.\nRev.: 0 PÁGINA 16 DE 25\n8.2.4 El material de la cubierta exterior de la toma de muestra debe tener la resistencia mecánica para el servicio requerido, considerando las longitudes de la misma, la composición y temperatura del fluido indicadas por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.2.5 El material de instrumentación: manómetros, termómetros, rotámetros, filtros, válvulas de bloqueo, purgas y drenes debe tener la resistencia mecánica para el servicio requerido, considerando la composición, presión y temperatura del fluido. 8.2.6 El “tubing” debe ser de acero inoxidable 316L y debe cumplir con el ASTM A269–10 grado TP 316L (UNS No. 31603); el tratamiento térmico de solubilización debe cumplir con el numeral 6 del ASTM A 269-10 y el marcado, debe cumplir con el numeral 31.1 del ASTM 1016 A/1016M-10; el marcado se debe hacer en diámetros de DN 15 (NPS ½ ), DN 10 (NPS 3/8) y DN 8 (NPS ¼). 8.2.7 Los conectores para “tubing”, deben ser de acero inoxidable 316 de conformidad con ASTM A182 Gr F316 ó ASTM A479 TP316 del tipo compresión con doble sello. 8.3\n8.3.1 La unidad de análisis y la unidad electrónica del Analizador deben tener una placa de identificación de acero inoxidable, la cual debe estar permanentemente asegurada al instrumento (no se aceptan uniones con adhesivos o por adhesión) y contener la siguiente información: a) b) c) d) e) f) g)\nIdentificación y servicio. Marca, modelo y numero de serie. Nombre del fabricante. Fecha de fabricación. Suministro eléctrico. Certificaciones del instrumento. -1 Rango de calibración de la medición de RON o MON en nm (cm ) de longitud de onda.\n8.3.2 Los requerimientos para inmunidad y emisiones relacionados a la compatibilidad electromagnética (EMC) deben cumplir con la IEC 61326-1: 2005. 8.4\n8.4.1 El Analizador se debe suministrar con los accesorios para el tipo de montaje que se indique en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.4.2 Se debe cumplir con la clasificación eléctrica del área de instalación, la protección del ambiente, los efectos de variación en la temperatura ambiente y la facilidad de disponibilidad para el mantenimiento. 8.4.3\nLa instalación del Analizador debe cumplir con los siguientes requisitos:\na) La conexión de la sonda o probeta debe ser en la línea del proceso donde se proporcione una toma de muestra más representativa. b) Se debe evitar instalar el Analizador en lugares que provoquen retrasos en el monitoreo o control. A una distancia no mayor de 50 m. c) Tener accesibilidad para limpieza y mantenimiento. d) La conexión de la toma de la muestra debe estar en la parte lateral en líneas horizontales de proceso y en líneas verticales la toma de muestra debe ser cuando el flujo sea hacia arriba. Cuando la conexión es mediante sonda o probeta debe cumplir con los numerales 4.3.2 y 4.3.3 del ANSI/API RP-555: 2007.\nRev.: 0 PÁGINA 17 DE 25\n8.4.4 Durante la ejecución de los trabajos de instalación e integración del Analizador, el proveedor o contratista debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Presentar un procedimiento de montaje y maniobras de instalación del Analizador para la autorización de PEMEX. b) Cumplir con las recomendaciones de instalación, catálogos de fabricación y manuales de operación del fabricante. c) Integrar el Analizador al SDMC de la instalación cuando PEMEX lo solicite en el Anexo 12.1 de esta NRF. d) Indicar a PEMEX los servicios auxiliares que se requieren para la prueba, calibración, aislamiento y mantenimiento del Analizador en el lugar de instalación. 8.4.5 8.5\nEl fabricante debe recomendar las condiciones ambientales controladas que requiere el Analizador. Inspección y pruebas\n8.5.1 El Nivel de inspección debe ser III para bienes o IV para servicios, sino se especifica otra cosa, PEMEX designará al personal que realizará la inspección en el lugar que indique el proveedor o contratista. Cuando esta inspección se realice por PEMEX se debe cumplir con el procedimiento PA-800-70600-01 y cuando se realice a través de una empresa contratada por PEMEX se debe cumplir con lo que establece la NRF-049-PEMEX-2009. 8.5.2\n8.5.2.1 El proveedor o contratista debe elaborar y entregar los protocolos de pruebas del Analizador para las pruebas FAT y/u OSAT que le sean solicitadas por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.5.2.2 Los protocolos de pruebas (FAT y/u OSAT) se deben someter a revisión, comentarios y aprobación de PEMEX al menos 30 días antes de la fecha en que se tenga programada la realización de pruebas. 8.5.2.3 a) b) c) d) e) f) g) h) 8.5.3\nLos protocolos de prueba deben incluir como mínimo lo siguiente: Índice del contenido del documento. Identificación, función y descripción de los componentes del Analizador. Descripción de cada tipo de prueba, indicándose el objetivo y la forma como se debe realizar dicha prueba. Identificación de los simuladores y equipo de pruebas (para pruebas FAT). Elementos o componentes sobre los que se tiene efecto. Resultados esperados. Formato para la aceptación o rechazo de la prueba. Espacio para comentarios. Pruebas de aceptación en fabrica (FAT).\n8.5.3.1 El proveedor o contratista debe realizar las pruebas FAT cuando sean solicitadas por PEMEX en el Anexo 12.1 de esta NRF. 8.5.3.2 El proveedor o contratista debe proporcionar las herramientas, materiales (incluye consumibles) y equipos requeridos para realizar las pruebas FAT. 8.5.3.3 En caso de que el resultado de alguna de las pruebas no resulte como lo establece el protocolo establecido, el proveedor o contratista debe realizar las correcciones y repetirla hasta la aprobación por parte de PEMEX. 8.5.3.4\nLas pruebas FAT que se deben incluir en el protocolo, son las siguientes:\nRev.: 0 PÁGINA 18 DE 25\na) Inspección visual para verificar que el Analizador se fabricó en cumplimiento a las especificaciones técnicas y normativas solicitadas, así como a los alcances establecidos en el contrato correspondiente. b) Pruebas del equipo “hardware”, con todos los componentes totalmente integrados, ensamblados e interconectados. c) Pruebas de programación “software”. d) Pruebas de autodiagnóstico (incluye fallas). e) Otras pruebas que sean solicitadas en las bases de licitación. 8.5.3.5 El proveedor o contratista debe entregar a PEMEX el reporte técnico de las pruebas FAT efectuadas, indicando el resultado de las mismas, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales. 8.5.4\nPruebas de aceptación en sitio (OSAT)\n8.5.4.1 Las pruebas OSAT que se deben llevar a cabo e incluir en el protocolo son las mismas del numeral 8.5.3.4 de esta NRF, más las siguientes: a) Verificación de la calibración en campo del Analizador. b) Verificación del funcionamiento del Analizador en sitio. c) Verificación del funcionamiento de las interfaces de comunicación del Analizador con el SDMC de la instalación. 8.5.4.2 Se deben documentar los problemas (lista de anomalías) y las soluciones dadas a los mismos que se presenten durante el desarrollo de las pruebas. 8.5.4.3 El proveedor o contratista debe entregar previo al inicio de las pruebas OSAT, el acta de aprobación de las pruebas FAT (cuando éstas hayan sido solicitadas por PEMEX). 8.5.4.4 El proveedor o contratista debe incluir el suministro de un lote de refacciones y consumibles destinado para las pruebas en sitio y puesta en operación del Analizador. 8.5.4.5 El proveedor o contratista debe entregar a PEMEX el reporte técnico generado durante esta etapa de pruebas OSAT efectuadas, indicando el resultado de las mismas, así como el cumplimiento de los objetivos y requisitos técnicos y funcionales. 8.5.4.6 El proveedor o contratista debe llevar a cabo la puesta en operación del Analizador hasta lograr su operación de manera estable en el proceso. 8.5.4.7 Antes de proceder a realizar la puesta en operación, el proveedor o contratista debe garantizar que todos los componentes estén completos, identificados, ensamblados y conectados. 8.5.4.8 Una vez puesto en operación el Analizador en condiciones estables y haberse calibrado y ejecutado las pruebas OSAT, el proveedor o contratista debe entregar el acta de entrega-recepción correspondiente a PEMEX. 