KASSETTE MIT EINEM SENSOR ZUR BESTIMMUNG DER DIFFERENZ EINES ERSTEN UND EINES ZWEITEN FLÜSSIGKEITSSTROMS - Patent 2547378\n(11) EP 2 547 378 B1\n(21) Anmeldenummer: 11708845.0\n(22) Anmeldetag: 15.03.2011\nWO 2011/113838 (22.09.2011 Gazette 2011/38)\nKASSETTE MIT EINEM SENSOR ZUR BESTIMMUNG DER DIFFERENZ EINES ERSTEN UND EINES ZWEITEN FLÜSSIGKEITSSTROMS\nCASSETTE POURVUE D'UN DÉTECTEUR POUR DÉTERMINER LA DIFFÉRENCE D'UN PREMIER ET D'UN DEUXIÈME FLUX DE LIQUIDE\n(30) Priorität: 01.04.2010 DE 102010003642\n15.03.2010 DE 102010002871\n18163445.2 / 3372261\nEP-A2- 0 106 940\nDE-A1- 10 313 685\nGB-A- 2 003 274\nUS-A1- 2009 101 550\nDE-A1- 1 951 378\nDE-U1-202008 012 801\nUS-A1- 2009 032 232\n Die Erfindung bezieht sich auf eine Kassette zum Fördern eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms, auf eine Vorrichtung zur Dialysebehandlung, und auf eine Verwendung einer entsprechenden Kassette.\n Zur Entfernung von harnpflichtigen Substanzen und zum Flüssigkeitsentzug werden beim chronischen Nierenversagen verschiedene Verfahren zur apparativen Blutreinigung bzw. Blutbehandlung eingesetzt. Bei der Hämeodialyse (HD) überwiegt der diffusive Stofftransport, bei der Hämofiltration (HF) liegt ein konvektiver Stofftransport über die Membran vor. Eine Kombination aus beiden Verfahren ist die Hämodiafiltration (HDF). Bei der Peritonealdialyse (PD) wird kein extrakorporaler Kreislauf benötigt und das Peritoneum als Kontaktmembran ausgenutzt.\n Darüber hinaus sind auch Verfahren bekannt, die die Flüssigkeitsströme der in den Dialysator einfließenden Flüssigkeiten und der aus dem Dialysator ausfließenden Flüssigkeiten kontinuierlich messen und gegeneinander bilanzieren. Hierzu werden Durchflussmesssensoren verschiedener Ausgestaltungen verwendet.\n Die hohe geforderte Genauigkeit und der damit verbundene hohe Aufwand für die Selektion bzw. die Kalibrierung der zur Bilanzierung eingesetzten Durchflusssensoren haben hohe Kosten zur Folge. Darüber hinaus kann es aus Gründen der Handhabbarkeit für das behandelnde medizinische Personal und aus Gründen der Hygiene vorteilhaft sein, möglichst viele den extrakorporalen Blutkreislauf und den Dialysatkreislauf betreffende Vorrichtungen einer Dialysebehandlung in einem Wegwerfdisposable zu integrieren. Wegen des nur einmaligen Gebrauchs dieses Dialysedisposables oder auch Kassette werden hierfür geringe Herstellungskosten angestrebt.\n US 2009/0101550 A1 bezieht sich auf ein Dialysesystem, welches eine nicht-invasive Fluidgeschwindigkeitsmessung aufweist. Das Dialysesystem umfasst u.a. eine Kassette zum Fördern eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms, wobei die Kassette eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Differenz des ersten und des zweiten Flüssigkeitsstroms und einen ersten Kanal für den ersten Flüssigkeitsstrom und einen zweiten Kanal für den zweiten Flüssigkeitsstrom aufweist.\n Aus der DE 103 13 685 A1 ist ein Mikroreaktor bekannt. Der Mikroreaktor umfasst einen Schichtenstapel aus mehreren gleichen Teilen, der mehrere Kanäle ausbildet, wobei in jedem der Teile mehrere Flüssigkeitsläufe auf einer Fläche ausgebildet sind.\n Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, eine verbesserte Bilanzierung medizinischer Flüssigkeitsströme bereitzustellen.\n Die medizinischen Flüssigkeiten sind bevorzugt Dialysat oder Blut.\n Die Aufgabe wird gelöst durch eine Kassette zum Fördern eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms in einem Dialysesystem, wobei der erste Flüssigkeitsstrom Dialysatstrom oder Blutstrom sein kann und der zweite Flüssigkeitsstrom Dialysatstrom oder Blutstrom sein kann, wobei die Kassette einen Sensor als Vorrichtung zur Bestimmung der Differenz des ersten und des zweiten Flüssigkeitsstroms aufweist und wobei der Sensor einen ersten Kanal für den ersten Flüssigkeitsstrom und einen zweiten Kanal für den zweiten Flüssigkeitsstrom aufweist.\n Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine Kassette für ein Dialysesystem bereitgestellt, die einen Sensor als eine kompakte Komponente oder Vorrichtung zur Bilanzierung zweier Flüssigkeitsströme bereitstellt. Mittels der-erfindungsgemäßen Kassette wird ein unabhängiges Bilanziersystem ermöglicht, das eine hohe Genauigkeit der Bilanzierung gewährleistet.\n Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist der Sensor ausgestaltet, zumindest ein Signal an eine Vorrichtung zur Dialysebehandlung zu übermitteln, das die gemessene erste und die gemessene zweite Spannung oder einen aus der ersten und zweiten gemessenen Spannung abgeleiteten Wert aufweist. Auf diese Weise wird die Unabhängigkeit der Kassette und des Sensors von anderen Einheiten, Komponenten oder Vorrichtungen eines Dialysesystems gestärkt.\n Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist an dem ersten Kanal mindestens eine Spannungsmesseinheit des ersten Kanals angebracht, die ausgestaltet ist, die erste Spannung zu messen; und an dem zweiten Kanal ist mindestens eine Spannungsmesseinheit des zweiten Kanals angebracht, die ausgestaltet ist, die zweite Spannung zu messen. Dadurch ist gemäß der vorliegenden Erfindung eine genaue Bestimmung der Spannungen in den Kanälen der Vorrichtung möglich.\n Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist der Sensor eine Messzelle auf, die den ersten und den zweiten Kanal aufweist und die dem Magnetfeld derart ausgesetzt wird, dass auf beide Kanäle dieselbe magnetische Feldstärke und derselbe transiente Verlauf des magnetischen Felds wirkt. Dadurch wird eine gleiche Wirkung des Magnetfelds auf die beiden Kanäle in dem Sensor gewährleistet. Die Messzelle kann dabei von dem Magnetfeld umschlossen werden.\n Gemäß der vorliegenden Erfindung sind der erste und der zweite Kanal gleich ausgeformt und gleich groß. Insbesondere weisen die Kanäle eine Gleichheit im Bezug auf ihre Form, Größe und Dimension auf. Dadurch wird die Genauigkeit der Bilanzierung unterstützt. Der erste und der zweite Kanal sind aus mindestens drei bezüglich Form und Dimension gleichen Teilen ausgebildet, wobei in jedem der mindestens drei Teile ein Flüssigkeitslauf auf mindestens einer von zwei gegenüberliegenden Flächen ausgeformt ist und wobei die mindestens drei Teile zum Ausbilden des ersten und des zweiten Kanals derart durch ein Auf- oder Anreihen der mindestens drei Teile an den mit Flüssigkeitsläufen ausgeformten Seiten der mindestens drei Teile zusammengesetzt sind, dass zwischen einem ersten und einem zweiten Teil der mindestens drei Teile der erste Kanal und zwischen dem zweiten und einem dritten Teil der mindestens drei Teile der zweite Kanal entsteht, wobei der erste und der zweite Kanal die gleiche Form aufweisen, zueinander parallel sind und nebeneinander oder übereinander angeordnet sind. Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die mindestens drei Teile im Wesentlichen quaderförmig. Gemäß der vorliegenden Erfindung können die mindestens drei Teile auch andere geeignete Formen aufweisen.\n Dadurch wird ein äußerst exakter und reproduzierbarer Kanalquerschnitt ermöglicht, der aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Kanalgeometrie in Dialysesystemen von großer Wichtigkeit ist. Ferner wird auf diese Weise eine gleiche und sogar identische Ausgestaltung der zwei Kanäle ermöglicht, die für die Genauigkeit der Bilanzierung sorgt und sie darüber hinaus ermöglicht. Gemäß einer Ausgestaltung des vorliegenden Ausführungsbeispiels weisen die mindestens drei Teile Befestigungseinheiten auf, mittels derer die mindestens drei Teile zusammengesteckt werden. Dadurch wird eine schnelle und kostengünstige Produktion der die zwei Kanäle aufweisenden Anordnung ermöglicht, welche der Genauigkeit der Bilanzierung nicht im Wege steht.\n Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Vorrichtung zur Dialysebehandlung ausgestaltet, eine erste Spannung und eine zweite Spannung zu erfassen, wobei die erste Spannung dem ersten Flüssigkeitsstrom und die zweite Spannung dem zweiten Flüssigkeitsstrom entspricht und wobei die erste und die zweite Spannung durch den oben skizzierten und nachfolgend genauer erläuterten Sensor der Kassette gemessen wurden.\n Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist die Vorrichtung zur Dialysebehandlung eine Steuereinheit auf, die ausgestaltet ist, unter Verwendung des Signals den Fluss einer medizinischen Flüssigkeit zu steuern und/oder zu regeln. Die Steuereinheit ist ausgestaltet, die Förderraten mindestens einer Pumpe zu steuern. Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist die Pumpe eine der folgenden Pumpen auf: eine Blutpumpe; eine Dialysatpumpe; eine Ultrafiltrationspumpe.\n Die Teile der Kassette werden weiterhin anhand einer nicht beanspruchten Anordnung exemplarisch beschrieben, wonach die mindestens drei bezüglich Form und Dimension gleiche Teile aufweist, wobei in jedem der mindestens drei Teile ein Flüssigkeitslauf auf mindestens einer von zwei gegenüberliegenden Flächen ausgeformt ist und wobei die mindestens drei Teile zum Ausbilden eines ersten und eines zweiten Kanals derart durch ein Auf- oder Anreihen der mindestens drei Teile an den mit Flüssigkeitsläufen ausgeformten Seiten der mindestens drei Teile zusammengesetzt sind, dass zwischen einem ersten und einem zweiten Teil der mindestens drei Teile der erste Kanal und zwischen dem zweiten und einem dritten Teil der mindestens drei Teile der zweite Kanal entsteht, wobei der erste und der zweite Kanal die gleiche Form aufweisen, zueinander parallel sind und nebeneinander oder übereinander angeordnet sind. Gemäß einem Ausführungsbeispiel weisen die mindestens drei Teile eine im Wesentlichen quaderförmige Form auf. Gemäß der vorliegenden Erfindung können die mindestens drei Teile auch andere geeignete Formen aufweisen.\n Gemäß einem Beispiel ist die Anordnung zum Einsetzen in eine Vorrichtung zur Bilanzierung eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms ausgestaltet, wobei der erste und der zweite Flüssigkeitsstrom Dialysatströme oder Blutströme sind oder sein können und wobei der erste Kanal für einen ersten Flüssigkeitsstrom und der zweite Kanal für einen zweiten Flüssigkeitsstrom ausgestaltet ist.\n Die Kanäle können anhand eines exemplarischen Verfahrens aufgebaut werden, wonach der erste und der zweite Flüssigkeitsstrom Dialysatströme oder Blutströme sind oder sein können, wobei der erste und der zweite Kanal mittels mindestens drei bezüglich Form und Dimension gleichen Teilen aufgebaut werden, wobei in jedem der mindestens drei Teile ein Flüssigkeitslauf auf mindestens einer von zwei gegenüberliegenden Flächen ausgeformt ist und wobei das Verfahren aufweist:\n Gemäß einem Beispiel weisen die mindestens drei Teile eine im Wesentlichen quaderförmige Form auf. Die mindestens drei Teile können auch andere geeignete Formen aufweisen.\n Gemäß einem Beispiel weisen die drei Teile Befestigungseinheiten auf und das Zusammensetzen weist ein Zusammenstecken der drei Teile mittels der Befestigungseinheiten auf.\ndas Verwenden einer Kassette zum Fördern von Dialysatströmen in einer Dialysevorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;\ndas Verwenden einer Kassette zum Fördern von Dialysatströmen in einer Dialysevorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;\neine Vorrichtung zur Bilanzierung eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;\nin einer Vorrichtung zur Bilanzierung eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms eingerichtete Kanäle für den ersten und den zweiten Flüssigkeitsstroms gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;\nin einer Vorrichtung zur Bilanzierung eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms eingerichtete Kanäle für den ersten und den zweiten Flüssigkeitsstroms gemäß zwei weiteren Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung;\neine Anordnung, die zwei Kanäle für zwei Flüssigkeitsströme aufweist, und den Aufbau der Anordnung gemäß einem nicht beanspruchten Beispiel;\neine Anordnung, die zwei Kanäle für zwei Flüssigkeitsströme aufweist, und den Aufbau der Anordnung gemäß einem nicht beanspruchten Beispiel; und\neine Dialysevorrichtung, die gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ausgestaltet ist.\n Fig. 1a und Fig. 1b zeigen das Verwenden einer Kassette 10 zum Fördern von Dialysatströmen 105, 106 in einer Dialysevorrichtung gemäß jeweils einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Es ist im Bezug auf Fig. 1a und 1b anzumerken, dass die Einheiten, Komponenten oder Vorrichtungen, die sowohl in Fig. 1a als auch in Fig. 1b die gleichen Bezugszeichen aufweisen, in beiden Ausführungsbeispielen den gleichen Einheiten, Komponenten oder Vorrichtungen entsprechen. Die Dialysevorrichtung ist in Fig. 1a und in Fig. 1b nicht gezeigt, kann aber beispielsweise wie in Fig. 7 angedeutet ausgestaltet sein. Die Dialysevorrichtung weist Aufnahmemittel auf, welche die Kassette 10 aufnehmen können. Die Kassette 10 weist gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel zwei Zentrierungseinheiten 107, mittels derer die Kassette 10 in der Dialysevorrichtung in der gewünschten Position arretiert, eingesetzt werden kann. Die Zentrierungen 107 können beispielsweise als Führungslöcher für aus der Dialysevorrichtung ragende Stifte eingeführt werden. Die vorliegende Erfindung erlaubt auch das Verwenden weiterer Mittel zum Einsetzen der Kassette 10 in der Dialysevorrichtung und ist nicht auf die Zentrierungseinheiten 107 beschränkt.