8.6\n8.6.1 Cuando PEMEX lo solicite, en sus bases de licitación y/o en el Anexo 12.1 de esta NRF, el proveedor o contratista debe proporcionar los servicios de capacitación del Analizador, como lo establecen los requisitos indicados en esta NRF. 8.6.2 Los cursos de capacitación deben cubrir los aspectos de configuración, operación, mantenimiento y calibración del Analizador, así como la duración y el lugar de impartición. Los cursos se deben llevar a cabo como lo Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización expresa del Comité de Normalización de Petroleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente\nRev.: 0 PÁGINA 19 DE 25\nestablece PEMEX en las bases de la licitación, además deben ser en idioma español y se debe entregar a cada participante un paquete del material didáctico y del soporte utilizado. El curso de configuración debe incluir aspectos de elaboración de los modelos matemáticos. 8.6.3 Durante el periodo de garantía, el proveedor o contratista debe proporcionar dos servicios de revisión del Analizador suministrado, para lo cual debe entregar los programas correspondientes e incluir los consumibles, las refacciones y la mano de obra; así mismo debe entregar los registros de tales servicios. 8.6.4 El proveedor o contratista debe entregar una lista con direcciones y teléfonos de las oficinas y/o representantes establecidos en México, para proporcionar soporte técnico especializado certificado por el fabricante y/o servicios requeridos por PEMEX, relacionado con el Analizador. 8.6.5\nLa calibración del Analizador debe cumplir con dos etapas: calibración del equipo (hardware) y calibración de las correlaciones con su subsecuente validación. 8.6.5.1\nCalibración del equipo (hardware)\nLa calibración de los componentes físicos del Analizador, como son la fuente emisora, el detector, la unidad de medición, entre otros, debe cumplir con la NRF-111-PEMEX-2012. 8.6.5.2\nCalibración de las correlaciones (validación del espectro)\nLa calibración del Analizador debe cumplir con el ASTM E1655:2005 y con la NRF-111-PEMEX-2012.\n8.6.5.2.2 El Analizador debe predecir el número de octano RON y MON con una desviación de 0,25 con respecto a la precisión de los métodos ASTM D2699:2012 y ASTM D2700:2012. 8.6.5.2.3 Los equipos deben incluir la pre-calibración y se debe realizar un mínimo de 30 correlaciones por producto analizado, si PEMEX no especifica otro valor, para validar el espectro de la muestra y predecir con una alta exactitud el número de MON y RON. 8.7\n8.7.1 El proveedor o contratista es responsable del empaque, embalaje, transporte y entrega en sitio de instalación o donde PEMEX así lo indique, del Analizador, de acuerdo a su programa de trabajo aprobado por PEMEX; así mismo, todos los instrumentos que lleguen dañados al sitio de instalación, deben ser remplazados por el proveedor o contratista sin costo alguno para PEMEX. 8.7.2 El proveedor o contratista debe suministrar el empaque y embalaje, de acuerdo a las condiciones del lugar donde se va a almacenar (humedad, nivel de corrosión, temperatura). 8.7.3 El proveedor o contratista debe cumplir con los requisitos de la NRF-296-PEMEX-2013 para el embalaje, marcado, embarque y transporte del Analizador. 8.7.4 Para los aspectos de almacenamiento, transporte y manejo del Analizador, el proveedor o contratista debe cumplir con los requisitos del numeral 8.2.6 de la NRF-111-PEMEX-2012.\nNRF-317-PEMEX-2014 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 8.8\nRev.: 0 PÁGINA 20 DE 25\n8.8.1 El proveedor o contratista se debe apegar a la información que PEMEX le proporcione en la hoja de datos del Anexo 12.1 de esta NRF y en las bases de la licitación. 8.8.2 Toda la documentación que entregue el proveedor o contratista debe cumplir con los requisitos del numeral 8.4.1 de la NRF-111-PEMEX-2012. 8.8.3\nDocumentación que el licitante debe entregar con su propuesta técnica\n8.8.3.1 La hoja de datos de cada Analizador que se muestra en el Anexo 12.1 de esta NRF, la cual debe ser completada por el proveedor o contratista. Se deben utilizar las unidades de medida de la NOM-008-SCFI-2002. 8.8.3.2 El proveedor o contratista debe entregar la información que se establece en el numeral 8.4.2 de la NRF111-PEMEX-2012. 8.8.4\nDocumentación que el proveedor o contratista debe entregar después de colocado el contrato.\nLa información que se establece en el numeral 8.4.3 de la NRF-111-PEMEX-2012.\nLa siguiente documentación, la cual debe ser en idioma español e incluir su simbología:\na) Diagramas que describan los componentes que integran al Analizador, así como sus entradas y salidas. b) Descripción y dibujos del fabricante que indiquen los detalles de montaje e instalación del Analizador. c) Mapas de memoria de las unidades electrónicas del Analizador (requeridos para integrar la información al SDMC de la instalación, cuando PEMEX lo solicite en el anexo 12.1 de esta NRF). d) Documentación de protocolos, reportes y actas de aceptación de las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y/o en sitio (OSAT). e) Catálogos técnicos y hojas de especificaciones del Analizador suministrado. f) La hoja de datos del anexo 12.1 de esta NRF para cada Analizador, la cual debe ser completada por el proveedor o contratista. Se deben utilizar las unidades de medida de NOM-008-SCFI-2002. g) Manuales de instalación, operación y mantenimiento del Analizador, los cuales deben cumplir con los requisitos del numeral 8.4.3.5 de la NRF-111-PEMEX-2012. h) La lista de partes de repuesto del Analizador y del sistema de calibración, incluyendo periodo de vida útil y programa de remplazo de cada una de ellas. i) La lista de servicios auxiliares que se requieren para el funcionamiento del Analizador y del sistema de calibración (aire de instrumentos, agua, vapor, entre otros). j) Lista de los componentes integrantes del sistema de acondicionamiento de muestra. k) Diagramas de interconexión mecánica del analizador con sus diferentes componentes. l) Diagramas de interconexión eléctrica del analizador. m) Lista de consumibles n) Lista de componentes del analizador con su número de parte del fabricante. 8.8.4.3 Los informes o dictámenes de calibración del Analizador, los cuales deben cumplir con los requisitos que se establecen en el numeral 8.2.4 de la NRF-111-PEMEX-2012. 8.9\n8.9.1 El proveedor o contratista debe proporcionar una garantía de funcionamiento del Analizador de 12 meses de vigencia después de su puesta en operación o de 18 meses después de su entrega.\nRev.: 0 PÁGINA 21 DE 25\n8.9.2 La garantía debe cumplir con los requisitos del numeral 8.2.7 de la NRF-111-PEMEX-2012 y con los que se establezcan en las bases de la licitación. 8.9.3\na) Analizador, sistema de calibración, sistema de acondicionamiento de muestra, partes de repuesto, accesorios de instalación e instrumentación. b) Interfaz de comunicación. c) Materiales. d) Servicios. 8.9.4 El proveedor o contratista debe garantizar con una carta bajo protesta de decir verdad en donde garantice que a partir de la adquisición del Analizador, la existencia de partes de repuesto en el mercado por un periodo de 10 años del Analizador suministrado. 8.9.5 El proveedor o contratista se obliga a través de su garantía a cubrir la calidad y operación del Analizador suministrado. 8.9.6 El otorgamiento de las licencias de uso sin expiración involucradas en el suministro de los paquetes de programación “software” para la configuración del Analizador deben ser a nombre del área que indique PEMEX en las bases de la licitación.\nRESPONSABILIDADES Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.\n9.1.1 Aplicar el presente documento en la adquisición del Analizador continuo de tipo espectrómetro para la medición del número de RON/MON en gasolinas finales. 9.1.2\nVerificar, vigilar, auditar y hacer cumplir los requerimientos especificados en esta norma.\n9.1.3 Proporcionar las muestras de referencia y los valores de los parámetros necesarios para obtener las correlaciones que requiere el Analizador. 9.2 9.2.1\nLicitantes y proveedores o contratista. Cumplir con lo establecido en esta norma de referencia.\n9.2.2 Entregar a PEMEX, la información técnica a detalle que respalde las especificaciones, control de calidad y funcionalidad del sistema y de sus componentes. 9.2.3 Indicar claramente marca, modelo y cantidad del equipo propuesto, acompañando su cotización con la información técnica, catálogos, folletos y reportes que respalden su propuesta.\nNo existe concordancia con Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, por no existir ninguna al momento de su elaboración. Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización expresa del Comité de Normalización de Petroleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente\nRev.: 0 PÁGINA 22 DE 25\n11.1. ANSI/API RP 555:2007 Process Analyzers Second Edition, November 2001, Reaffirmed February 2007 (Analizadores de proceso Segunda edición Noviembre de 2001, Reafirmada Febrero de 2007). 11.2. ASTM D2699:2012 Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel (Estándar del método de prueba del número de octano de investigación de máquina de combustión de encendido por chispa). 11.3. ASTM D2700:2012 Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel (Estándar del método de prueba del número de octano de motor de máquina de combustión de encendido por chispa). 11.4. ASTM E1655:2005 (Reapproved 2012) Standard Practices for Infrared Multivariate Quantitative Analysis (Estándar de prácticas para Análisis cuantitativo multivariado Infra-rojo). 11.5. NEMA 250:2003 Enclosures of electrical equipment (1000 Volts maximum) (Envolventes para equipo eléctrico (máximo 1000 Volts)). 11.6. PA-800-70600-01 Procedimiento Institucional de Bienes Muebles y Supervisión de Arrendamientos o Servicios en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y en su caso, Empresas filiales.\nNRF-317-PEMEX-2014 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 12.1\nRev.: 0 PÁGINA 23 DE 25\nNo. Requisición/Contrato: Nombre del Proyecto: No: Proyecto: Nombre de la Planta / Unidad: No. Planta / Unidad:\nHoja 1 de 3 Nombre del Instrumento: No. Identificación: DTI: Descripción del servicio:\nASPECTOS GENERALES 1▲\nHidrocarburos a medir\nComponentes requeridos del Analizador\nNivel de inspección\nDETALLES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN\nTipo de montaje/Accesorios de montaje\nRango de temperatura del área circundante, ºC\n_____ Todos (conforme a punto 8.1.1.10 de esta NRF) _____ Sonda _____ Sistema de muestreo _____ Sistema de acondicionamiento de muestra _____ Unidad de análisis _____ Sistema de calibración _____ Unidad electrónica _____ Otro, definir: __________________________\nTrayectoria del punto de muestreo al Analizador\nEn el sitio de la Unidad de Análisis\nEn el sitio de la Unidad Electrónica\nTipo de protección al ambiente\nComponentes corrosivos en la atmósfera de la instalación\nSuministro de aire comprimido Suministro de nitrógeno\nPunto de Rocío_________ Presión______________ Temperatura________________ Punto de Rocío_________ Presión______________ Temperatura________________\nDistancia al analizador:__________ Retorno de lazo rápido:_________________ Distancia:____________________ Distancia:_________________________ Presión:______________________ Presión:___________________________ Temperatura:__________________ Temperatura:_______________________ Viscosidad:___________________ Viscosidad:________________________ Densidad:___________________ Densidad:_________________________ Tipo de conexión a proceso:_________ Tipo de conexión a proceso:___________\nAltura sobre el nivel del mar de la localidad\nHumedad relativa del aire promedio de la zona geográfica\nRango de temperatura ambiente de la zona geográfica\nDisponible______ Presión____________, Calidad_____________, Temperatura ______, Unidades_______ No Disponible: ___________\nFluido_______________ Presión_______________ Temperatura________________\nPotencia _________ Voltaje___________ Frecuencia_______\nVariación__________ Unidades_________ Variación__________ Unidades_________ Variación__________ Unidades_________\nRev.: 0 PÁGINA 24 DE 25\nNo. Requisición/Contrato: Nombre del Proyecto: No: Proyecto: Nombre de la Planta / Unidad: No. Planta / Unidad: 23▲ Conexión conduit\nHoja 2 de 3 Nombre del Instrumento: No. Identificación: No. DTI : Descripción del servicio: ______13 mm (Roscada) _____19 mm (Roscada)\n______Analógica 4 a 20 mA\n______Hart ______Modbus ______Profibus ____Device-Net\nPruebas que se deben realizar\nPruebas FAT si ( ) no ( )\nPatrón de referencia certificados\nPatrón de calibración certificados\nDuración del paquete de calibración\n______Digital ______Fieldbus Fondation ______AS-I TCP/IP____________ Otros:___________________ Pruebas OSAT si (\nDATOS FLUIDO A ANALIZAR 31▲\nFluido de la corriente\nNo. Línea/No. Recipiente\nDiámetro de la línea/Recipiente\nCaracterísticas del operación normal\nComposición de fluido\nExplosivo _____Sí _____No\nInflamable ____Sí ____No\nCorrosivo ____Sí ____No\nOtra característica Definir:\nTotal (Nota debe sumar 100%) 37▲\nTemperatura en el punto de muestreo\nPresión en el punto de muestreo\nFlujo en el punto de muestreo\nDensidad en el punto de muestreo Viscosidad en el punto de muestreo\nSonda o probeta:______\nProbeta in situ:______\nNúmero de octano a medir:\nHay presencia de polvo o sólidos ¿Cuánto? Hay presencia de aerosoles o SOX ¿Cuánto?\nMedición continua de concentración:\nRetorno a proceso__________ Distancia:_______________ Presión:_______________ Temperatura:_____________ Tipo de conexión:__________\n__Presión de Vapor Reid\nRev.: 0 PÁGINA 25 DE 25\nHoja 3 de 3 Nombre del Instrumento: No. Identificación: No. DTI : Descripción del servicio:\nNo. Requisición/Contrato: Nombre del Proyecto: No: Proyecto: Nombre de la Planta / Unidad: No. Planta / Unidad: CARACTERÍSTICAS DEL ANALIZADOR 46■\nNombre, modelo y marca del Analizador\nRango de temperatura ambiente, ºC\nUnidad de análisis_______________\nRango de temperatura de operación del Analizador, ºC\nPunto de muestreo: ____________ Acondicionamiento de muestra: ___________ Transporte de muestra: ______________Unidad de análisis ___________ Unidad electrónica___________\nEfectos externos que afectan la medición del Analizador\nTemperatura ambiente: ___________, Unidades_________ Flujo del gas de muestra:___________, Unidades _________ Suministro eléctrico: ___________, Unidades _________-\nCorrimiento de cero Corrimiento de Span\nValor: __________________, Unidades:________________ Valor:__________________ , Unidades_________________\nTiempo de respuesta al 90% (T90) (s)\nLongitud _______mm Material________ Tipo de conexión: ___________ Diámetro_______ mm Rango de temperatura operación______ ºC, Otras, describir:________________________________\nRango de medición del Analizador\nValor:__________________ , Unidades_________________\nRango de operación del Analizador\nPorcentaje de partículas (por ciento/tamaño) Concentración de partículas (peso/volumen)\nValor:__________________ , Unidades_________________ Valor:__________________ , Unidades_________________\nPor falla del Analizador de RON y MON Cantidad _________, Describir:_________ Por límites mínimos o máximos de concentración: Cantidad:_____,____ Describir:__________ Otras alarmas: Cantidad: _________,Describir:__________\nPantalla en el Analizador\nTeclado en el Analizador\nPARTES DEL ANALIZADOR 64■\nListado de componentes constituyen el Analizador\nMore Documents from "loreto"\nAsme Section Iii - Div 1 - Nf


Aviso Legal - La Tienda de la Alpujarra\n– Denominación Social: Maria Dolores López Zamorano.\n– NIF: 74.66.19.06-L\n– Nombre Comercial: La Tienda de la Alpujarra.\n– Domicilio Social: Calle Cervantes, nº 78 18100 Armilla (Granada).\n– Teléfonos: 657 989 545 o 639 728 407.\n– E-Mail: info@latiendadelaalpujarra.com\nMaria Dolores López Zamorano (en adelante, La Tienda de la Alpujarra), responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del mismo.\nLa Tienda de la Alpujarra se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.\nLa Tienda de la Alpujarra pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad\nEl sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de La Tienda de la Alpujarra o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.\nLos diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a La Tienda de la Alpujarra y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. La Tienda de la Alpujarra reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.\nEl usuario puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales. La Tienda de la Alpujarra velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.\nLas presentes Condiciones de Uso del sitio web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es el español. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Granada.


Enfermedades que causan tos | Salud y Medicinas\nLos factores responsables de tos son tan variados que prácticamente cada paciente presenta uno distinto, algunos más graves que otros. Te decimos qué enfermedades causan tos y los síntomas que las acompañan.\nAdemás de que ser una respuesta normal de tu cuerpo ante cambios bruscos de temperatura o contaminantes del ambiente, existen otras causas de tos directamente relacionadas con ciertas enfermedades:\nInfección por virus, bacterias y hongos.\nTabaquismo (la inhalación del humo del cigarro irrita garganta y pulmones).\nSíntomas que acompañan la tos\nAunque sea un mecanismo de defensa, la tos persistente ocasiona fatiga, interrumpe el sueño, interfiere con la alimentación y puede propiciar vómito; además, suele acompañarse de otras molestias como:\nDolor muscular, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, ojos llorosos, fiebre, ardor de garganta, escurrimiento nasal, estornudos y voz ronca (cuando se presenta a causa de gripe o resfriado).\nIrritación de laringe, tráquea y bronquios.\nSi es originada por bronquitis, también existe escurrimiento nasal, cansancio, escalofríos, inflamación de la garganta, dolores muscular y de cabeza, fiebre y flemas amarillas o verdes.\nCuando es causada por bronconeumonía, provoca fiebre con transpiración y escalofríos por más de 3 días, frecuencia respiratoria agitada, palpitaciones y fatiga.\nEn caso de tos ferina, las molestias se presentan generalmente después de 6 a 20 días de haberse contagiado, e incluyen secreción nasal, estornudos, fiebre leve y tos; esta última llega a agravarse al grado de ser incontrolable.\nSi el origen es neumonía, se acompaña de escalofríos repentinos, fiebre, respiración rápida y corta con pujidos o silbidos, coloración azul (cianosis) en la piel, sudoración, dolores de pecho, cabeza, articular y muscular, presencia de moco de color amarillo, verde o con sangre, debilidad y palidez.\nLa tos derivada de asma se acompaña de opresión en el pecho, sensación de ahogo y silbidos al respirar.\nLa tuberculosis se manifiesta con tos persistente, fiebre alta, cansancio constante, pérdida de peso, sudores nocturnos, pérdida del apetito, sensación de ahogo y, en casos graves, expulsión de sangre por la boca, así como palidez y coloración azulosa en los labios y uñas.\nEl reflujo gastroesofágico trae como consecuencia tos crónica, sensación de quemazón o ardor en garganta, entre otros signos.\nAhora que conoces las enfermedades que causan tos, puedes tomar mejores decisiones.\nSalud y Medicinas Última actualización: Vie, 07/09/2018 - 10:17


Mostrando resultados para "silla bebe auto"\nComo elegir el mejor carrito para tu bebé, según su peso y sus necesidades. Opciones de carritos de bebés plegables, con tres ruedas, compactos o 3 en 1 ¿Plegable o ligero? ¿Con cuatro o tres ruedas? OCU responde a todo lo que necesitas saber antes de comprar un carrito para tu bebé. Actualizado el 27 noviembre 2020\nToda la información sobre los Seguros de Coches a la venta. Lo que necesitas saber para descubrir cuáles son los mejores Seguros de Coches del mercado. Actualizado el 20 septiembre 2021\nHemos probado y analizado más de 13 Cremas de pañal para saber cuáles son las mejores. Descubre como comprar la Crema de pañal más barata. Actualizado el 10 agosto 2021\nToda la información sobre los Seguros de Coches a la venta. Lo que necesitas saber para descubrir cuáles son los mejores Seguros de Coches del mercado. Actualizado el 02 junio 2021\nsilla bebe autofis\nsilla bebe auto becool


El Simbolismo y la Historia que Encierra un Matrimonio\nEn estas pocas líneas, trataremos de recordar el simbolismo y la historia detrás del matrimonio.\nMuchas veces con el pasar del tiempo, vamos perdiendo tradiciones que han marcado a la humanidad, muchas por tildarlas de antiguas y otras porque ya no representan lo que antes significaban. La modernidad, muchas veces perjudicial para el ser humano, también se ha encargado de hacernos olvidarlas y en otros casos modificarlas y transformarlas en meros formalismos, que si no los conocemos, los hacemos por seguir lo que “se acostumbra hacer” y porque todos lo hacen.\nHabiendo transcurrido los años de enamoramiento, llega el momento de pedir la mano de la novia.\nEste acto simboliza el consentimiento que el padre de la novia otorga a su hija para que se case.\nAntes, como conocemos, este momento era cuando el padre acordaba o arreglaba el matrimonio de su hija. Hoy, este acto tiene un simbolismo mucho más familiar como es el de compartir y contar a su familia y a la de su novia su deseo de contraer nupcias. Y claro, a su vez, pedir permiso simbólicamente al padre de la novia para poder casarse con ella. Luego de este preámbulo, y al haber el padre aceptado el compromiso, el novio entrega el anillo de compromiso en presencia de las familias, y todo está listo para que con la ayuda de GAUDIUM se inicien los preparativos de la boda.\nPor otro lado, es muy usual también en estos días prescindir de este momento tal cual la costumbre, y el novio prefiere entregar el anillo de compromiso a su novia a modo de sorpresa y luego comunicar a la familia. Como en este mundo cambiante todo ha evolucionado, una vez entregado el anillo a la novia, los futuros esposos comparten esta noticia con sus familias en un evento erróneamente llamado “pedida de mano” (la novia ya aceptó el anillo de compromiso y su mano ya está dada!). La familia del novio acude a la casa de la familia de la novia, y quien sustenta este evento es la familia de la novia, aunque esto ya no es muy utilizado. El momento del anuncio puede ser durante la comida o posterior a ella, dependiendo del novio. Esto también se lo puede efectuar en un salón o restaurante. Es una tradición del novio, el enviar un ramo de flores blancas por la mañana a la novia.\nPara los enamorados de hoy, esto carece de sentido, ya que han sido tantísimas veces que se ha cenado con los futuros suegros y las familias han compartido entre ellas tanto durante el noviazgo de sus hijos que no es necesario un nuevo acercamiento y presentación. Pero hay que recordar que antiguamente al novio le era imposible entrar a la casa de su enamorada y las familias poco o nada se conocían. Es por eso que al anunciar su matrimonio, también se realizaba un pequeño acto donde el novio y la novia presentaban a su familia respectivamente.\nVolviendo a nuestra pedida de mano, es importante recordar que quien lidera el acto son los padres de la novia. Los padres del novio se colocan a la derecha de los respectivos padres de la novia, y si alguno de los padres es viudo, es muy cordial y de educación que se les escriba o notifique a los padres del cónyuge fallecido. El padre de la novia inicia dando la bendición a la pareja, luego el padre del novio dedica unas palabras al padre de la novia y a la pareja y por ultimo el novio dedica unas palabras a su suegro.\nEra tradición que durante este momento los novios y únicamente ellos intercambien regalos, el novio por lo general obsequiaba un anillo de brillantes (ojo que ya lo entregó sorpresivamente…!) y la novia un reloj, pero actualmente nada de esto se realiza y la entrega del anillo tiene otra connotación.\nComo en todo evento, no puede faltar el vino espumante para el momento del brindis y el vino para todo momento para celebrar tan importante acontecimiento.\nGAUDIUM puede estar contigo en este momento tan especial de tu vida. Sólo llámanos!