\n Kassetten zum Fördern von Dialysatströmen wie die Kassette 10 sind allgemein bekannt. Eine herkömmliche Kassette ist beispielsweise in der Patentanmeldung DE 102 24 750 beschrieben. Die in Fig. 1a und in Fig. 1b gezeigten Darstellungen der Kassette 10 richten sich im Wesentlichen auf die für das vorliegende Ausführungsbeispiel notwendigen Teile der erfindungsgemäßen Kassette. Daher sind weitere Vorrichtungen, Einheiten oder Teile eines Dialysekreislaufs (z.B. Sensoren, Aktoren usw.) die sich üblicher Weise in der Kassette 10 befinden können, aus Gründen der Übersichtlichkeit in Fig. 1a und in Fig. 1b nicht gezeigt, -können aber gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel in der Kassette 10 enthalten sein.\n Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1b kann die Kassette 10 überdies eine Ultrafiltrationspumpe 108 aufweisen, die flussabwärts des Dialysefilters 11 Dialysat aus dem Dialysefilter 11 entfernen kann.\n Der Dialysatstrom 105 fließt von der Frischdialysatquelle in den Eingang 102 über den Sensor 101, welcher zur Bilanzierung von Flüssigkeitsströmen ausgestaltet ist, zum Dialysefilter 11. Im Dialysefilter 11 findet über die semipermeable Membran des Dialysefilters 11 ein Stoffaustausch zwischen Patientenblut und Dialysat statt, in Folge dessen das Blut des Patienten von Giftstoffen gereinigt wird. Zusätzlich kann durch einen Druckunterschied zwischen Dialysatseite und Blutseite der semipermeablen Membran Flüssigkeit über die Membran aus dem Blut in das Dialysat filtriert werden, um den Patienten zu entwässern. Das Volumen der aus dem Patientenblut auf die Dialysatseite filtrierten Flüssigkeit pro Zeiteinheit wird Ultrafiltrationsrate genannt und wird vom behandelnden Arzt individuell verordnet. Durch den Flüssigkeitsübertritt im Dialysefilter 11 ist der Dialysatstrom 106, der aus dem Dialysatfilter 11 ausfließt, größer als der Dialysatstrom 105, der in den Dialysefilter 11 einfließt. Da die Differenz der beiden Ströme 105, 106 nur aus dem Patientenblut stammen kann, ist die Differenz gleichbedeutend mit der Ultrafiltrationsrate.\n Da Blut- bzw. Dialysatfluss therapeutisch vom Arzt vorgegeben und damit wenig veränderbare Größen sind, kann der Transmembrandruck auch mit der Ultrafiltrationspumpe 108 erzeugt werden (siehe Fig. 1b). Diese zieht zusätzlich Dialysat 106 flussabwärts des Dialysefilters 11 aus dem Dialysefilter ab. Dies kann kontinuierlich oder periodisch erfolgen. Wird okkludierend flussaufwärts des Dialysators das Dialysat gefördert, z.B. durch die Ausgestaltung der Dialysatpumpe 104 als Schlauchrollenpumpe, muss das von der Ultrafiltrationspumpe 108 zusätzlich aus dem Dialysefilter 11 entfernte Volumen über die semipermeable Membran des Dialysefilters 11 aus dem Blut stammen und stellt somit das Ultrafiltrat dar. Die Ultrafiltration kann in dem Fall kontinuierlich erfolgen. Wird nicht okkludierend Dialysat flussaufwärts des Filters 11 Dialysat gefördert, z.B. durch die Ausgestaltung der Dialysatpumpe 11 als Zentrifugalpumpe, müssen zusätzliche okkludierende Mittel flussaufwärts des Filters 11 vorhanden sein (z.B. Quetschventile, nicht in Fig. 1b gezeigt), die während der Förderung der Ultrafiltrationspumpe 108 das Dialysatflüssigkeitssystem okkludieren. Das von der Ultrafiltrationspumpe 108 zusätzlich entfernte Volumen muss in dem Fall über die semipermeable Membran des Dialysefilters 11 aus dem Blut stammen und stellt somit das Ultrafiltrat dar. Die Ultrafiltration erfolgt dann periodisch. Die Dialysepumpe 104 und die Ultrafiltrationspumpe 108 arbeiten dann abwechselnd.\n In beiden Fällen fließt das zusätzliche Flüssigkeitsvolumen, das das Ultrafiltrat ist, über den Sensor 101 und den Kanal 1012. Somit ist das Ultrafiltrationsvolumen bekannt. Die Sensorsignale des Sensors 101 können in weiter unten beschreibender Weise dann auch in dieser Ausführungsform dazu benutzt werden, die Förderrate der Ultrafiltrationspumpe 108 so einzustellen, dass sich die gewünschte Ultrafiltrationsrate einstellt.\n Der Sensor 10 weist zum Durchfließen des Blut- oder Dialysatstroms 105, der vom Patienten kommt, einen ersten Kanal 1011 auf und zum Durchfließen des Blut- oder Dialysatstroms 106, der nach dem Filtern zum Patienten fließt, einen zweiten Kanal 1012 auf. Die Bezeichnungen "erster" und "zweiter" sind in dieser Beschreibung nicht als einschränkend zu sehen und dienen lediglich einer besseren Unterscheidung der beiden Kanäle 1011, 1012 des Sensors 10.\n Die beiden Kanäle 1011, 1012 sind im Wesentlichen parallel zueinander ausgestaltet. Sie können übereinander oder nebeneinander angeordnet sein, die vorliegende Erfindung weist diesbezüglich keine Einschränkungen auf. Die Blut- oder Dialysatströme 105, 106 fließen im Sensor 10 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel im Gegenstrom aneinander vorbei. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf die gegenströmige Richtung der Ströme 105, 106 beschränkt. Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel können die Flüssigkeitsströme 105, 106 auch in die gleiche Richtung fließen.\n Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel der Fig. 1 erfasst der Sensor 101 die Spannungen, die durch das Strömen des Blut- oder Dialysatstroms 105 im Kanal 1011 und durch das Strömen des Blut- oder Dialysatstroms 106 im Kanal 1012 entstehen. Das Erfassen der Spannungen wird genauer im Bezug auf das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 erläutert werden. Die Spannungen werden im Sensor 101 mittels entsprechender Spannungsmesseinheiten erfasst, welche z.B. Elektroden sein können. Das Einsetzen von Spannungsmesseinheiten in diesem Zusammenhang ist im Allgemeinen bekannt und wird deswegen nicht im Einzelnen erläutert, siehe Beispielsweise die Patentanmeldung GB 2 003 274 A, in der das Einsetzen von Elektroden offenbart wird. Gemäß der vorliegenden Erfindung können beliebige geeignete bekannte Spannungsmesseinheiten verwendet werden.\n Der Sensor 101 ist ausgestaltet, die erfassten oder gemessenen Spannungen der Blut- oder Dialysatströme 105, 106 in den Kanälen 1011, 1012 an die Dialysevorrichtung zu übermitteln oder zu senden. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der Sensor 101 vier Spannungsmesseinheiten auf, die in Fig. 1 nicht gezeigt sind, wobei jeweils zwei von denen an einem der Kanäle 1011, 1012 angebracht sind. Die Anzahl der eingesetzten Spannungsmesseinheiten kann gemäß der vorliegenden Erfindung variieren und ist nicht auf die Verwendung von vier Spannungsmesseinheiten eingeschränkt. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel werden Elektroden als Spannungsmesseinheiten verwendet. Zum Weiterleiten oder Senden der gemessenen Spannungen an die Dialysevorrichtung weist der Sensor 101 zumindest eine Übermittlungseinheit auf. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist diese Übermittlungseinheit ein Kontakt. Ferner werden gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel vier Übermittlungseinheiten 1013 als Kontakte eingesetzt. Die Anzahl der eingesetzten Übermittlungseinheiten 1013 kann gemäß der vorliegenden Erfindung variieren und ist nicht auf die Verwendung von vier Übermittlungseinheiten 1013 eingeschränkt. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel entspricht die Anzahl der Übermittlungseinheiten 1013 der Anzahl der Spannungsmesseinheiten. Dabei ist jede Elektrode, die als Spannungsmesseinheit verwendet wird, einer Übermittlungseinheit bzw. einem Kontakt 1013 zugeordnet. Die Kontakte 1013 sind die Kontakte der vier Elektroden. Die Kontakte 1013 sind gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel an einer Seite des Sensors 101 aus dem Sensor 101 herausgeführt und sind mit der Dialysevorrichtung leitend verbunden. Mittels dieser Kontakte 1013 übermittelt der Sensor 101 die bestimmten oder gemessenen Spannungswerte der Dialysevorrichtung, welche die Spannungswerte aus den Kontakten 1013 ablesen kann.\n Die Spannungswerte der Kanäle 1011, 1012 werden zum Bilanzieren der Blut- oder Dialysatströme 105, 106 eingesetzt. Dieses wird ausführlicher im Bezug auf die Fig. 8 erläutert.\n Es ist anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die Verwendung von Kontakten 1013 als Übermittlungseinheiten 1013 eingeschränkt ist. So kann z.B. eine Induktivität, als Empfängerspule ausgeführt, in der Kassette Energie per Induktion aus einem magnetischen Wechselfeld, welches die Dialysemaschine oder -Vorrichtung bereitstellt, erzeugen und in bekannter Weise über Gleichrichtung des sich einstellenden Wechselspannung an der Empfängerspule einer in die Kassette integrierten elektronischen Spannung bereitstellen. Diese elektronische Schaltung kann derart eingerichtet sein, die Spannungswerte der Spannungsmesseinheiten des Sensors 101 zu verarbeiten und daraus ein Signal zu erzeugen, welches kontaktlos, z.B. über Funk oder über Lastmodulation der Empfängerspule zur Dialysemaschine oder-Vorrichtung übertragen wird.\n Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 101 zur Bilanzierung eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Vorrichtung 101 entspricht gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel dem in Fig. 1 gezeigten Sensor 101 und-zeigt eine detaillierte Ausgestaltung des Sensors 101.\n Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der Sensor 101 eine Messzelle 21 auf, welche im Inneren des Sensors 101 eingerichtet ist. Die Messzelle 21 umfasst oder weist auf den Kanal 1011 und den Kanal 1012. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Kanäle 1011, 1012 beispielhaft als Quader dargestellt. Es ist jedoch anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht auf quaderförmige Kanäle beschränkt ist, die vorliegende Erfindung ist auch auf andere für Kanäle verwendbare Formen anwendbar, z.B. auf zylinderförmige Kanäle usw. Im Bezug auf ihre Ausformung sind die beiden Kanäle 1011, 1012 gleich oder identisch. Dabei sind sie insbesondere bezüglich ihrer Form, Größe und Dimensionen gleich oder identisch ausgestaltet.\n Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Messzelle 21 des Sensors 101 so konstruiert oder ausgestaltet, dass die beiden Ströme 105, 106 in zwei getrennten Kanälen 1011, 1012 im Gegenstrom aneinander vorbeifließen. Wird die Messzelle 21 im Sensor 101 in ein Magnetfeld eingebracht, das senkrecht zur Strömungsrichtung der Blut- oder Dialysatströme 105, 106 oder zu den Kanälen 1011, 1012 respektive gerichtet ist, tritt eine Ladungsauftrennung der positiven und negativen Ladungsträger im Fluid auf. Die treibende Kraft ist dabei die Lorentz-Kraft. Die zu den Blut- oder Dialysatströmen 105, 106 oder zu den Kanälen 1011, 1012 senkrechte Ausrichtung des Magnetfeldes ist in Fig. 2 mittels des Pfeils 20 verdeutlicht. Zur Bilanzierung der Blut- oder Dialysatströmen 105, 106 wird die durch die Ladungsauftretung erzeugte Spannung in den Kanälen 1011, 1012 gemessen.\nwobei U die Spannung, B die Feldstärke, v die Strömungsgeschwindigkeit und D der Innendurchmesser des Kanals 1011, 1012 sind.\n Das strömende Blut oder Dialysat respektive im Kanal 1011 erzeugt ebenso eine Spannung wie das Blut oder Dialysat im Kanal 1012. Würde das Blut oder Dialysat aus dem Kanal 1011 nach dem - Austritt aus der Messzelle 21-wieder direkt in den Eingang des Kanals 1012 strömen, so würden sich die induzierten Spannungen exakt aufheben. D.h. eine Differenz der Spannung des ersten Kanals 1011 und der Spannung des zweiten Kanals 1012 wäre gleich Null. Führt eine Differenzbildung der beiden Spannungen zu einem Wert ungleich Null, muss der Volumenstrom in beiden Kanälen 1011, 1012 ungleich sein. Dieses ist in der Regel in Dialysevorrichtungen der Fall, da der Blut- oder Dialysatstrom 105 aus dem Kanal 1011 nach dem Austritt aus der Messzelle 21 nicht wieder direkt in den Eingang des Kanals 1012 als Blut- oder Dialysatstrom 106 strömt, sondern zunächst seinen Weg zum Filter 11 macht, wo es in Folge der Ultrafiltration zu einer Änderung der Flüssigkeitsströme kommt. Auf dem Gebiet der Dialysesysteme wird eine aus Differenzen der Spannungen der Kanäle 1011, 1012 gebildete Rate als Ultrafiltrationsrate bezeichnet.\n Gemäß Formel (1) gilt bei identischen Innendurchmessern D1 = D2 = D der beiden Messkanäle 1011 und 1012 und identischer Feldstärke B, dass Feld B1 = B2 = B in beiden Messkanälen 1011, 1012. Siehe Formel (2):\nwobei v1 - v2 dem Differenzfluss zwischen den beiden Kanälen 1011, 1012 entspricht, und gemäß der vorliegenden Ausführungen ist dieser Differenzfluss identisch mit der Ultrafiltrationsrate.\n Zur Bestimmung der Ultrafiltrationsrate ist es also gemäß der Formel (2) nicht notwendig, die exakte Dimension der Messkanäle 1011, 1012 oder die Stärke des Magnetfelds zu kennen. Erst wenn eine absolute Messung der Flussraten durch die beiden Kanäle erwünscht wird, müssen D und B bekannt sein.\n Figuren 3a und 3b zeigen eine detaillierte Sicht auf die Kanäle 1011, 1012 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist sowohl der erste Kanal 1011 als auch der zweite Kanal 1012 Spannungsmesseinheiten zum Messen der Spannungen in den Kanälen 1011, 1012 auf, die wie vorstehend dargelegt durch die Ladungsauftrennung erzeugt werden und durch das Fließen der jeweiligen Flüssigkeitsströme 105, 106 entstehen. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Spannungsmesseinheiten 31, 32 Elektroden. Dabei weist jeder Kanal 1011, 1012 an zwei einander gegenüberliegenden Seiten der jeweiligen Kanäle 1011, 1012 je eine Elektrode 31, 32 auf. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Elektroden 31, 32 parallel zu der Ausrichtung 20 des Magnetfeldes eingerichtet.\n Es ist anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht auf das Verwenden von zwei Elektroden als Spannungsmesseinheiten pro Kanal 1011, 1012 beschränkt ist. Fig. 3a und Fig. 3b zeigen lediglich eine beispielhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.\n Da gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel zwei Spannungswerte für die Kanäle 1011 und 1012 bereitgestellt werden, wird zum Bilanzieren der Blut- oder Dialyseströme 105, 106 gemäß Formel (2) die Differenz der beiden gemessenen Spannungswerte gebildet. Das anregende Magnetfeld B kann sowohl ein nichtveränderliches Magnetfeld, als auch ein magnetisches Wechselfeld sein. Die sich einstellenden Spannungen sind im Falle eines anregenden nichtveränderlichen Magnetfelds Gleichspannungen, im Falle eines anregenden magnetischen Wechselfeldes Wechselspannungen. In beiden Fällen wird die aktuelle Amplitude der sich einstellenden Spannung vom aktuellen Flüssigkeitsstrom moduliert. Die Differenzbildung der Spannungswerte erfolgt in dem Fachmann bekannter Weise, z.B. über eine analoge Subtraktionsschaltung oder durch Digitalisierung der Messwerte und anschließender mathematischer Operationen in einem dafür vorgesehenen Rechengerät, welches Teil eines Steuergerätes der Dialysemaschine oder-Vorrichtung sein kann.\n Fig. 4a, 4b zeigen in einer Vorrichtung zur Bilanzierung eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms eingerichtete Kanäle 41, 42 für einen ersten und einen zweiten Flüssigkeits-, Blut- oder Dialysatstrom gemäß zwei weiteren Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung.\n Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4a sind die beiden Kanäle 41, 42 durch eine Trennwand 40 getrennt. Dabei ist die Trennwand 40 in einem ursprünglich größeren Kanal derart eingerichtet, dass die Kanäle 41, 42 gleich sind, wobei die Kanäle 41, 42 insbesondere bezüglich ihrer Form, Größe und Dimension gleich sind. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist jeder der Kanäle 41, 42 eine Spannungsmesseinheit 411, 421 auf. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Spannungsmesseinheiten 411, 421 Elektroden und sind an den sich gegenüber befindlichen Außenwänden der Kanäle 41, 42 eingerichtet, wobei die Außenwände die parallel zu der Ausrichtung 20 des Magnetfelds gerichteten Außenwände sind. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel liefert jede Elektrode 411, 421 direkt den Spannungswert des jeweiligen Kanals 41, 42.\n Auch gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4b sind die beiden Kanäle 41, 42 durch eine Trennwand 40 getrennt, die wie im Bezug auf Fig. 4a erläutert eingerichtet ist. Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4b weisen die Kanäle 41, 42 insgesamt drei Spannungsmesseinheiten 411, 421, 43 als Elektroden auf. Das Ausführungsbeispiel der Fig. 4b stellt eine Erweiterung des Ausführungsbeispiels der Fig. 4a dar, wobei eine gemeinsame Spannungsmesseinheit 43 als Elektrode zum Messen der Spannung in beiden Kanälen 41, 42 in der Trennwand 43 zwischen den Elektroden 411, 421 auf der gleichen Höhe zu den Elektroden 411, 421 eingerichtet ist. Ähnlich wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 3a und der Fig. 3b respektive, bedarf es hier weiterer Berechnungen, die auf den durch die Elektroden 411, 421, 43 ermittelten Spannungswerte der Kanäle 41, 42 basieren, um den jeweiligen Spannungswert des jeweiligen Kanals 41, 42 zu ermitteln. Wie im Bezug auf Fig. 3a und Fig. 3b erläutert, sind dem Fachmann solche Berechnungen (z.B. anhand Amplituden oder Mittelwerte) geläufig und werden daher nicht in Detail erläutert. Gemäß der vorliegenden Erfindung kann dabei beliebig eine für die jeweilige Situation geeignete geläufige Berechnungsmethode ausgewählt und verwendet werden. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird das Signal symmetrisch um das Potential der gemeinsamen Mittelelektrode gelegt. Dabei wird nur noch eine Auswerteelektronik (welche dem Fachmann geläufig ist) benötigt.\n Fig. 5a und Fig. 5b zeigen eine Anordnung, die zwei Kanäle 54_1, 54_2 für zwei Flüssigkeits-, Blut- oder Dialysatströme aufweist, und den Aufbau der Anordnung zur Erläuterung der vorliegenden Erfindung.\n Wegen der Temperaturabhängigkeit der Kanalgeometrie ist ein äußerst exakter bzw. reproduzierbarer Kanalquerschnitt notwendig. Diese Forderung steht im Widerspruch zur Forderung eines preiswerten Einwegartikels. Die Kassetten (siehe Kassette 10 der Fig. 1), die in Dialysevorrichtungen zum Fördern von Blut- oder Dialysatströmen respektive eingesetzt werden, repräsentieren Einwegartikel. Aufgrund des Einweg-Charakters der Kassetten ist deren Herstellung möglichst preiswert zu gestalten ist. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird die Messzelle 21 möglichst aus symmetrischen Teilen 51, 52, 53 gefertigt. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Teile 51, 52, 53 aus dem gleichen oder einem einzigen Spritzwerkzeug gefertigt. Die drei Teile 51, 52, 53 sind bezüglich ihrer Form und Dimension gleich. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Teile 51, 52, 53 im Wesentlichen quaderförmig. Ferner weist jeder der Teile 51, 52, 53 einen Flüssigkeitslauf 50 auf zwei gegenüberliegenden Seiten auf. Die drei Teile 51, 52, 53 werden gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel durch eine Aufeinanderreihung der mit einem Flüssigkeitslauf 50 versehenen Seiten zusammengefügt. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weisen die Teile 51, 52, 53 auf einer zusammenzufügenden Seite Noppen 56 und auf der anderen zusammenzufügenden Seite zu den Noppen 56 passende Vertiefungen 57 auf, so dass bei dem Aufeinanderreihen der Teile 51, 52, 53 diese mittels der Noppen 56 und der entsprechenden Vertiefungen 57 als Befestigungseinheiten mit einander zusammengesteckt werden. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Noppen 56 und die Vertiefungen 57 beispielhaft im Wesentlichen als Quader ausgebildet. Es ist dabei anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die gezeigte Quaderform der Noppen 56 und Vertiefungen 57 beschränkt ist und dass sie auch weitere geeignete Ausformungen der Noppen 56 und Vertiefungen 57 erlaubt. Ferner können gemäß der vorliegenden Erfindung auch anderweitige geeignete Befestigungseinheiten verwendet werden. Fig. 5b zeigt die fertige, aus den Teilen 51, 52, 53 erstellte Anordnung, die zwei gleiche, zueinander parallele und übereinanderliegende Kanäle 54_1, 54_2 aufweist.\n Da jeder Teil 51, 52, 53 einen typischen mechanischen Fehler aufweisen kann, kommt es darauf an, durch geschickte Kombination bzw. Anordnung der Kanäle, jeweils einen oberen Teil-Kanal des oberen Teils 51, 52 und einen unteren Teil-Kanal des entsprechenden unteren Teils 52, 53 zu einem Gesamtkanal 54_1, 54_2 zusammenzufügen. Kleine Vertiefungen bzw. Erhebungen können für die entsprechende Positionierung sorgen. Selbst wenn die Positionierung der Teile 51, 52, 53 nicht exakt ist, wenn also die jeweiligen oberen und unteren Kanalhälften nicht genau übereinander stehen, sind die beiden Gesamtkanäle 54_1, 54_2 identisch.\n Auf diese Weise wird mit sehr einfachen Mitteln eine enorme Genauigkeit der Messzelle 21 erreicht.\n Gemäß dem vorliegenden Beispiel weisen die Flüssigkeitsläufe 50 eine im Wesentlichen quaderförmige Form auf, was auch zu einer quaderförmigen Ausgestaltung der Gesamtkanäle 54_1, 54_2 führt. Es ist anzumerken, dass diese Ausformung der Flüssigkeitsläufe 50 und der Kanäle 54_1, 54_2 beispielhaft ist und dass gemäß der vorliegenden Erfindung auch weitere geeignete Ausformungen der Flüssigkeitsläufe 50 und folglich der Kanäle 54_1, 54_2 möglich sind.\n Fig. 6a und Fig. 6b zeigen eine Anordnung, die zwei Kanäle für zwei Flüssigkeits-, Blut- oder Dialysatströme aufweist, und den Aufbau der Anordnung zur Erläuterung der vorliegenden Erfindung.\n Das Beispiel der Fig. 6a und Fig. 6b entspricht dem Beispiel der Fig. 5a und der Fig. 5b. Der Unterschied zwischen den beiden Beispielen liegt darin, dass gemäß Fig. 6a und Fig. 6b die Teile 61, 62, 63 nur auf einer Seite jeweils einen Flüssigkeitslauf 60 aufweisen. Das Zusammensetzen der Anordnung gemäß Fig. 6a und Fig. 6b aus den Teilen 61, 62, 63 erfolgt ähnlich dem Zusammensetzen der Teile 51, 52, 53 in Fig. 5a 5b. Gemäß dem vorliegenden Beispiel wird eine mit einem Flüssigkeitslauf 60 ausgestaltete Seite eines Teils 62, 63 mit einer nicht mit einem Flüssigkeitslauf 60 ausgestalteten Seite eines Teils 61, 62 zusammengesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die gleichen Teile 61, 62, 63 so zusammengesetzt werden, dass die Flüssigkeitsläufe 60 parallel zueinander und übereinander ausgerichtet sind. Fig. 6b verdeutlicht die durch das Zusammensetzen der Teile 61, 62, 63 entstandenen Kanäle 64_1, 64_2. Der Vorteil dieses Beispiels liegt darin, dass es keiner 100%-igen Positionierung der Teile 61, 62, 63 bedarf und dass geringfügige Abweichungen möglich sind, da kein äußerst sorgfältiges Ausrichten eines oberen Teils des Kanals 54_1, 54_2 zu dem unteren Teil des Kanals 54_1, 54_2 benötigt wird.\n Gemäß dem vorliegenden Beispiel weisen die Teile 61, 62, 63 auf einer zusammenzufügenden Seite Noppen 66 und auf der anderen zusammenzufügenden Seite zu den Noppen 66 passende Vertiefungen 67 auf, so dass bei dem Aufeinanderreihen der Teile 61, 62, 63 diese mittels der Noppen 66 und der entsprechenden Vertiefungen 67 als Befestigungseinheiten mit einander zusammengesteckt werden. Ähnlich zu dem Beispiel der Fig. 5a und 5b sind die Noppen 66 und die Vertiefungen 67 des vorliegenden Beispiels beispielhaft im Wesentlichen als Quader ausgebildet. Es ist auch hier anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die gezeigte Quaderform der Noppen 66 und Vertiefungen 67 beschränkt ist und dass sie auch weitere geeignete Ausformungen der Noppen 66 und Vertiefungen 66 erlaubt, und dass ferner gemäß der vorliegenden Erfindung auch anderweitige geeignete Befestigungseinheiten verwendet werden können.\n Gemäß dem Beispiel der Fig. 5a und 5b und gemäß dem Beispiel der Fig. 6a und 6b kann das Magnetfeld senkrecht zu den gestapelten Teilen 51, 52, 53 und 61, 62, 63 ausgerichtet 20 werden. Dieses ist beispielhaft in Fig. 5c dargestellt. Gemäß dem Beispiel der Fig. 5c ist eine Gleichfeldsituation durch Wirken des Magnetfeldes entstanden. Das beispielhaft dargestellte Kanal 54_2 weist zwei Elektroden 55 als Spannungsmesseinheiten auf. Dabei ist die auf der linken Seite angebrachte Elektrode 55 ausgestaltet, die Spannung der negativen Ladungsträger zu messen, und die auf der rechten Seite angebrachte Elektrode 55 ist ausgestaltet, die Spannung der positiven Ladungsträger zu messen. Wie bereits erwähnt, entsteht die Ladungsauftrennung der positiven und negativen Ladungsträger durch das auf den Kanal 54_2 senkrecht 20 wirkende Magnetfeld in der Messzelle 21 oder im Sensor 101 respektive.\n Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung kann ein Sensorsignal (das beispielsweise dem Sensor 101 entstammt) als Maß für den Differenzfluss zwischen in eine Dialysevorrichtung einfließendem Dialysat (d.h. Blut- oder Dialysatfluss 105 vom Patienten) und aus der Dialysevorrichtung ausfließendem Dialysat (d.h. Blut- oder Dialysatfluss 106 zum Patienten) dazu verwendet werden, den Fluss der Dialysatpumpe zu regeln.\n Mehr Ab- als Zufluss bedeutet dabei, dass Flüssigkeit aus dem Patientenblut über die semipermeable Membran des Dialysefilters in das Dialysat getreten ist. Diese Flüssigkeit pro Zeiteinheit entspricht der Ultrafiltrationsrate.\n Die Ultrafiltrationsrate ist therapeutisch vom Arzt vorgeschrieben. Führt man nun das Sensorsignal einer Steuer- oder Regeleinheit zu, die abhängig von dem Ist-Wert des Differenzflusses (Differenz zwischen den Spannungen der Kanäle des Sensors) den Pumpenfluss (d.h. die Einstellungen der Blut- oder Dialysatpumpe) steuert, kann die Ultrafiltrationsrate geregelt werden.\n Die Ultrafiltrationsrate ist abhängig vom Transmembranendruck, der im Wesentlichen vom Blut- oder Dialysatfluss 105 vom Patienten und vom Blut- oder Dialysatfluss 106 zum Patienten, sowie den Eigenschaften des Dialysators abhängt (z.B. HighFlux-Eigenschaft).\n Durch die Kenntnis des Differenzflusses kann die Pumpenleistung entweder der Dialysatpumpe und/oder der Blutpumpe so angepasst werden, dass sich die gewünschte Ultrafiltrationsrate einstellt. Hierbei wird oft bevorzugt, den Blut- oder Dialysatfluss 105 vom Patienten nicht zu ändern, um den Patienten nicht zu belasten. Ein niedrigerer Blut- oder Dialysatfluss 106 zum Patienten kann einen höheren Transmembrandruck von der Seite des Flusses 105 vom Patienten auf die Seite des Flusses 106 zum Patienten bedeuten, wodurch mehr Flüssigkeit von der Seite des Flusses 105 vom Patienten auf die Seite des Flusses 106 zum Patienten filtriert wird.\n Der umgekehrte Fall bedeutet Refiltration, was in der Regel aber nicht erwünscht ist.\n Fig. 7 zeigt eine Dialysevorrichtung 7, die gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zur Dialysebehandlung konfiguriert oder ausgestaltet ist. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die Dialysevorrichtung 7 eine Aufnahmeeinheit 71 auf, welche ausgestaltet ist, zumindest eine Kassette zum Fördern von Blut- oder Dialysatströmen 105, 106 aufzunehmen. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es sich bei der Kassette um die im Bezug auf die Fig. 1 beschriebene Kassette 10. In Fig. 7 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit im Wesentlichen die für das vorliegende Ausführungsbeispiel relevanten Teile, Einheiten und/oder Komponenten der Dialysevorrichtung 7 dargestellt. Selbstverständlich weist die Dialysevorrichtung 7 auch weitere üblicher Weise in Dialysevorrichtungen enthaltene Teile, Einheiten und/oder Komponenten, welche das bestimmungsgemäße Funktionieren der Dialysevorrichtung 7 ermöglichen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind diese üblichen Teile, Einheiten und/oder Komponenten einer Dialysevorrichtung in Fig. 7 nicht gezeigt. Wie bereits im Bezug auf das Ausführungsbeispiel der Fig. 1 beschrieben, weist die Kassette 10 den Sensor 101 zur Bilanzierung des Blut- oder Dialysatstroms 105 vom Patienten und des Blut- oder Dialysatstroms 106 zum Patienten auf, wobei die beiden Ströme 105, 106 parallel zueinander und gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel in entgegen gesetzten Richtungen in den jeweiligen Kanälen 1011, 1012 des Sensors 101 fließen (die Ströme 105, 106 können auch in die gleiche Richtung fließen).\n Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Dialysevorrichtung 7 konfiguriert oder ausgestaltet, ein Signal zu erfassen, das eine Differenz der im Kanal 1011 und der im Kanal 1012 erfassten Spannung aufweist. Wie bereits vorstehend erläutert, entstehen die jeweiligen Spannungen durch ein senkrechtes Ausrichten 20 eines Magnetfelds auf die Kanäle 1011, 1012 im Sensor 101 und durch das Fließen der jeweiligen Blut- oder Dialysatströme 105, 106 in den Kanälen 1011, 1012. Es ist dabei jedoch anzumerken, dass das senkrechte Ausrichten des Magnetfelds nur ein beispielhaftes Ausrichten des Magnetfeldes darstellt und dass gemäß der vorliegenden Erfindung auch andere Winkel beim Ausrichten des Magnetfeldes zum Tragen kommen können.\n Der Sensor 101 weist entsprechende Spannungsmesseinheiten auf, die ausgestaltet sind, die jeweiligen Spannungen in den Kanälen 1011, 1012 zu messen. Die Dialysevorrichtung 8 ist ausgestaltet, die durch die Spannungsmesseinheiten gemessenen Spannungswerte zu erfassen. So zum Beispiel kann dies mittels der in Fig. 1 dargestellten Übermittlungseinheiten 1013, die wie oben dargestellt Kontakte, Spulen oder anderweitige Mittel sein können. Anhand der durch die Spannungsmesseinheiten gemessenen Spannungswerte ermittelt gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel die Dialysevorrichtung 7 für jeden Kanal 1011, 1012 den entsprechenden Spannungswert. Wenn mehrere Spannungswerte für einen Kanal 1011, 1012 durch mehrere Spannungsmesseinheiten gemessen, wurden, können hierfür beispielsweise Mittelwertberechnungen verwendet werden. Solche Berechnungen zum Ermitteln eines allgemeinen, repräsentativen Spannungswerts aus mehreren gemessenen Spannungswerten sind dem Fachmann geläufig, daher wird hier nicht detaillierter auf solche Berechnungen eingegangen.\n Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel verwendet die Dialysevorrichtung 7 den für den ersten Kanal 1011 ermittelten Spannungswert und den für den zweiten Kanal 1012 ermittelten Spannungswert, um eine Differenz der Spannungen oder Spannungswerte der beiden Kanäle 1011, 1012 zu berechnen. Wie bereits dargelegt, entspricht diese Differenz der Ultrafiltrationsrate.\n Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die Dialysevorrichtung 7 eine Steuer- oder Regeleinheit 72 auf, die ausgestaltet ist, mittels der ermittelten Differenz der Spannungen des ersten und des zweiten Kanals 1011, 1012 des Sensors 101 den Fluss zumindest eines der Blut- oder Dialysatströme 105, 106 zu steuern oder zu regeln. Dieses kann die Steuer- oder Regeleinheit 72 zum Beispiel durch ein entsprechendes Einstellen der Blut- und/oder Dialysatpumpe vornehmen, wenn die Steuer- oder Regeleinheit 72 die aktuelle Differenz der Spannungen erhalten hat und nach der Auswertung der Differenz bestimmt hat, dass die Differenz nicht der (vom Arzt) vorbestimmten Ultrafiltrationsrate entspricht. Das Steuern oder Regeln zumindest eines der Blut- oder Dialysatströme 105, 106 wird durch die Steuer- oder Regeleinheit 72 derart vorgenommen, dass die aktuelle Ultrafiltrationsrate oder Differenz der Spannungen in den Kanälen 1011, 1012 nach dem Steuern oder Regeln durch die Steuer- oder Regeleinheit 72 der vorbestimmten Ultrafiltrationsrate oder Differenz der Spannungen in den Kanälen 1011, 1012 entspricht, was z.B. durch ein entsprechendes Einstellen der Blut- und/oder Dialysatpumpe bewirkt werden kann. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Dialysevorrichtung 7 nach dem Erfassen der Differenz der aktuellen Spannungen der Kanäle 1011, 1012 bzw. der aktuellen Ultrafiltrationsrate ausgestaltet, ein Signal 73, das die Differenz der aktuellen Spannungen der Kanäle 1011, 1012 bzw. die aktuellen Ultrafiltrationsrate aufweist, an die Steuer- oder Regeleinheit 72 zu übermitteln. Entspricht die Differenz der aktuellen Spannungen der Kanäle 1011, 1012 bzw. die aktuelle Ultrafiltrationsrate nicht der (vom Arzt) vorgegebenen Differenz der aktuellen Spannungen der Kanäle 1011, 1012 bzw. der vorgegebenen Ultrafiltrationsrate, nimmt die Steuer- oder Regeleinheit 72 eine Steuerung oder Regelung der Blut- oder Dialysatströme 105, 106 wie vorstehend beschrieben vor.\n Somit bezieht sich die vorliegende Erfindung auf das Bilanzieren von Flüssigkeitsströmen in einem Dialysesystem. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine Kassette zum Fördern eines ersten und eines zweiten Flüssigkeitsstroms in einem Dialysesystem, wobei der erste und der zweite Flüssigkeitsstrom medizinische Flüssigkeitsströme wie beispielsweise Dialysatströme oder Blutströme sein können, wobei die Kassette einen Sensor als Vorrichtung zur Bilanzierung des ersten und des zweiten Flüssigkeitsstroms aufweist und wobei der Sensor einen ersten Kanal für den ersten Flüssigkeitsstrom und einen zweiten Kanal für den zweiten Flüssigkeitsstrom aufweist. Ferner bezieht sich die Erfindung auf eine Dialysevorrichtung, die ausgestaltet ist, zumindest eine Kassette aufzunehmen, die wie oben dargelegt ausgestaltet ist.\n Obwohl die Erfindung oben mit Bezug auf die Ausführungsbeispielen gemäß der beiliegenden Zeichnungen erklärt wird, ist es ersichtlich, dass die Erfindung nicht auf diese beschränkt ist.\n So können zum Beispiel die Kanäle des Sensors oder die Flussläufe der Teile zum Aufbauen einer Anordnung mit zwei Kanälen verschiedene Ausformungen aufweisen oder es können verschiedene Berechnungsmethoden zum Bestimmen eines repräsentativen Spannungswerts für einen Kanal mittels verschiedener für den Kanal gemessener Spannungen oder Spannungswerte respektive verwendet werden.\nKanal im Sensor\nAusrichtung des anzuwendenden Magnetfeldes\nMesszelle des Sensors\nSpannungsmesseinheiten als Elektroden\nBlutstrom, Flüssigkeitsstrom oder Dialysatstrom respektive\nSpannungsmesseinheit als Elektrode\n1. Kassette (10) zum Fördern eines ersten (105) und eines zweiten (106) Flüssigkeitsstroms in einem Dialysesystem, wobei die Kassette einen Sensor (101) als Vorrichtung zur Bestimmung einer Differenz des ersten und des zweiten Flüssigkeitsstroms aufweist und wobei der Sensor einen ersten Kanal (54-1) für den ersten Flüssigkeitsstrom (105) und einen zweiten Kanal (54-2) für den zweiten Flüssigkeitsstrom (106) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass\n- der erste (54-1) und der zweite Kanal (54-2) aus mindestens drei bezüglich Form und Dimension gleichen Teilen (51, 52, 53) ausgebildet sind;\n- in jedem der mindestens drei Teile ein Flüssigkeitslauf (50) auf mindestens einer von zwei gegenüberliegenden Flächen ausgeformt ist; und\n- die mindestens drei Teile zum Ausbilden des ersten (54-1) und des zweiten Kanals (54-2) derart durch ein Auf- oder Anreihen der mindestens drei Teile (51, 52, 53) an den mit Flüssigkeitsläufen (50) ausgeformten Seiten der mindestens drei Teile (51, 52, 53) zusammengesetzt sind, dass zwischen einem ersten (51) und einem zweiten Teil (52) der mindestens drei Teile (51, 52, 53) der erste Kanal (54-1) und zwischen dem zweiten (52) und einem dritten Teil (53) der mindestens drei Teile (51, 52, 53) der zweite Kanal (54-2) entsteht, wobei der erste (54-1) und der zweite Kanal (54-2) die gleiche Form aufweisen, zueinander parallel sind und nebeneinander oder übereinander angeordnet sind.\n2. Kassette (10) nach Anspruch 1, wobei:\n- der erste (54-1) und der zweite Kanal (54-2) im Wesentlichen parallel zueinander ausgestaltet sind; und\n- der Sensor (101) ausgestaltet ist, zur Bestimmung der Differenz des ersten (105) und des zweiten Flüssigkeitsstroms (106) den ersten (54-1) und den zweiten Kanal (54-2) einem Magnetfeld auszusetzen, wobei das Magnetfeld im Wesentlichen senkrecht zu dem ersten (54-1) und zu dem zweiten Kanal (54-2) gerichtet wird.\n3. Kassette (10) nach Anspruch 2, wobei:\n- durch das Magnetfeld eine Trennung von positiven und negativen Ladungsträgern in dem ersten Flüssigkeitsstrom (105) des ersten Kanals (54-1) und in dem zweiten Flüssigkeitsstrom (106) des zweiten Kanals (54-2) entsteht; und\n- der Sensor (101) ausgestaltet ist, eine erste Spannung zu messen, die durch die Trennung von positiven und negativen Ladungsträgern in dem ersten Flüssigkeitsstrom erzeugt wird und durch das Fließen des ersten Flüssigkeitsstroms (105) in dem ersten Kanal (54-1) entsteht, und eine zweite Spannung zu messen, die durch die Trennung von positiven und negativen Ladungsträgern in dem zweiten Flüssigkeitsstrom (106) erzeugt wird und durch das Fließen des zweiten Flüssigkeitsstroms (106) in dem zweiten Kanal (54-2) entsteht, wobei die erste und die zweite Spannung zur Bestimmung der Differenz des ersten (105) und des zweiten Flüssigkeitsstroms (106) verwendet werden.\n4. Kassette (10) nach Anspruch 3, wobei der Sensor (101) ausgestaltet ist, zumindest ein Signal an ein Dialysesystem zu übermitteln, das die gemessene erste und die gemessene zweite Spannung oder einer aus der ersten und zweiten gemessenen Spannung abgeleiteten Wert aufweist.\n5. Kassette (10) nach Anspruch 3 oder 4, wobei:\n- an dem ersten Kanal (54-1) mindestens eine Spannungsmesseinheit (55) des ersten Kanals (54-1) angebracht ist, die ausgestaltet ist, die erste Spannung zu messen; und\n- an dem zweiten Kanal (54-2) mindestens eine Spannungsmesseinheit (55) des zweiten Kanals (54-2) angebracht ist, die ausgestaltet ist, die zweite Spannung zu messen.\n6. Kassette (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die mindestens drei Teile (51, 52, 53) Befestigungseinheiten (56, 57) aufweisen, mittels derer die mindestens drei Teile (51, 52, 53) zusammengesteckt werden.\n7. Kassette (10) nach Anspruch 5, wobei\n- der erste Kanal (54-1) eine weitere Spannungsmesseinheit des ersten Kanals (54-1) aufweist, die ausgestaltet ist, eine durch die Trennung erzeugte Spannung in dem ersten Flüssigkeitsstrom (105) zu messen, welche durch Strömen des ersten Flüssigkeitsstroms (105) entsteht;\n- die mindestens eine Spannungsmesseinheit des ersten Kanals (54-1) auf einer Seite des ersten Kanals (54-1) platziert ist, die gegenüber einer weiteren Seite des ersten Kanals (54-1) liegt, auf der die weitere Spannungsmesseinheit des ersten Kanals (54-1) platziert ist, wobei das Magnetfeld parallel zu der einen und zu der weiteren Seite des ersten Kanals (54-1) gerichtet ist;\n- der zweite Kanal (54-2) eine weitere Spannungsmesseinheit des zweiten Kanals (54-2) aufweist, die ausgestaltet ist, eine durch die Trennung erzeugte Spannung in dem zweiten Flüssigkeitsstrom (106) zu messen, welche durch Strömen des zweiten Flüssigkeitsstroms (106) entsteht; und\n- die mindestens eine Spannungsmesseinheit des zweiten Kanals (54-2) auf einer Seite des zweiten Kanals (54-2) platziert ist, die gegenüber einer weiteren Seite des zweiten Kanals (54-2) liegt, auf der die weitere Spannungsmesseinheit des ersten Kanals (54-1) platziert ist, wobei das Magnetfeld parallel zu der einen und zu der weiteren Seite des zweiten Kanals (54-2) gerichtet ist.\n8. Vorrichtung (7) zur Dialysebehandlung, umfassend eine Kassette (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7.\n9. Vorrichtung (7) zur Dialysebehandlung nach Anspruch 8, wobei die Vorrichtung zur Dialysebehandlung (7) ausgestaltet ist, ein Signal (73) zu erfassen, das eine Differenz einer ersten Spannung und einer zweiten Spannung aufweist, wobei die erste Spannung einem ersten Flüssigkeitsstrom (105) und die zweite Spannung einem zweiten Flüssigkeitsstrom (106) entspricht und wobei die erste und die zweite Spannung des Sensors (101) der Kassette (10) gemessen werden.\n10. Vorrichtung (7) zur Dialysebehandlung nach Anspruch 9, wobei die Vorrichtung eine Steuereinheit (72) aufweist, die ausgestaltet ist, unter Verwendung des Signals (73) Förderraten mindestens einer Pumpe zu steuern, wobei die mindestens eine Pumpe bevorzugt eine der Folgenden ist: eine Blutpumpe; eine Dialysatpumpe; eine Ultrafiltrationspumpe.\n11. Verwendung einer Kassette (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 in einem Dialysesystem, umfassend:\ndas Durchströmen des ersten Kanals (54-1) und des zweiten Kanals (54-2) mit einem Dialysatstrom oder einem Blutstrom;\nBestimmen einer Differenz des den ersten Kanal (54-1) durchströmenden ersten Flüssigkeitsstroms und des den zweiten Kanal (54-2) durchströmenden zweiten Flüssigkeitsstroms mittels des Sensors (101).