Seguros de vida e invalidez para familias de Getlife\nGetlife Familia: el Seguro de Vida para familias.\nEl seguro de vida para familias Getlife Vida da protección a tus familiares proporcionándoles un apoyo económico que les permitará seguir adelante si algo te ocurre y no puedes seguir cuidando de ellos.\nEl seguro de vida familiar para cubrirte a tí y a los tuyos\nNo solo si falleces, también en caso de que sufras una incapacidad permanente y absoluta que no te permita volver a ejercer un oficio y por tanto traer ingresos a casa. Esto no solo te permitirá pagar los gastos diarios, sino que también te ayudará con los nuevos costes que tu condición provoca.\nEl capital asegurado contratado irá directamente a tus beneficiarios y ellos podrán utilizar ese dinero para lo que consideren necesario. Alimentación, estudios, materiales, ropa y todas las necesidades de tu pareja, hijos y personas dependientes.\nEl seguro de Vida para Familias\nTodo lo que puedes pedirle a un Seguro de Vida... y un poquito más.\n¿Por qué contratar tu Seguro Vida para familia con Getlife?\nTe damos 3 motivos para contratar un seguro de vida familiar con Getlife:\nSeguridad al mejor precio Para proteger completamente a las personas que más quieres. El motivo principal por el que contratar un seguro de vida de protección familiar, es asegurar tu futuro, el futuro de tu pareja y el de tus hijos. Asequible para proteger todos los hogares, con pago mensual y sin recargo.\nTranquilidad para tí y tu familia Adaptado a tu familia. Esta póliza te da una gran tranquilidad, ya que sabes que si algo te ocurre, las personas que más quieres contarán con un apoyo económico que les ayudará a seguir adelante tras su gran pérdida. El seguro de vida que se adapta a lo que tu familia necesita. Modifica las condiciones de tu póliza si, por ejemplo, tu familia crece\nFacilidad: online y rápido Un proceso de contratación fácil, online y rápido. Obtendrás un producto fácil de gestionar y que se adapta a ti y tu situación en todo momento. Si tienes un hijo y crees que necesitarás contratar mayor capital y añadirlo como beneficiario, podrás hacerlo en cualquier momento. Del mismo modo que si tus hijos se hacen mayores y ya no dependen de ti económicamente, podrás reducir el capital desde tu área de cliente, con un solo clic.\nEl seguro de vida familiar de Getlife protege tu futuro y el de tu familia.\nSi algo te sucede, tu pareja, hijos y/o familiares podrán contar con el apoyo económico que les permita continuar sin problemas. Nuestro seguro de vida cuenta con las siguientes coberturas:\nPrincipales - Fallecimiento por cualquier causa Cuando contratas este producto, lo más importante en lo que te debes fijar es en qué cubre tu seguro de vida. Una póliza de este tipo cubre siempre el fallecimiento del asegurado, ya sea de forma natural, por una enfermedad o por accidente (incluyendo el de tráfico). Por tanto, tu familia estará protegida si falleces, sea la causa que sea.\nComplementarias - Incapacidad permanente y absoluta Además, si contratas la garantía de Incapacidad Permanente y Absoluta, no solo protegerás el futuro de los tuyos si se produce el fallecimiento, sino que también estarás protegiéndote a ti mismo, en el caso de que no puedas seguir trabajando debido a una invalidez por cualquier causa. Sin embargo, es cierto que en el contrato aparecen algunas situaciones que no están cubiertas por la póliza. Estas son las llamadas exclusiones que veremos en el siguiente punto.\nEn Getlife hemos creado un producto fácil, justo y transparente. Por tanto, a la hora de contratar tu producto podrás saber perfectamente todas las condiciones pactadas con la compañía de seguros.\nAdemás, si lo necesitas, podrás ponerte en contacto con un especialista en seguros de vida para que te explique todo, y resuelva tus dudas.\nPara que el seguro de vida esté activo tiene que haber un contrato en vigor firmado por la empresa aseguradora y el tomador del seguro. En él quedarán reflejados los datos de las partes implicadas en el seguro, sus derechos y obligaciones, las condiciones pactadas, como las garantías, el capital e incluyendo todas las exclusiones de la póliza.\nEn todo momento el contratante podrá saber todas las condiciones y si tiene dudas podrá pedir ayuda para que se lo explique a uno de nuestros expertos en seguros de vida.\nLos asegurados siempre obtendrán un precio justo adaptado a su situación, según los datos proporcionados en el cuestionario. Y conseguirán un producto flexible que podrán modificar según consideren. En cualquier momento se podrán modificar los datos, y condiciones del contrato, a través de tu área de cliente.\n¿Están todos los accidentes cubiertos por el seguro de vida familiar?\nEl seguro de vida para familias cubre el fallecimiento natural o por accidente, pero se pueden señalar algunos casos en los que no estarás cubierto por la póliza. Las principales exclusiones son los accidentes como consecuencia de la realización de deportes de riesgo, y trabajos relacionados con la aviación y la tauromaquia. Así como tampoco cubrirá las enfermedades y accidentes anteriores a la firma del contrato del seguro.\nEl seguro de vida para tu familia tiene un precio asequible con Getlife. Adaptado a tu situación y a tus necesidades. Podrás pagarlo mes a mes para que te sea más cómodo y no tendrá ningún tipo de recargo.\nEl proceso para la contratación puede ser completamente online, pero si lo necesitas, hay expertos en seguros de vida disponibles para resolver todas tus dudas y ayudarte durante todo el proceso. Podrán aconsejarte acerca de qué garantías necesitas, qué capital contratar o a quien elegir como beneficiario de tu póliza.\nAunque por regla general, existen exclusiones en los seguros de vida como algunas patologías, aquellas patologías de mediana gravedad, sí que pueden estar cubiertas, pero a cambio se deberá pagar una sobreprima, y muchas veces, no tendrá la posibilidad de contratar garantías complementarias como puede ser la de Incapacidad Permanente y Absoluta.\nSe trata de la solución perfecta para proteger tu futuro y el de los tuyos. Getlife Familia es un producto asegurador que permitirá a tu familia tener un apoyo económico si algo te sucede.\nCon el adelante en caso de fallecimiento, permitirá pagar sus gastos diarios o asegurarte de que tus hijos sigan estudiando. Estos son algunos de los objetivos que podrás alcanzar, con el seguro de vida para tu familia.\nCon el seguro de vida de Getlife podrás hacer todos los cambios que necesites en cualquier momento. Cambiar algunos datos personales, tu número de cuenta, quitar o añadir los beneficiarios escogidos, las garantías contratadas e incluso modificar la cantidad de capital asegurado que pactase con la empresa de seguros.\nTodos los cambios serán al instante, excepto los que influyan en la prima del seguro, como son el cambio de garantías y capital. Ahí la aseguradora deberá aceptar la modificación, dar un nuevo precio acorde a las nuevas condiciones y que el asegurado lo acepte.\nPago mensual fraccionado sin recargo\nNada de letra pequeña y de palabras raras. Pregúntanos lo que quieras, al otro lado hay personas como tú.\nProtege a tus seres queridos en minutos, sin moverte de casa.\nPreguntas más frecuentes sobre el seguro Getlife Vida\n¿En qué situaciones mis seres queridos no recibirán la indemnización?\nLas situaciones en las que el beneficiario no recibe la indemnización son las que no cubre un seguro de vida familiar. Debemos tener en cuenta que se trata de unos hechos que siempre quedan reflejados siempre en el contrato firmado entre la compañía de seguros y el asegurado. Así la persona que contrata la póliza, conocerá antes de adquirir el producto todas las condiciones del mismo, incluyendo las situaciones excluidas de la póliza.\nUna de las exclusiones más comunes en los seguros de vida y que además, es obligatoria, según la Ley del Contrato de Seguro, es el suicidio durante el primer año de contrato. Esta condición es igual en cualquier compañía, ya que tratan de que una persona no contrate el seguro de vida cuando ya tiene pensado quitarse la vida.\n¿Están todos los accidentes cubiertos?\nTodos los accidentes estarán cubiertos, siempre y cuando no se den por los hechos mencionados en el punto anterior. Por ejemplo, con el seguro de vida familiar de Getlife, los accidentes en moto están cubiertos, sea cual sea la cilindrada del vehículo.\nCabe destacar, que si el fallecimiento o la incapacidad se dan por un accidente durante la práctica de un deporte o profesión considerada de riesgo, como puede ser el motociclismo o la escalada, el seguro no pagará la indemnización a los beneficiarios, ya que estos hechos no quedan cubiertos. Otras profesiones como las relacionadas con la tauromaquia o la aviación (pilotos, azafatas…) tampoco serán asegurables.\nSi me voy de viaje al extranjero ¿seguiré cubierto?\nAsí es. El seguro de vida familiar de Getlife te cubre en todo momento, estés donde estés. El producto de Getlife, es para residentes en España, pero esto no implica que si te vas de viaje y el siniestro se produce fuera del territorio nacional, no estés cubierto.\nDebes tener en cuenta que la póliza te cubrirá tanto en el país al que vayas como en el trayecto. Todos los accidentes en transportes como pasajero están cubiertos, incluidos los accidentes aéreos, siempre y cuando sean vuelos comerciales regulares o vuelos charter (avión de uso privado). De igual forma, si por razones de seguridad es necesario realizar un salto en paracaídas desde el avión y el asegurado fallece, el seguro de vida también lo cubrirá.\n¿A qué familiar debería elegir cómo beneficiario?\nLa elección del beneficiario es algo muy personal. La persona a la que elijas será quien reciba la indemnización y por tanto, quien gestione cómo utilizarla. ¿Quién depende de tus ingresos y va a necesitar un apoyo económico cuando tú ya no estés?\nPor una parte, elegir a tu pareja puede ser una buena opción, ya que además de asegurar su futuro quieres proteger también el de tus hijos, no habrá nadie que lo haga mejor que el otro progenitor.\n¿Pero y si fallece también tu pareja, que era beneficiario de la póliza? El dinero del seguro irá a parar a tus hijos, pero si estos son menores de edad, el dinero será gestionado por su tutor legal. Es importante que sepas quién es la persona que se encargará de tus hijos y que sea de tu confianza, que se preocupe de verdad por ellos y los vaya a cuidar tan bien como lo harías tú.\nA la hora de elegir el beneficiario o los beneficiarios de tu seguro de vida piensa bien a quien quieres proteger y si esa persona utilizará el dinero para lo que realmente necesitan tus familiares.\n¿Cómo se reparte la indemnización si elijo como beneficiario a más de un ser querido?\nA la hora de seleccionar a las personas que quieres proteger y que reciban el capital asegurado contratado, puedes dividirlo y seleccionar un porcentaje o una cantidad concreta para cada uno de ellos. Por ejemplo, si contratas un capital de 200.000 € podrías seleccionar que tu pareja recibiera el 50% o 100.000 € y que cada uno de tus hijos obtuviera el 25% o 50.000 € cada uno\n¿Qué pasaría si el beneficiario es mi pareja y también fallece?\nPuede darse el caso, por ejemplo debido a un accidente, que tanto tú como el beneficiario designado, fallezcáis en el mismo momento. Si era el único beneficiario, el seguro de vida se incluirá dentro del patrimonio del asegurado y se incluirá en el testamento. Si no lo hubiese, serían los herederos legales los que lo recibieran.\nPor esta razón es importante contar con más de un beneficiario. Así si el primero fallece, la parte que le correspondía a este irá para el otro u otros beneficiarios. O en el caso de que fallezca el beneficiario principal, recibirá el dinero el contingente o secundario.\nSi en otra situación, el beneficiario del seguro falleciese antes que el asegurado, el tomador podrá designar a otra persona.\nCómo podrán mis familiares realizar la reclamación de mi seguro de vida\nLa reclamación de la indemnización a la compañía de seguros, es decir el cobro del capital que se contrató, debe ser llevada a cabo únicamente por el familiar beneficiario de la póliza. En primer lugar, el beneficiario debe saber que lo es, si no tiene constancia puede comprobarlo con el certificado de seguros de vida que podrá solicitar. Por eso, cuando se contrata un seguro de vida, es importante avisar al beneficiario de que lo es.\nPara el cobro de la indemnización, lo primero que el beneficiario deberá hacer es acudir a la aseguradora para notificar el fallecimiento y entregar los documentos pertinentes. En Getlife, podrás hacerlo llamando al 911 98 49 86 o mandando un email a ayuda@getlife.es.\nEconomía doméstica: ¿Qué es y cómo gestionarla?


TOP BONBON NEGRO\nTOP BONBON ♥ Te gustará por: Este top estilo lencero te encantará porque hace un brillo multicolor y lo hace diferente al resto. Su tejido de punto sin pegarse es comodísimo. Añade cualquier falda o pantalón negro y tienes tu lookazo de noche. Corte recto, ligeramente evasé Tirante fino Escote en pico combinado con tejido de gasa Lleva forro elástico...\nTOP BLONDA ♥ Bambou Básic: En nuestra selección de básicos no puede faltar una camiseta de tirantes con puntilla en el escote para llevar debajo de camisas o jerséis con cuello de pico. Escote pico Cuerpo canalé Blonda en escote y espalda Equivalencias: XS=34 S=36 M=38 L=40 XL=42 Si tienes dudas con tu talla, contáctanos por Whatsapp ;) Composición...\nCAMISETA BLONDA ♥ Bambou Básic: Camiseta básica con escote pronunciado de pico acabado con blonda. Perfecta debajo de un cardigan o jersey de cuello abierto. Escote pico Cuerpo canalé Blonda en escote y espalda Fitting estrecho Equivalencias: XS=34 S=36 M=38 L=40 XL=42 Si tienes dudas con tu talla, contáctanos por Whatsapp ;) Composición y...\nCAMISETA CANALÉ ♥ Bambou Básic: Camiseta básica con cuello chimenea y punto canalé. Detalle de remaches metálicos en los hombros. En blanco o negro, ideal para llevar por dentro de un pantalón o falda de tiro alto y un cárdigan por encima. Tejido super agradable al cuerpo. Ideal como camiseta interior. Equivalencias: XS=34 S=36 M=38 L=40 XL=42 Si...\nTOP VISCOSA COMBINADO RASO ♥ Te gustará por: Uno de nuestros preferidos por su sencillez y buen acabado. El top Onega es senzillamente perfecto. Escote en tejido de raso y detalle de vivo de lurex Tirantes ajustables Fitting normal Composición: 100% viscosa Cuidados: Lavado a máquina máx. 30º Equivalencias: S/M=36/38 - M/L=38/40 Si tienes dudas con...\nTOP LENCERO CON BOTONES ♥ Te gustará por: La abotonadura delantera y el delicado encaje, hacen de este lencero una prenda especial. Largo a cintura Tirantes regulables Composición: 100% poliéster Cuidados: Lavado a máquina hasta 30º Equivalencias: S=36/38 M=38/40 L=40/42 Si tienes dudas con tu talla, contáctanos por Whatsapp ;)\nCAMISETA MONTSEQUIEU ♥ Te gustará por: ¡Preciosa! No puede tener mejor definición, la camiseta Montsequieu, combina a la perfección un delicado toque romántico con el estilo casual que aporta una camiseta blanca de algodón. Con las mangas abullonadas tan en tendencia esta temporada y los detalles cuidados con mimo, es sin duda una de nuestras prendas...\nCAMISA FLUIDA DE PUNTO ROSA\nCAMISA FLUIDA 2 TEXTURAS ♥ Te gustará por: Su caída y la combinación de los 2 tejidos le aportan frescura a esta camisa que se sale de lo convencional. Con unos jeans anchos o bien con tus pitillos de siempre, por dentro o por fuera, este color tan en tendencia esta temporada quedará de diez con todo. Tabla trasera para dar caída Corte recto con...\nCAMISA FLUIDA 2 TEXTURAS ♥ Te gustará por: Su caída y la combinación de los 2 tejidos le aportan frescura a esta camisa que se sale de lo convencional. Con unos jeans anchos o bien con tus pitillos de siempre, por dentro o por fuera, en color negro un básico quedará de diez con todo. Tabla trasera para dar caída Corte recto con botonadura delantera...