\n12. Verwendung gemäß Anspruch 11, wobei eine Steuereinheit (72) des Dialysesystems (7) unter Verwendung des mittels des Sensors (101) erzeugten Signals (73) Förderraten mindestens einer Pumpe steuert.\n1. Cassette (10) for delivering a first fluid stream (105) and a second (106) fluid stream in a dialysis system, the cassette having a sensor (101) as a device for determining a difference between the first and the second fluid stream, and the sensor having a first channel (54-1) for the first fluid stream (105) and a second channel (54-2) for the second fluid stream (106), characterised in that\n- the first (54-1) and the second channel (54-2) are formed from at least three parts (51, 52, 53) of identical shape and size;\n- a fluid course (50) is formed on at least one of two opposite surfaces in each of the at least three parts; and\n- to form the first (54-1) and the second channel (54-2), the at least three parts are assembled by the at least three parts (51, 52, 53) being lined up on the sides of the at least three parts (51, 52, 53) formed with fluid courses (50) in such a way that the first channel (54-1) is obtained between a first (51) and a second part (52) of the at least three parts (51, 52, 53) and the second channel (54-2) is obtained between the second (52) and a third part (53) of the at least three parts (51, 52, 53), the first channel (54-1) and the second channel (54-2) having the same shape, being parallel to each other and being arranged alongside each other or one above the other.\n2. Cassette (10) according to claim 1, wherein:\n- the first channel (54-1) and the second channel (54-2) are arranged substantially parallel to each other; and\n- the sensor (101) is configured to expose the first (54-1) and the second channel (54-2) to a magnetic field to determine the difference between the first (105) and the second fluid stream (106), the magnetic field being oriented so as to be substantially perpendicular to the first (54-1) and the second channel (54-2).\n3. Cassette (10) according to claim 2, wherein:\n- the magnetic field causes a separation of positive and negative charge carriers in the first fluid stream (105) of the first channel (54-1) and in the second fluid stream (106) of the second channel (54-2); and\n- the sensor (101) is configured to measure a first voltage, which is generated by the separation of positive and negative charge carriers in the first fluid stream and is obtained through the flow of the first fluid stream (105) in the first channel (54-1), and to measure a second voltage, which is generated by the separation of positive and negative charge carriers in the second fluid stream (106) and is obtained through the flow of the second fluid stream (106) in the second channel (54-2), the first and the second voltage being used to determine the difference between the first fluid stream (105) and the second fluid stream (106).\n4. Cassette (10) according to claim 3, wherein the sensor (101) is configured to transmit at least one signal to a dialysis system, said signal having the measured first and the measured second voltage or a value derived from the first and second measured voltage.\n5. Cassette (10) according to claim 3 or 4, wherein:\n- at least one voltage measurement unit (55) of the first channel (54-1) is mounted on the first channel (54-1) and is configured to measure the first voltage; and\n- at least one voltage measurement unit (55) of the second channel (54-2) is mounted on the second channel (54-2) and is configured to measure the second voltage.\n6. Cassette (10) according to any of the preceding claims, wherein the at least three parts (51, 52, 53) have fixing units (56, 57) by means of which the at least three parts (51, 52, 53) are fitted together.\n7. Cassette (10) according to claim 5, wherein\n- the first channel (54-1) has a further voltage measurement unit of the first channel (54-1), which voltage measurement unit is configured to measure a voltage generated by the separation in the first fluid stream (105), which voltage is obtained through the flow of the first fluid stream (105);\n- the at least one voltage measurement unit of the first channel (54-1) is placed on a side of the first channel (54-1) opposite another side of the first channel (54-1) on which the further voltage measurement unit of the first channel (54-1) is placed, the magnetic field being oriented parallel to the one side and to the other side of the first channel (54-1);\n- the second channel (54-2) has a further voltage measurement unit of the second channel (54-2), which voltage measurement unit is configured to measure a voltage generated by the separation in the second fluid stream (106), which voltage is obtained through the flow of the second fluid stream (106); and\n- the at least one voltage measurement unit of the second channel (54-2) is placed on a side of the second channel (54-2) opposite another side of the second channel (54-2) on which the further voltage measurement unit of the first channel (54-1) is placed, the magnetic field being oriented parallel to the one side and to the other side of the second channel (54-2).\n8. Device (7) for dialysis treatment, comprising a cassette (10) according to any of claims 1 to 7.\n9. Device (7) for dialysis treatment according to claim 8, the device for dialysis treatment (7) being configured to detect a signal (73) having a difference between a first voltage and a second voltage, the first voltage corresponding to a first fluid stream (105) and the second voltage corresponding to a second fluid stream (106), and the first voltage and the second voltage of the sensor (101) of the cassette (10) being measured.\n10. Device (7) for dialysis treatment according to claim 9, the device having a control unit (72) configured, by using the signal (73), to control delivery rates of at least one pump, the at least one pump preferably being one of the following: a blood pump; a dialysate pump; an ultrafiltration pump.\n11. Use of a cassette (10) according to any of claims 1 to 7 in a dialysis system, comprising:\nperfusing the first channel (54-1) and the second channel (54-2) with a dialysate stream or a blood stream;\ndetermining a difference between the first fluid stream flowing through the first channel (54-1) and the second fluid stream flowing through the second channel (54-2) using the sensor (101).\n12. Use according to claim 11, wherein the control unit (72) of the dialysis system (7), by controls delivery rates of at least one pump using the signal (73) generated by means of the sensor (101).\n1. Cassette (10) destinée à refouler un premier flux de liquide (105) et un second (106) flux de liquide au sein d'un système de dialyse, dans laquelle la cassette comprend un capteur (101) faisant office de dispositif de détermination d'une différence entre les premier et second flux de liquide et dans laquelle le capteur comprend un premier canal (54-1) destiné au premier flux de liquide (105) et un second canal (54-2) destiné au second flux de liquide (106), caractérisée en ce que\n- les premier (54-1) et second canaux (54-2) sont formés d'au moins trois parties (51, 52, 53) de forme et dimension identiques ;\n- pour chacune des au moins trois parties, une voie de liquide (50) est réalisée sur au moins une des deux surfaces opposées ;\n- les au moins trois parties sont rassemblées par alignement ou empilement au niveau des faces, munies des voies de liquide (50), des au moins trois parties (51, 52, 53) afin de former le premier canal (54-1) et le second canal (54-2) de telle manière que le premier canal (54-1) est créé entre une première partie (51) et une deuxième partie (52) parmi les au moins trois parties (51, 52, 53) et le second canal (54-2) est créé entre la deuxième partie (52) et une troisième partie (53) parmi les au moins trois parties (51, 52, 53), dans laquelle le premier canal (54-1) et le second canal (54-2) présentent une forme identique, sont parallèles l'un à l'autre et sont agencés côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre.\n2. Cassette (10) selon la revendication 1, dans laquelle :\n- le premier canal (54-1) et le second canal (54-2) sont conçus de manière essentiellement parallèle l'un à l'autre ;\n- le capteur (101) est conçu pour exposer le premier canal (54-1) et le second canal (54-2) à un champ magnétique afin de déterminer la différence entre le premier flux de liquide (105) et le second flux de liquide (106), dans laquelle le champ magnétique est essentiellement perpendiculaire au premier canal (54-1) et au second canal (54-2).\n3. Cassette (10) selon la revendication 2, dans laquelle :\n- une séparation des porteurs de charge positifs et négatifs est créée dans le premier flux de liquide (105) du premier canal (54-1) et dans le second flux de liquide (106) du second canal (54-2) grâce au champ magnétique ; et\n- le capteur (101) est conçu pour mesurer une première tension qui est produite par la séparation des porteurs de charge positifs et négatifs dans le premier flux de liquide et qui résulte de l'écoulement du premier flux de liquide (105) dans le premier canal (54-1), et pour mesurer une seconde tension qui est produite par la séparation des porteurs de charge positifs et négatifs dans le second courant de liquide (106) et qui résulte de l'écoulement du second courant de liquide (106) dans le second canal (54-2), dans laquelle les première et seconde tensions sont utilisées pour déterminer la différence entre le premier flux de fluide (105) et le second flux de fluide (106).\n4. Cassette (10) selon la revendication 3, dans laquelle le capteur (101) est conçu pour transmettre à un système de dialyse au moins un signal présentant les première et seconde tensions mesurées ou valeurs dérivées d'une tension mesurée à partir des première et seconde tensions mesurées.\n5. Cassette (10) selon la revendication 3 ou 4, dans laquelle :\n- au moins une unité de mesure de tension (55) du premier canal (54-1) conçue pour mesurer la première tension est installée au niveau du premier canal (54-1) ; et\n- au moins une unité de mesure de tension (55) du second canal (54-2) conçue pour mesurer la seconde tension est installée au niveau du second canal (54-2).\n6. Cassette (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les au moins trois parties (51, 52, 53) présentent des unités de fixation (56, 57) au moyen desquelles les au moins trois parties (51, 52, 53) sont assemblées.\n7. Cassette (10) selon la revendication 5, dans laquelle\n- le premier canal (54-1) présente une autre unité de mesure de tension du premier canal (54-1) conçue pour mesurer une tension qui est produite par la séparation dans le premier flux de liquide (105) et qui résulte de la circulation du premier flux de liquide (105) ;\n- la au moins une unité de mesure de tension du premier canal (54-1) est placée sur un côté du premier canal (54-1) qui se situe à l'opposé d'un autre côté du premier canal (54-1) sur lequel est placée l'autre unité de mesure de tension du premier canal (54-1), dans laquelle le champ magnétique est orienté de manière parallèle à l'un et l'autre côté du premier canal (54-1) ;\n- le second canal (54-2) présente une autre unité de mesure de tension du second canal (54-2) conçue pour mesurer une tension qui est produite par la séparation dans le second flux de fluide (106) et qui résulte de la circulation du second flux de fluide (106) ; et\n- la au moins une unité de mesure de tension du second canal (54-2) est placée sur un côté du second canal (54-2) qui se situe à l'opposé d'un autre côté du second canal (54-2) sur lequel est placée l'autre unité de mesure de tension du premier canal (54-1), dans laquelle le champ magnétique est orienté de manière parallèle à l'un et l'autre côté du second canal (54-2).\n8. Dispositif de traitement par dialyse (7), comprenant une cassette (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7.\n9. Dispositif de traitement par dialyse (7) selon la revendication 8, dans lequel le dispositif de traitement par dialyse (7) est conçu pour détecter un signal (73) présentant une différence entre une première tension et une seconde tension, dans lequel la première tension correspond à un premier flux de liquide (105) et la seconde tension correspond à un second flux de liquide (106) et dans lequel les première et seconde tensions du capteur (101) de la cassette (10) sont mesurées.\n10. Dispositif de traitement par dialyse (7) selon la revendication 9, dans lequel le dispositif présente une unité de commande (72) conçue pour commander des débits de refoulement d'au moins une pompe en utilisant le signal (73), dans lequel la au moins une pompe est de manière préférée l'une des pompes ci-après : une pompe à sang ; une pompe à dialysat ; une pompe d'ultrafiltration.\n11. Utilisation d'une cassette (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 dans un système de dialyse, comprenant les étapes consistant à :\nfaire traverser le premier canal (54-1) et le second canal (54-2) par un flux de dialysat ou un flux de sang ;\nau moyen du capteur (101), déterminer une différence entre le premier flux de liquide traversant le premier canal (54-1) et le second flux de liquide traversant le second canal (54-2).\n12. Utilisation selon la revendication 11, dans laquelle une unité de commande (72) du système de dialyse (7) commande des débits de refoulement d'au moins une pompe en utilisant le signal (73) produit au moyen du capteur (101).