Colores que llenan historias ::..\nEL ARTE DETRÁS DE UN VECTOR\nPor Oscar Sayago / Estudiante de Periodismo.\nDurante el siglo XX, el uso de medios digitales para generar imágenes ha ganado un importante terreno en el mundo del arte. Con el paso del tiempo se han creado diferentes herramientas para crear este tipo de arte, empleando programas como Adobe Illustrator, Corel DRAW, entre otros.\nLa concepción de un vector es bastante directa, ya que con el uso de objetos geométricos se crea la imagen vectorial. Inclusive el uso de una línea ya representa un vector.\nEl arte vectorial trata mucho de convertir la idea en realidad, muchos ilustradores plantean sus diseños en papel y luego lo pasan a digital. Teniendo un boceto con detalles bien planteados, se puede escanear y se puede pasar a la vectorización, en donde su pueden poner colores a la imagen.\nHoy por hoy, el arte vectorial representa una gran parte del mundo publicitario, empleando técnicas en anuncios, vallas publicitarias y póster promocionales. Pero muchos creadores y creativos se han ido por otra parte, emprendiendo sus propios proyectos, como lo ha hecho Dan Chernett, ilustrador del libro “Atrapados”.\nEl uso de los editores de gráficos vectoriales se ha convertido en una herramienta para crear arte, en donde antes no había. Artistas Venezolanos como Eduardo Sanabria (EDO) y César Augusto Gonzáles utilizan técnicas digitales para darle vida a sus piezas de arte.\nEstas imágenes son la prueba de que teniendo una guía o un boceto bastante firme se puede convertir cualquier cosa en arte. Utilizando una foto de una modelo y creando un background colorido, se tiene una pieza de digital art. Por el otro lado, este otro trabajo sirve como un afiche publicitario para una obra teatral, utilizada en el Festival JAEB.


Agrotóxicos: un hombre preso y otro prófugo por la masacre de cóndores en Mendoza | Sociedad | INFOnews\nAgrotóxicos: un hombre preso y otro prófugo por la masacre de cóndores en Mendoza\nMiércoles 24 de Enero de 2018 | 12:44\nAmbos viven en dos puestos de montaña, donde se encontró el veneno por el cual se sospecha que murieron los 34 cóndores. Peritos de Medio Ambiente de la Policía Federal investigarán si además hubo contaminación de napas de agua o especies vegetales.\nUn hombre fue detenido este martes en el departamento de Malargüe, al sur de Mendoza, sospechado de ser uno de los que envenenó a 34 cóndores, un puma y demás animales que fueron encontrados muertos en el paraje Los Molles.\nCrédito foto: Prensa Gobierno de Mendoza.\nLos allanamientos a dos puestos ubicados en las localidades de Los Molles y El Sosneado fueron ordenados por la Fiscalía de Malargüe. Participaron de los operativos personal policial, de policía rural y de bomberos, quienes hallaron en ambos lugares una sustancia sospechosa de ser veneno fosforado y decomisaron además un rifle calibre 22 con mira telescópica. Según fuentes de la policía mendocina, el detenido es de apellido Baigorria, mientras que otro hombre de apellido Rojas está prófugo.\nLos representantes del Ministerio Público Fiscal informaron que este jueves llegará a Malargüe una comisión de peritos de la División Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía Federal, a fin de reinspeccionar el lugar de los hechos y tomar muestras para determinar si también se contaminaron napas de agua o especies vegetales.\nAdemás, los investigadores están detrás de los locales de venta de agroquímicos en los cuales los supuestos autores de la matanza consiguieron la sustancia que exterminó a los cóndores, especie andina protegida por ley y en peligro de extinción.\nSi bien se esperarán los resultados de laboratorio para determinar qué producto fulminó a los animales - los cuales demorarán como mínimo entre 15 a 20 días - todo apunta al comercialmente conocido como furadán. Este veneno está prohibido en Argentina y en la Unión Europea, ya que tiene un alto nivel tóxico, según precisó el fiscal. Se trata del tercer veneno más tóxico que existe y además es sumamente peligroso por el efecto residual.\nLos cóndores fueron hallados muertos a unos 3.000 metros de altura en Los Molles, paraje cercano al centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe cuya cabecera se encuentra a 420 kilómetros al sur de Mendoza capital.\nLas aves muertas -20 machos y 14 hembras- estaban distribuidas en un área pequeña, amontonadas y parcialmente quemadas. Además en el lugar se encontraron también muertos un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a que se trataba de un caso de envenenamiento.\nEl cóndor andino fue declarado Monumento Natural de Mendoza mediante Ley 6599/98, está protegido por la ley provincial 4602, y la multa por afectar a esta especie va de $35.560 a $222.250.