Bilder: Foto-Show: Superbike-WM 2010 Valencia | MOTORRADonline.de\nBildstrecke: SBK Runde 3: Die besten Fotos aus Valencia\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Altmeister Max Biaggi gratuliert ebenfalls nach einem spannenden Kampf um die Plätze.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Nach dem Neustart ging Checa (im Bild) von der Pole aus ins Rennen, Rea, Biaggi und Guintoli standen in Reihe eins neben ihm.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: In Spanien meldete sich Ducati-Werkspilot Noriyuki Haga im Titelkampf zurück.\nDer zweite Lauf der Superbike-WM in Valencia musste Ende der dritten, Anfang der vierten Runde abgebrochen werden. Grund war ein Zwischenfall auf der Start-Ziel-Geraden, in welchen der Brite Simon Andrews und der Italiener Vittorio Iannuzzo verwickelt waren.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Corser (im Hintergrund) zeigte auf jeden Fall den spektakulärsten Fahrstil, kam komplett quer im Supermotostil auf die Kurven zugefahren. Doch Biaggi (3) und Toseland (52) hatte er nichts mehr entgegen zu setzen.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Roland Resch schied im ersten Rennen wegen technischen Problemen aus. Den zweiten Lauf beendete der Österreicher auf dem 18. Rang.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Die Rennleitung entschied sich zu einem Neustart über 20 Runden und eine Addition der beiden Teilrennen.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Schreckmomente und Zwangspause an der Rennstrecke.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Wie in den ersten beiden Rennen der Saison, konnte Troy Corser auf seiner BMW in den ersten Runden sehr gut mithalten. In Spanien langte es im ersten Rennen für einen guten vierten Rang. Im chaotischen zweiten Lauf reichte es für Corser nur für Platz zwölf.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Troy Corser legte mit seiner BMW S 1000 RR einen sehr guten Start hin.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Carlos Checa gratuliert Noriyuki Haga zum Sieg im zweiten Lauf.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Max Biaggi kontrolliert seine Aprilia RSV4. Seinem Teamkollegen Camier rutschte das Hinterrad weg.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Andrew Pitt beendete den ersten Lauf auf Position 15 und den zweiten Lauf auf der 16. Position.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Lokalmatador Carlos Checa wird auf der Rennstrecke gefeiert. Auch BMW-Pilot Ruben Xaus (111) gratuliert (zu Platz zwei).\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Die Aussichten und Wetterbedingunen am Rennwochenende waren optimal.\nErsten Informationen zu Folge verabschiedete sich der Honda-Motor Iannuzzos und der Italiener legte eine Ölspur. Auf dieser rutschte Andrews auf der Geraden aus und der Brite schlug heftig in die Boxenmauer ein. Außerdem wurde er in der Sturzphase von seiner Maschine getroffen.\nDritter WM-Lauf: Die Superbike-WM 2010 zu Gast in Valencia. Die zirka 4 km lange Strecke bietet fünf Rechts- und neun Linkskurven. Nach seinem Doppelsieg in Portugal will Altmeister Max Biaggi weitere wichtige Punkte sammeln.\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Max Neukirchner landete auf den Plätzen 13 (Lauf 1) und 17 (Lauf 2).\nSuperbike-WM 2010 in Valencia: Siegerpodest des zweiten Laufes (von links) - Carlos Checa, Noriyuki Haga und Max Biaggi.


Trainerwechsel: Meyer-Abschied von Mönchengladbach wohl perfekt\nMeyer-Abschied von Gladbach perfekt\n28.05.2009, 12:02 Uhr | dpa\nFür Hans Meyer ist in Gladbach Schluss. (Foto: imago) Mit seinem nicht unerwarteten Rückzug hat Hans Meyer den Weg für einen Neuanfang beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach frei gemacht. "Mit einem fast 67-Jährigen kann man keine Mannschaft aufbauen. Mit meiner Erfahrung konnte ich helfen, die Klasse zu erhalten. Alles andere ist nicht produktiv, nicht für Hans Meyer und nicht für Borussia Mönchengladbach", sagte der Trainer der "Aachener Zeitung" und den "Aachener Nachrichten".\nZuvor hatte der Coach seinen Klub um eine vorzeitige Auflösung des bis 30. Juni 2010 datierten Vertrages gebeten. "Wir haben in den letzten Tagen viele intensive Gespräche mit mit ihm geführt und müssen seinen Wunsch akzeptieren", sagte Vize-Präsident Rainer Bonhof.\nTransfermarkt Maik Franz vor Wechsel nach Frankfurt\nDamit endet in Mönchengladbach eine Meyer-Ära zum zweiten Mal vorzeitig. Auch sein erstes Engagement bei der Borussia von 1999 bis 1. März 2003 hatte der Trainer aus privaten Gründen überraschend vor Ablauf der vereinbarten Frist abgeschlossen. Diesmal könnte es ein letzter Abschied von der großen Fußballbühne sein. Im Deutschen Sportfernsehen (DSF) hatte der Trainer vor kurzem erklärt, dass er im Fall des Abstiegs als bald 67-Jähriger wohl nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Nach der schon fast nicht mehr für möglich gehaltenen Rettung am letzten Spieltag mit dem 1:1 gegen Borussia Dortmund, vermied Meyer ein klares Bekenntnis für sein weiteres Engagement am Niederrhein.\nBayern München Tauschen Rensing und Neuer die Vereine?\nEberls Hoffnung wird enttäuscht\nDie Verantwortlichen in Mönchengladbach hatten bis zuletzt gehofft, dass der 66 Jahre alte Coach auch in der kommenden Saison noch das Zepter schwingt. "Ich wusste, dass er aufhört, wenn wir absteigen, aber ich bin davon ausgegangen, dass es im Fall des Klassenverbleibs weitergeht", meinte Sportdirektor Max Eberl.\nDoch trotz des Klassenverbleibs, auch dank der Investitionen von über fünf Millionen Euro in der Winterpause, wurde Meyers Wirken bei der Borussia nicht unkritisch gesehen. Vor allem seine Außendarstellung und sein ewiger Kampf gegen die Medien, aber auch sein sehr kritischer Umgang mit Jung-Nationalspieler Marko Marin erleichterten die Arbeit nicht. Schon bei seinem ersten Abschied vor sechs Jahren hatte sich Meyer in Mönchengladbach mit Teilen der Presse überworfen.\nGladbach hat mehrere Nachfolger im Visier\nNach seinen Engagements bei Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg dürfte die Borussia Meyers letzte Trainerstation gewesen sein. In allen drei Fällen erwies er sich als erfolgreicher Feuerwehrmann und bewahrte die Vereine vor dem Absturz. Der Mönchengladbacher Klub, der zwischen den beiden Amtszeiten Meyers sieben Trainer verschliss, muss damit wieder einen Neuanfang starten. "Wir haben den Trainermarkt in den letzten Wochen genau verfolgt. Wir haben einen kleinen Kreis von Trainern im Auge, mit denen wir jetzt sprechen, um herauszufinden, mit wem wir die Mannschaft am besten voranbringen können", sagte Eberl.\nZuletzt zeigten die Verantwortlichen dabei weniger Fingerspitzengefühl. Sowohl Aufstiegstrainer Jos Luhukay als auch Jupp Heynckes, Dick Advocaat, Holger Fach und Ewald Lienen scheiterten beim fünfmaligen deutschen Meister. Horst Köppel erzielte zwar die beste Bilanz, hatte aber keine Lobby im Klub.


iPhone 12 Pro Display-Schutzfolien Panzergläser\nEiger - iPhone 12 Pro Explosionsgeschützte Kamera Panzer Glas Schutzfolie 0.2 mm (EGSP00685) - Schwarz\n(2er Set) iPhone 12 / iPhone 12 Pro Panzer Schutzfolie\niPhone 12 / iPhone 12 Pro Vollbild Curved Panzer Glas\niPhone 12 / 12 Pro Case Friendly Flüssig Glas Display\n3er Set iPhone 12/12 Pro Display Folie Matt Anti-Glare\niPhone 12 Pro Kameraschutz Objektiv Abdeckung\niPhone 12 / 12 Pro Mountainglas Ultra Displayschutz\niPhone 12 Pro Panzer Schutzgläser, Display-Schutzfolien & Bildschirmreiniger\nApple iPhone 12 Pro Displayschutz günstig online kaufen\nDas Apple iPhone 12 Pro sorgt mit seinem scharfen 6,1 Zoll Super Retina XDR ProMotion-Display mit ultra-flüssigen 120 Hz für Wow-Momente. Damit Kratzer oder Risse Deine Freude an dem Screen nicht schmälern, ist es wichtig, es im Alltag optimal zu schützen. Die effektivste Lösung ist eine massgeschneiderte Displayschutzfolie von Apfelkiste.ch. Sie ist extrem dünn, passgenau, lässt sich schnell und blasenfrei installieren und schützt Dein Smartphone zuverlässig vor Kratzern und Stössen. Ob Kunststoff-Folie, Panzerglas oder flüssige Versiegelung - bestell jetzt portofrei den perfekten Displayschutz für Dein Apple iPhone 12 Pro.\nApple iPhone 12 Pro Panzerglas - maximaler Schutz für Dein Smartphone\nDas Apple iPhone 12 Pro ist mit seinem anti-reflektierenden Display aus Saphirglas und dem Edelstahlgehäuse zwar robust und auf Power-User auslegt. Doch bei einem unglücklichen Sturz oder dem Kontakt mit spitzen Gegenständen lassen sich Beschädigungen an Bildschirm oder Kamera nicht ausschliessen. Mit dem richtigen Apple iPhone 12 Pro Zubehör, wie z.B. eine hauchdünne (etwa 0,3 mm), glasklare und ultra-lichtdurchlässige Panzerglas-Folie kann das Display Deines Handys vor störenden Kratzern und Sprüngen bewahren. Dafür sorgt der extrem hohe Härtegrad des Schutzglases von 9H, der es nicht nur kratz-, sondern auch stoss- und schockresistent macht.\nDank der ausführlichen Anleitung und der cleveren Positionierhilfe lässt sich jedes Schutzglas mit wenigen Handgriffen auf den Screen aufbringen. Und das garantiert ohne Kleben und absolut blasenfrei. Um die Funktion Deines Displays musst Du Dir keine Sorgen machen: Der smarte Oberflächenschutz wirkt sich weder auf den Touchscreen noch auf die Sensoren und Features wie Face ID aus. Du kannst Dein Apple iPhone 12 Pro also trotz Displayschutzfolie wie gewohnt nutzen. Bestell Dein Panzerglas jetzt versandkostenfrei online und schütze Dein Smartphone vor wertmindernden Gebrauchsspuren.\nGut zu wissen: Neben der einfachen Displayschutzfolie, die meist Ausschnitte an der Notch besitzt, gibt es auch das sogenannte Full Cover Schutzglas. Dieses besitzt einen Rahmen und deckt die Front Deines Apple iPhone 12 Pro vollständig ab.\nApple iPhone 12 Pro Kunststoff-Displayschutzfolie - günstiger Schutz für den Alltag\nFür die alltägliche Nutzung kann eine Displayschutzfolie aus Kunststoff durchaus ausreichen. Die heutigen Folien haben jedoch nichts mehr mit den oft milchigen und schnell brüchigen Modellen von früher gemein. Moderne Schutzfolien sind glasklar und langlebig und schützen das Display Deines Apple iPhone 12 Pro zuverlässig vor Kratzern, Fett und Schmutz. Das Aufbringen ist genauso einfach wie bei einem Panzerglas und erfolgt ohne Kleber. Nach nur wenigen Minuten haftet die Displayschutzfolie blasenfrei auf Deinem Smartphone-Screen und erfüllt ihren Zweck. Benötigst Du die Schutzfolie irgendwann nicht mehr oder möchtest sie austauschen, kannst Du sie einfach ohne Rückstände und ohne das Display zu beschädigen, abziehen.\nTipp: Möchtest Du keine Displayschutzfolie verwenden, kannst Du einen flüssigen Displayschutz nutzen. Dieser bildet nach dem Auftragen eine unsichtbare Schutzschicht, die Schmutz und Kratzer abweist.\nSchutzglas für Apple iPhone 12 Pro Kamera und Backcover\nNeben dem Display sind auch das gläserne Backcover und die Kameralinsen empfänglich für Kratzer und Risse. Mit einem speziellen Schutzglas kannst Du auch diese Komponenten zuverlässig vor Beschädigungen schützen. Zur Auswahl stehen Dir zum Beispiel unsere Fullbody-Schutzfolien, die aus einem Set für das Display und das Backcover bestehen. Darüber hinaus findest Du in unserem Shop auch separates Schutzglas für das Backcover und kleine Folien für die Kamera. Bei Letzteren musst Du Dir natürlich keine Sorgen machen, dass sie sich negativ auf die Qualität Deiner Fotos oder Videos auswirken.\nWichtig: Wenn Du eine Apple iPhone 12 Pro Hülle verwendest, solltest Du darauf achten, dass sich die Displayschutzfolie bzw. das Panzerglas für die Verwendung mit Schutzhüllen eignet. Einen entsprechenden Hinweis findest Du in der Produktbeschreibung.\nAlles nötige gefunden? Falls nicht, empfehlen wir Dir unsere allgemeine iPhone 12 Pro Zubehör Kategorie, hier findest Du auch passende Apple iPhone 12 Pro Ladegeräte, Ladekabel und viel weitere praktische Artikel für Dein neues iPhone.


News Aktuell GmbH | Emagister\nMeinungen über News Aktuell GmbH\nWas uns auszeichnet: Sie erleben in den Seminaren eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis. Die Inhalte sind ausgerichtet auf Ihre Erwartungen und Ihre beruflichen Anforderungen. Wir arbeiten mit anerkannten Kommunikationsfachleuten, Journalisten und Trainern zusammen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Sie weiter geben. Unser Anspruch ist, dass Sie das Erlernte unmittelbar in Ihrem beruflichen Alltag einsetzen können.\nWir konzipieren die Seminare so, dass die Lernmethoden zur Gruppengröße passen. Jeder einzelne soll von den Übungen und praktischen Beispielen profitieren. Unsere maximale Teilnehmerzahl liegt daher bei 16 Personen, in Seminaren mit einem hohen Praxisanteil bei 12 oder sogar nur 6 Teilnehmern. Unsere media workshops veranstalten wir in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Zürich.\nPressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Public Realtions, Investor Relations, Marketing, Präsentationstechniken, Kommunikationstechniken, Führungskompetenz, Managementkompetenz, Professionelles Schreiben, PR-Konzepte, Krisenkommunikation, Campaigning, Kampagnen-PR, Online-Kommunikation, Online-PR, Newsletter, Suchmaschinenoptimierung, Strategien für die PR, Social Media, Web 2.0, Community-PR, Video-PR, Bild-PR, Digitalfotografie, Bildbearbeitung, Finanzkommunikation, International Communication, Moderation von Veranstaltungen, Medientraining, Verhandlungskompetenz, Change Communication, Konfliktmanagement, Projektmanagement, Zeitmanagement\nSeit 2001 schulen wir Kunden in unseren media workshops rund um die Themen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Idee der media workshops entstand aus unserem Kerngeschäft, der Verbreitung von Pressemeldungen in Text, Bild und Ton. Die media workshops von news aktuell bieten Ihnen hochwertige Fortbildung zu den Grundlagen und Trends in Pressearbeit, Marketing, PR und Online-Kommunikation. Zudem können Sie Ihren persönlichen Erfolg in den Bereichen Präsentationstechniken und Führungskompetenz trainieren. Insgesamt stehen Ihnen mit den ein- und zweitägigen Seminaren sowie den dreistündigen Kompaktveranstaltungen „Express-Wissen“ über 50 Themen zur Auswahl.\nUnser Programm richtet sich an Kommunikationsfachleute, PR-Profis und Führungskräfte aller Branchen. Neben dem offenen Seminarprogramm konzipieren wir für unsere Kunden auch auf ihren Bedarf zugeschnittene Inhouse-Seminare für einzelne oder mehrere Mitarbeiter. Wir beraten umfassend zu den konkreten Inhalten und Zielen und erstellen dann ein individuelles Angebot.


Wer schon länger bei Helfen ohne Grenzen dabei ist, weiß – langweilig wird es bei uns nie. Jedes Jahr bringt seine neuen Herausforderungen, und mit jedem Jahr lernen wir dazu.Wenn ich jetzt rückblickend an das Jahr 2017 denke, so würde ich sagen: 2017 war das Jahr, in dem wir erwachsen wurden.\n2017 war das erste Jahr seit Bestehen von Helfen ohne Grenzen, in dem wir ohne unseren Gründer Benno Röggla tätig waren. Benno hatte vor ein paar Jahren das Projekt Zukunft gestartet, um den Verein zu professionalisieren und ihn von seiner Person unabhängig zu machen. Kein leichter, aber ein weiser und vorausschauender Schritt. Ich würde sagen, das Projekt Zukunft ist geglückt.2017 haben wir bewiesen, dass wir auf eigenen Beinen stehen können. Wir sind als Verein gewachsen und – zusammengewachsen. Wir sind zusammengerückt und jeder von uns hat mehr Verantwortung übernommen. Mit Christina Kuppelwieser und Sibylle Keim bereichern seit einem Jahr zwei neue engagierte Frauen den Vorstand.\nUnd wieder einmal ist es an dieser Stelle meine Pflicht, aber noch viel mehr meine Freude, dir, liebe Karin, zu danken. Rückschläge bringen dich nicht aus der Fassung. Mit Konstanz und Sorgfalt arbeitest du daran, den Verein weiterzuführen und verlierst dabei nie die Menschen aus den Augen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen: die Kinder und Jugendlichen in Mae Sot.\nMit großem Verantwortungsbewusstsein leitest du das Büro und wir wissen: Kategorienbuchungen, Kontenblätter und die Einhaltung der Budgets sind bei dir in sicheren und guten Händen. Du bist der Kopf von Helfen ohne Grenzen, aber auch das Herz. Danke dafür.\nFür unsere Projekte war 2017 ein gutes und ein stabiles Jahr. Wir konnten 1.546 Kindern eine Schulbildung ermöglichen. Unsere Rays of Youth waren nahezu pausenlos in Mae Sot und in Myanmar unterwegs und erreichten mit ihren Aufklärungskampagnen mehr als 10.000 Menschen.\nWenn ich daran denke, so fühle ich mich stolz, glücklich und dankbar. Dankbar unseren Spendern gegenüber, dass sie durch ihre Großzügigkeit all das möglich machen. Dankbar der Autonomen Provinz Bozen und der Region Trentino-Südtirol gegenüber, dass sie uns Jahr für Jahr bei der Umsetzung unserer Projekte unterstützen. Und dankbar der Stiftung Help without Frontiers gegenüber mit der unermüdlichen Ann an der Spitze. Die Stiftung hat übrigens 2017 ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert – auch sie ist nun ein Stück weit erwachsen geworden.\nIch bin mir sicher: auch 2018 wird ein spannendes Jahr werden. Neue Herausforderungen werden auf uns zu kommen. Gemeinsam werden wir sie meistern.\nIn diesem Sinne viel Spaß beim Lesen unseres Tätigkeitsberichtes, herzlich


Die Frau als Versuchung - ppt herunterladen\nVeröffentlicht von:Rosemarie Due Geändert vor über 4 Jahren\nPräsentation zum Thema: "Die Frau als Versuchung"— Präsentation transkript:\n1 Die Frau als Versuchung\n2 Unser Vorhaben… 13.10 Uhr Beginn\n3 Personen (weiblich,18) aufreizend gekleidet (Minirock, Pumps, tiefer Ausschnitt) Fußgängerzone, Rathausplatz, Promenade Beobachtung der Reaktionen 14.30 Uhr Ende\n3 Wo fallen die meisten Blicke hin?\nBei Männern und Frauen/meist Männer und von Hinten. Nur ungefähre Prozentangaben\n4 Bei Männern und Frauen/meist Männer und von Vorne.\nNur ungefähre Prozentangaben\n5 Wer schaut? Nur ungefähre Prozentangaben\n6 GESTIK der Frau\n7 GESTIK des Mannes\n8 Wer will wen? Befragung der Männer,\nob ihnen die Person im Minirock oder die in Alltagskleidung als Partnerin gefallen würde.\n9 Schönheit und Evolution\nSchönheit = gesunde Gene (wie im Tierreich) Gesunde Gene = gesunde Nachkommen Schönheit löst bei potentiellen Partnern einen Auslösemechanismus aus – man(n) schaut hinterher Attraktivität hängt auch von den Emotionen und vom Wohlbefinden ab. Wer gut drauf ist, strahlt mehr Schönheit aus. Bereits Babys schauen Bilder von attraktiven Menschen länger an, als die von weniger attraktiven\n10 Weitere Deutungen: Frauen schauen verächtlicher hinterher, da sie Konkurrentinnen in den gestylten Frauen sehen. (Konkurrenzneid) Ausländer aus südlicheren Ländern schauen vermehrt hinterher, da Körperkontakt dort eine wichtigere Rolle spielt als in nördlichen Ländern. Männer, die Töchter im gleichen Alter haben könnten, schauen verächtlicher bzw. ängstlicher. Sie haben Angst, dass ihre Töchter sich auch so kleiden könnten.\nHerunterladen ppt "Die Frau als Versuchung"\nWarum Frauen keinen Alkohol trinken sollten