Un espíritu indomable: Sakura Kasunago\n19 de Septiembre 2016 septiembre 19th, 2016 20:29 PM septiembre 19th, 2016 20:29 PM Por: Luis Valis\nDespués de una semana de ausencia, he decidido regresar a la franquicia que lo inició todo: Street Fighter.\nSí, ya sé, en los últimos días he estado hablando algo mal de la quinta entrega de esta franquicia, pero eso no ha hecho que mi cariño por Street Fighter disminuya… pero en el caso de Capcom…\nEn fin, hoy, daremos una ojeada por la historia de uno de los personajes femeninos más queridos de la serie Alpha, Sakura Kasunago:\nY bueno, no perdamos más tiempo y revisemos las travesías de una estudiante de preparatoria en busca del Guerrero Solitario.\nNacida en Japón, Sakura Kasunago siempre fue una joven llena de energía y de un espíritu indomable. Su personalidad la hacía una persona muy sociable que se podía llevar bien con cualquier persona, pero como es típico de este tipo de personajes, su mejor amiga, Kei Chitose, era el completo opuesto de ella.\nDentro de lo que cabe, la vida de Sakura era normal, pero todo esto acabaría el día que vio como un peleador desconocido de nombre Ryu, vencía al Campeón del Mundo, Sagat, en el primer World Warrior Tournament.\nA partir de este momento, Sakura comenzaría a participar en peleas callejeras, imitando el estilo de su ídolo, aunque no con los resultados que esperaba.\nSu oportunidad de conocer a su ídolo, se hizo presente en la forma del infortunado Dan Hibiki, quien después de haber vencido a Sagat (quien se dejó ganar para quitárselo de encima), abrió su propio dojo para dar a conocer su propio estilo de pelea, Saikyo-ryu, el cual es una forma alterna del Ansatsuken.., o algo así.\nDebido a que todo su estilo de pelea estaba basado en los movimientos de Ryu, Sakura podía hacer una versión imperfecta del Hadouken, lo cual era en sí mismo algo impresionante si se toma en cuenta que ella no tenía ningún tipo de preparación marcial.\nAl saber que Dan Hibiki había practicado en el mismo estilo que Ryu, Sakura se convirtió en su alumna… y para el caso, la única que se quedó con él. Claro, sus intenciones no eran del todo nobles, ya que esperaba que permaneciendo al lado de su “Maestro”, pudiera conocer a su ídolo.\nSiguiendo a Dan, Sakura al fin lograría encontrar a Ryu, quien a un se encontraba turbado por dejarse llevar por el Satsui no Hado en su confrontación con Sagat, además de que no pudo detener al asesino de su maestro y padre, Gouken.\nSin embargo, aceptaría tener una batalla con Sakura y después de derrotarla en muy poco tiempo, quedaría sorprendido por lo que la adolescente era capaz de hacer.\nSakura le pediría que la convirtiera en su discípula, pero Ryu la rechazaría, explicándole que el aún le faltaba recorrer un largo camino por recorrer, razón por la cual no podría instruirla de ninguna manera. Antes de irse, se tomaría una foto con ella, motivándola a seguir adelante.\nSakura continuaría participando en peleas callejeras y torneos con la esperanza de volver a encontrar a Ryu. En su camino, se encontraría con el legendario sumo, E. Honda, quien le diría lo más probable era que Ryu se encontrará en la India o en Tailandia.\nAntes de poder prepararse para su viaje, se vería confrontada por su rival, la heredera de la familia Kansuki, Karin.\nAmbas pelearían, con Karin saliendo victoriosa por un pelo, pero aún así, reconoció que Sakura era mejor peleadora que ella. Con esto, fue a buscar una vez más a Dan para comenzar su viaje por el mundo y así, poder encontrar a Ryu.\nA pesar de que ya había superado a Dan, Sakura aún le tenía mucho respeto y lo seguía viendo como su Maestro, por lo cual seguía cumpliendo con cada una de sus instrucciones.\nAl llegar a Brasil, se encontrarían con Jimmy, mejor conocido como Blanka, quien en algún punto del pasado conoció a Dan y forjó una gran amistad con él.\nEn algún punto de su viaje, escucharía los rumores de un peleador con un estilo idéntico al de Ryu. Dejando atrás a Dan y Blanka, Sakura llegaría al lugar donde aquel peleador misterioso se encontraba, conociendo así a Ken Masters.\nSintiéndose decepcionada de que no fuera Ryu, Sakura aprovecharía la oportunidad de enfrentarse a alguien con el mismo nivel de Ryu. Obviamente, ella no era rival para Ken, quien después de su encuentro, su uniría a ella en la búsqueda por Ryu.\nDespués de varios viajes, descubrirían que Ryu se encontraba en Tailandia, encontrándolo en medio de una pelea con Sagat. Sin embargo, algo no estaba bien, ya que la forma de pelear de Ryu era muy extraña y llena de ira.\nAntes de que pudieran acercarse, M. Bison se interpondría en su camino y les explicaría que Ryu se encontraba bajo su control y que si querían hacer algo al respecto, debían pasar sobre él.\nAún con la ayuda de Ken, Sakura no fue capaz de hacerle nada a Bison, pero debido que para mantener el control sobre Ryu debía utilizar casi toda su energía, el terrible tirano comenzó a debilitarse.\nViéndose forzado a huir, Bison vería asombrado al ver a Ryu librarse de su control mental gracias a las palabras de Sagat y Sakura.\nVolviendo a la normalidad, Ryu enfrentaría a Bison y lo vencería después de una feroz batalla.\nSakura le pediría la revancha, pero Ryu le explicó que aún no se encontraba preparado para volverla a enfrentar y mucho menos para entrenarla, alejándose una vez más de ella no sin antes prometerle que algún día tendría su revancha.\nPor alguna razón, sabía que había algo especial en él y que por lo mismo, lo esperaría hasta que estuviera preparado.\nDespués de la finalización del segundo World Warrior Tournament, la sección encargada de la investigación de armas de Shadaloo, S.I.N., organizaría su propio torneo para atraer la atención de los mejores guerreros del mundo.\nViendo esto como su oportunidad para encontrar a Ryu, Sakura volvería a viajar con Dan y Blanka:\nNo se sabe hasta que punto del torneo llegó, pero Sakura descubriría que Ryu se había adentrado a las instalaciones de S.I.N., en donde se vería confrontada por lo clones de Seth.\nDespués de pelear con uno de los clones, caería rendida, despertando para encontrar a Ryu enfrente de ella, escapando de las instalaciones antes de que estas se autodestruyeran.\nUna vez más, Ryu desaparecería y Sakura se daría cuenta de que la razón por la cual lo seguía tan fervientemente, era porque lo amaba…Chun-Li y Sakura, maldito Ryu.\nSakura no participaría en la caída de Shadaloo, pero si se enfrentaría con Karin y se encontraría con su amiga Ibuki. Pero fuera de eso, su participación fue prácticamente nula.\nDespués de Street Fighter\nSakura abandonaría las peleas callejeras y la idea de ir detrás de Ryu, completando su escuela y practicando por su parte. Durante ese tiempo, Shadaloo fue destruido, así como la aparición del grupo Iluminati y su subsecuente caída.\nUn día mientras paseaba a su perro, Sakura vería incrédula como es que Ryu se acercaba, corriendo a su encuentro con una gran sonrisa.\nY pues esta fue la historia de Sakura Kasunago. Se espera que en algún punto, Capcom la saque como personaje descargable para Street Fighter 5.\nEn fin, acompáñenme la próxima vez cuando demos fin a la historia de la nueva Lara Croft, para conmemorar el 20 Aniversario de Tomb Raider.\nY por si quieren leer algo más relacionado con los personajes de Street Fighter:


¿Por qué se posterga la restauración de la Confitería del Molino? - El Intransigente\nLunes 18 de Febrero 23:11 hs\n¿Por qué se posterga la restauración de la Confitería del Molino?\nUna de las esquinas más emblemáticas de la Ciudad continúa tapiada e inaccesible para los porteños y turistas, que aún la miran con nostalgia el histórico edificio.\nEl Estado pagó casi 182 millones de pesos en la expropiación del edificio.\nmiércoles, 11 de julio de 2018 · 07:26\nUna de las esquinas más emblemáticas de la Ciudad continúa tapiada e inaccesible para los porteños y turistas, que aún la miran con nostalgia el histórico edificio. Son muchos los que se preguntan por qué aún no se pudo completar la restauración de la Confitería del Molino, que a punto de cumplir 102 años, se encuentra envuelta en una trama burocrática que complica su puesta en valor.\nEn tanto, hace dos años se expropió el edificio, una operación que demandó que el Estado desembolsara casi 182 millones de pesos. Mientras tanto, a principio de este mes se conformó una Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino, que tendrá la obligación de supervisar las obras que se llevan a cabo para arreglar el establecimiento y devolverle el brillo que solía tener.\nEn ese sentido, la Comisión, que en tan sólo 90 días deberá presentar un proyecto de puesta en valor, será encabezada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el senador Eduardo Alberto Aguilar (justicialismo), la senadora Marta Varela (PRO) y los diputados Emilio Monzó (PRO), Laura Valeria Alonso (FPV), José Luis Riccardo (UCR), Facundo Suárez Lastra (UCR) y Daniel Filmus (FPV).\n“Siguen trabados en una esquina simbólica de la Ciudad de Buenos Aires los trabajos de refacción de la Confitería del Molino. Sigue esperando una restauración un edificio histórico de alto valor, la esquina está totalmente cerrada. Aparentemente ahora hay un tema burocrático que retrasa las obras en esa esquina emblemática”, cuestionó esta mañana el periodista Gustavo Sylvestre, desde su programa radial.\nComo en los últimos meses la Confitería sufrió varios actos de vandalismo, la Comisión, conformada por el oficialismo y la oposición, estableció que se designara una guardia policial permanente en la esquina de Callao y Rivadavia. Los vecinos y comerciantes de la zona esperan que finalmente el Congreso pueda finalizar los arreglos, tras un arduo recorrido legal que comenzó en el 2014 y que demoró cuatro años en poner manos a la obra.