Radfahren | Hit Alpinea\nRadfahren in Kranjska Gora\nDie vielfältige Landschaft des oberen Sava-Tals kann mit hervorragend markierten Radwegen aufwarten. Wählen Sie leichtere Familienradtourenaus oder begeben Sie sich auf einen anspruchsvolleren Ausflug ins Herz der Alpentäler. Die Natur wird Sie auf jeden Fall reich belohnen.\nRadfahren ist gewiss die unterhaltsamste Art, die Naturschönheiten von Kranjska Gora und Umgebung zu erkunden. Ein sicherer Radweg, geeignet auch für Familienausflüge, führt durch Kranjska Gora und weiter über beide Grenzen. Das Terrain im Tal ist sehr vielfältig, daher können sowohl Radanfänger als auch Anspruchsvollere die passende Route für sich finden. Wir möchten, dass Sie sich gut vorbereitet auf den Weg begeben, daher könnte Ihnen eine Radkarte mit 200 km markierten Radwegen behilflich sein, die in den Touristischen Informationszentren Kranjska Gora, Mojstrana und Rateče erhältlich sind.\nWenden Sie sich an die Rezeption. Wir helfen Ihnen, den Weg zu planen, die Radführer zu finden und leihen Ihnen die Ausrüstung.\nDie zahlreichen markierten Trails eignen sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. In den sanften Kuppen der Karawanken können Sie sich endlich mal richtig auspowern und Sonne tanken. Beginnen Sie z.B. die Tour auf dem Dreiländer-Radweg mit Start im Dreiländereck und sausen durch das Radovna-Tal bis nach Bled. Während der Fahrt über markierte Strecken können Sie die pure Natur bewundern. Holen Sie sich darüber hinaus einen zusätzlichen Arenalinschub beim Befahren eines der markierten Singletrails, die sich in der Gegend befinden. Lassen Sie sich von einigen Namen nicht täuschen, sie sind nämlich bei weitem nicht so unschuldig, wie man beim Namen Kinder Surprise oder Robe Twist annehmen mag.\nNur für Ausdauernde\nUnternehmen Sie eine Radtour rund um die Julischen Alpen. Der Radrundweg führt Sie von Kranjska Gora über Bled, Bohinj, Tolmin, Kobarid, Bovec und Vršič zurück nach Kranjska Gora und ist 232km lang. Wir empfehlen, dass Sie ihn in fünf Etappen bzw. in fünf Tagen absolvieren und zwischendurch eine Ruhepause in einer unserer Unterkünfte einlegen, wo Sie Ihren Körper für die neue Tour regenerieren können.\nFür Adrenalinsuchende und Liebhaber scharfer Kurven und Kehren haben wir in Kranjska Gora einen Bikepark errichtet, der Anfänger hellauf begeistert und für Profis eine Herausforderung darstellt. Versuchen Sie Ihre Geschicklichkeit und Ihr Rad an Tischen, Sprungschanzen, Löchern und anderen Objekten. Vor der rasanten Abfahrt talwärts bringt Sie der Sessellift über den Vitranc-Hang hinauf zum Start.\nUntere Sesselliftstation Vitranc 1


Problem mit Tuner - Seite 2\n22.07.2014, 14:17 #11\nIch hab es auch mit einem Verteiler direkt an der Dose probiert. Genau das gleiche. Hab auch mal testweise das Argonis Image ausprobiert. Dort habe ich auch das Problem. Irgendwie wird der Tuner nicht wieder freigegeben. Wenn ich RTL 2 mit Tuner A Aufnehme, dann umschalte auf einen X-beliebigen Sender, schaue ich auf Tuner B. Soweit so gut. Schalte ich jetzt auf Pro Sieben, werden beide Tuner rot angezeigt. Als ob er nen 3. Tuner nutzen wollte, den es aber nicht gibt. Normalerweise müsste ich doch Pro Sieben dann auch auf Tuner B gucken können. Selbst wenn ich die Aufnahme wieder beende, kann ich kein RTL2, Pro sieben etc. mehr schauen. Muss die Box neustarten. Ich verstehe es einfach nicht.\nGeändert von leon524 (22.07.2014 um 14:20 Uhr)\n22.07.2014, 14:38 #12\nDu verwendest zwei voneiander unabhänige SAT Zuleitungen? Vom Multiswitch oder direkt von der SAT Antenne! so wie auf der tollen Zeichnung oder hast Du an einer Satdose zwei Kabel angeschlossen oder das Kabel bei Tuner 1 einfach an Tuner 2 angeschlossen?\nGeändert von laptan (22.07.2014 um 14:49 Uhr)\n22.07.2014, 14:52 #13\n22.07.2014, 14:54 #14\nhatter, hatter hatter kabel....... ja dann vergiss die Zeichnung und ich hab mir echt mühe geben\n23.07.2014, 18:57 #15\nHat denn keiner noch ne Idee? Hat hier im Forum noch einer die Eco mit 2 Kabel Tunern, der das auch mal testen könnte?\nFalls es irgendwie hilft. Es werden beide Tuner als extern angezeigt.\nGeändert von leon524 (23.07.2014 um 19:04 Uhr)\n23.07.2014, 21:58 #16\nextern ist korrekt.\nbei OpenPli4D gehts, RTL2, RTL2HD, Aufnahme, umschalten und Aufnahme stoppen, umschalten zu RTL2, RTL2HD geht. läuft.\nHEHE bei mir hängen nach einer Aufnahme andere Sender. z.B. Servus TV HD oder ich hab extreme Klötzchen im Bild\nd.h. erst mal ein Tuner deaktivieren bis gefixed\nGeändert von the_patchelor (23.07.2014 um 22:15 Uhr)\n24.07.2014, 11:51 #17\nunter OpenPli scheint es jetzt zu laufen, heute noch mal ein Update gestartet. Tuner werden wieder "freigegeben" der Wechsel zwischen A und B klappt (update sagt, Enigma 2014-07-21)\nUnter Anpassen hab ich "Bevorzugter Tuner: Automatisch" und "Prefered tuner for recording: Automatisch"\nUpdate, nach 5 min. wieder das Gleiche, ServusTV HD (D) ist weg. (450Mhz,6900,QAM256)\nwenn ich dann den Tuner deaktiviere und wieder aktiviere ist der Kanal wieder da (war auf dem Kanal) wenn ich umschalte und wieder zurück will, ist er wieder weg. ("Tunen fehlgeschlagen")\ndann hilft nur GUI Neustart.\nGeändert von the_patchelor (24.07.2014 um 12:10 Uhr)\n28.07.2014, 12:37 #18\nGibt es schon Aussichten auf die Lösung des Problems? Ich hatte gehofft, dass die Box von Anfang an gut läuft, denn Receiver mit 2 oder mehreren Tunern gibt es bei Venton ja. Und diese laufen super, was ich so gehört habe. Es haben mehrere die HD3 in meinem Bekanntenkreis. Alle top zufrieden. Ich selbst hatte auch die HD1 Plus mit einem Tuner. War auch hier von der Box begeistert. Daher auch der Kauf der Eco. Bin jetzt etwas enttäuscht. Denn selbst mit der Standard Firmware von Venton ist der Fehler vorhanden. Aufnehmen kann man da ja nicht, aber durch Bild in Bild taucht der Fehler auch auf. Schon schwach von Venton, so was überhaupt auszuliefern.\n12.08.2014, 17:45 #19\nDann habe ich wohl eine Montagsbox erwischt, nur Pixelsalat, es werden nur knapp 200 Sender gefunden (Cablebruteforce All), davon laufen nur 4 Sender sauber, WDR3, WDR3HD, ARTE-HD und ServusTV HD, alle anderen sind nicht empfangbar.\nBei eingesteckten USB-Stick permanete Abstürtze beim booten, festgeschraubte HDD geht nicht in den Schacht, ohne Schrauben HDD wird nicht erkannt. Hab die Schnauze voll, Box geht zurück und nie wieder Venton\nOpenATV lief genauso wenig wie das originale Image, was für eine Katastrophenbox.\n12.08.2014, 21:29 #20\nHast du die mitgelieferten winzigen Schrauben für die HDD verwendet? UND sie müssen von unten verschraubt werden...


Rage - Komplettl�sung, Bossk�mpfe, Tipps, Tricks und verschlossene T�ren Tipps & Lösung • Seite 20 • Eurogamer.de\nRage - Komplettl�sung, Bossk�mpfe, Tipps, Tricks und verschlossene T�ren\t•\nSeite 20\tSo kommt man heil durch die Zukunft nach dem Meteor\tTweet\nFreitag, 7 Oktober 2011\tzurück\tSeite 20 von 29\nvor Seite 1\tSeite 2\tSeite 3\tSeite 4\tSeite 5\tSeite 6\tSeite 7\tSeite 8\tSeite 9\tSeite 10\tSeite 11\tSeite 12\tSeite 13\tSeite 14\tSeite 15\tSeite 16\tSeite 17\tSeite 18\tSeite 19\tSeite 20\tSeite 21\tSeite 22\tSeite 23\tSeite 24\tSeite 25\tSeite 26\tSeite 27\tSeite 28\tSeite 29\tRage - Mission: Befreie Captain Marshall\nZiel: Befreie Captain Marshall aus dem Gef�ngnis\nBelohnung: Bauplan Dynamitbolzen\nIn diesem Level habt ihr es dank der Panzerung der Regierungstruppen recht schwer. Nutzt Minigranaten, Feltritmunition und eben Hypnosebolzen, um zu triumphieren. Zum Gl�ck ist die L�sung nicht weit. N�hert euch dem Tor des Regierungsgef�ngnisses und beschie�t dann einen der Sch�tzen auf dem Turm mit einem Hypnosebolzen. Steuert den armen Knilch in Richtung eines Kollegen und lasst ihn dann explodieren. Begebt euch dann durch die T�r hinein. Mittig links geht ihr eine Leiter hinunter und durch den Graben weiter voran, um die T�r zu finden. In der Leichenhalle findet ihr den Bauplan f�r die EMP-Granaten, die ihr gut gebrauchen k�nnt. Im Raum mit der Laserbarriere werft ihr eine EMP-Granate an die leuchtende Energiezufuhr, um den Weg freizugeben. Auch dauerhafter Beschuss l�st das Problem.\nDirekt nach der Laserbarriere findet ihr die Sammelkarte: Mobiler Generator auf der rechten Seite. Im Durch ein Loch in der Wand seht ihr nach einem weiteren Gefecht in einem Raum mit Laserbarriere den zust�ndigen Generator. Trefft ihr mehrmals mit einem Elektro-Bolzen oder einmal mit einer EMP-Granate und der Weg ist frei. Das folgende Gefecht l�st ihr am besten mit Hypnosebolzen, da ihr einem Schild-bewehrten Regierungss�ldner so in den R�cken fallen k�nnt. Auch an der n�chsten Barriere hilft eine EMP-Granate.\nSobald im n�chsten Raum die Meldung kommt, dass die "automatischen Sicherheitssysteme online" seien, krabbelt ihr durch das flache Loch links in der Wand, um in einem Schrank die Sammelkarte: Riesenmutant zu finden. Schaltet links des Gesch�tzes den Generator ab und sch�lt euch im n�chsten Korridor durch den Parallelgang, als das andere Gesch�tz aus der Decke herabf�hrt- Von hier aus k�nnt ihr dessen Generator aufs Korn nehmen. Um die ecke duckt ihr euch hinter den Kisten entlang, um dem Beschuss durch das n�chste Gesch�tz zu entgehen. Im n�chsten Raum entledigt ihr euch eurer Feinde wieder mit Hypnosebolzen.\nNach diesem Kampf geht es drei Treppen hoch und dann rechts um die Ecke, wo ihr die Sammelkarte: EMP-Granate findet. Dr�ckt anschlie�end an der Kontrolltafel den Knopf, um die Zellen zu �ffnen. Macht die Mutanten kalt und begebt euch dann ins untere Geschoss zu Captain Marshall. Dr�ckt den Knopf nahe seiner Zelle. Marshall �ffnet daraufhin auch einen Waffencontainer, in dem ihr die Sammelkarte: Truppentransporter findet.\nSammelkarte: Marshall findet ihr hinter einem knackbaren Schloss, wenn ihr von den Zellen aus noch zwei weitere Treppen nach unten geht. Drau�en im Innenhof erledigt ihr die Vollstrecker wie gehabt aus der Deckung heraus. Nehmt dann den Mann am Gesch�tzturm auseinander. Wenn Marshall vor der Laserbarriere Platz nimmt, geht ihr gegen�ber die andere Treppe hinauf und k�nnt oben schon den Generator durch eine T�r hindurch sehen und euch damit zugriff auf die Kontrollen zu den Barrieren auf Marshalls Seite verschaffen. Von der Treppe aus k�nnt ihr euch auch gern noch umdrehen und weiter hinten die Minigranaten holen. Lohnen sich immer. Dann geht es weiter vorw�rts. Als Marshall versucht, die n�chste T�r zu �ffnen, rennt ihr zum Gesch�tz und nutzt es gegen die anr�ckenden Regierungssoldaten.\nAls sich eure Wege notgedrungen trennen, wird rechts von euch eine T�r aufgebrochen. In dem Gang parallel zu dem Raum dahinter liegt die Sammelkarte: Schildwache. Verlasst anschlie�end das Gef�ngnis. Stellt sicher, dass ihr alle Karten habt. Ihr k�nnt nicht zur�ckkehren. Fahrt nun zur Second Chance Bar zur�ck und trefft euch im Hinterzimmer mit dem Geretteten und Elizabeth hier findet ihr auf der Treppe auch die Sammelkarte: Elizabeth.\nWeiter mit Rage - Mission: Beschaffe das ID-Drive\nZur�ck zu Rage - Komplettl�sung, Bossk�mpfe, Tipps, Tricks und verschlossene T�ren zurück\tSeite 20 von 29\nvor Seite 1\tSeite 2\tSeite 3\tSeite 4\tSeite 5\tSeite 6\tSeite 7\tSeite 8\tSeite 9\tSeite 10\tSeite 11\tSeite 12\tSeite 13\tSeite 14\tSeite 15\tSeite 16\tSeite 17\tSeite 18\tSeite 19\tSeite 20\tSeite 21\tSeite 22\tSeite 23\tSeite 24\tSeite 25\tSeite 26\tSeite 27\tSeite 28\tSeite 29\tTweet\nDie lustigsten, coolsten und d�mlichsten Easter-Eggs\tOb furzende Kampf-Einh�rner oder Thors Hammer in Crysis 3 - Macht euch auf die Suche!\tKommentare\t(3)


Datenschutz | Aktionsbund Digitale Sicherheit\nWir haben Ihre Betroffenenrechte zum 25. Mai 2018 angepasst: Für Ihre Fragen und Unklarheiten bei Formulierungen kontaktieren Sie uns bitte direkt. Gern erläutern wir Ihnen Ihre Rechte auch persönlich.\nLöschung oder Sperrung Ihrer persönlichen Daten\nWir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes oder Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.\nWenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst. (Die Bedeutung von Cookies erklären wir im nächsten Kapitel.) Solche Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.\nDiese Informationen sind technisch notwendig und helfen uns, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets daher notwendigerweise an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:\nDie Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten selbstverständlich nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.\nTreten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.\nWenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail:\n030 / 27576 310\n© 2019 Aktionsbund Digitale Sicherheit