MANUAL•HANDBUCH•MANUEL | Manualzz\nHM 1004-3 .01/.02/.03\nCE Konformität ............................................................ 4\nTechnische Daten ........................................................ 5\nAllgemeines ................................................................. 6\nSymbole .................................................................... 6\nAufstellung des Gerätes ........................................... 6\nSicherheit .................................................................. 6\nBetriebsbedingungen ................................................ 6\nGarantie ..................................................................... 6\nWartung .................................................................... 7\nSchutzschaltung ........................................................ 7\nNetzspannung ........................................................... 7\nArt der Signalspannung ............................................. 8\nGröße der Signalspannung ....................................... 8\nGesamtwert der Eingangsspannung ........................ 9\nZeitwerte der Signalspannung ................................. 9\nAnlegen der Signalspannung .................................. 10\nBedienelemente und Readout ................................. 11\nMenü ........................................................................... 21\nInbetriebnahme und Voreinstellungen .................. 22\nStrahldrehung TR .................................................... 22\nTastkopf-Abgleich und Anwendung ....................... 22\nAbgleich 1kHz ......................................................... 22\nAbgleich 1MHz ........................................................ 23\nBetriebsarten der Vertikalverstärker ..................... 23\nXY-Betrieb ............................................................... 24\nPhasenvergleich mit Lissajous-Figur ...................... 24\nim Zweikanal-Betrieb (Yt) ....................................... 24\nPhasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb ..... 25\nMessung einer Amplitudenmodulation .................. 25\nTriggerung und Zeitablenkung ................................ 25\nAutomatische Spitzenwert-Triggerung .................. 26\nNormaltriggerung .................................................... 26\nFlankenrichtung ....................................................... 26\nTriggerkopplung ...................................................... 26\nBildsynchronimpuls-Triggerung .............................. 27\nZeilensynchronimpuls-Triggerung .......................... 27\nNetztriggerung ........................................................ 27\nAlternierende Triggerung ........................................ 28\nExterne Triggerung ................................................. 28\nTriggeranzeige ......................................................... 28\nHoldoff-Zeiteinstellung ........................................... 28\nB-Zeitbasis (2. Zeitbasis) / Delay Triggerung ......... 29\nAuto Set ...................................................................... 29\nKomponenten-Test ................................................... 30\nAbgleich ...................................................................... 32\nRS232-Interface - Fernsteuerung ............................ 32\nSicherheitshinweis .................................................. 32\nBeschreibung .......................................................... 32\nBaudrateneinstellung .............................................. 32\nDatenübertragung ................................................... 32\nBedienungselemente HM1004-3 ...................................... 33\nSicherheit / Safety / Sécurité\nEN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994\nEN 61010-1/A2: 1995 / IEC 1010-1/A2: 1995 / VDE 0411 Teil 1/A1: 1996-05\nmit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les\nStöraussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class /\nStörfestigkeit / Immunity / Imunitee: Tabelle / table / tableau A1.\nOberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant\nharmonique: Klasse / Class / Classe D.\nSpannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker /\nFluctuations de tension et du flicker.\nDatum /Date /Date\nTechnical Manager /Directeur Technique\nHAMEG Meßgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw.\nProduktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen\nangewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse\n1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.\nDie am Meßgerät notwendigerweise angeschlossenen Meß- und Datenleitungen beeinflußen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in\nerheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Meßbetrieb sind daher\nin Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:\nDie Verbindung von Meßgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen (Eingang/\nAusgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem\nGeräteinterface der Anschluß mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.\nBei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren\ndoppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L geeignet.\nMeßleitungen zur Signalübertragung zwischen Meßstelle und Meßgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine\ngeringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich\nnicht außerhalb von Gebäuden befinden.\nAlle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung\nmuß Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.\n3. Auswirkungen auf die Meßgeräte\nBeim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Meßaufbaues über die angeschlossenen\nMeßkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Meßgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Meßgeräten nicht zu einer Zerstörung oder\nAußerbetriebsetzung des Meßgerätes.\nGeringfügige Abweichungen des Meßwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen\n4.1 Elektromagnetisches HF-Feld\nBeim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder, können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des\nMeßsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz, Meß- und Steuerleitungen und/oder durch\ndirekte Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Meßobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen sein.\nDie direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen.\nDa die Bandbreite jeder Meßverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar\nwerden, deren Frequenz wesentlich höher als die –3 dB Meßbandbreite ist.\n4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität\nBeim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über\nMeß- und Steuerleitungen, ist es möglich, daß dadurch die Triggerung ausgelöst wird.\nDas Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.\nDa die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, läßt sich das\nAuslösen der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.\nBetriebsarten: Kanal I oder Kanal II,\nKanal I und Kanal II alternierend oder chop.,\n(Chopperfrequenz ca. 0,5MHz)\nSumme oder Differenz von K I und K II\n(beide Kanäle invertierbar)\nXY-Betrieb: über Kanal I und Kanal II\nBandbreite: 2x 0–100MHz (-3dB)\nÜberschwingen: max. 1%\nAblenkkoeffizienten: 14 kalibrierte Stellungen\nvon 1mV/cm bis 20V/cm mit 1-2-5 Teilung\nvariabel 2.5:1 bis mindestens 50V/cm\nGenauigkeit der kal. Stellungen:\n1mV/cm – 2mV/cm: ±5% (0 bis 10MHz (-3dB))\n5mV/cm – 20V/cm: ±3%\nEingangsimpedanz: 1MΩ II 15pF\nEingangsspannung: max. 400V (DC + Spitze AC).\nVerzögerungsleitung: ca. 70ns\nAutomatik (Spitzenwert): <20Hz-200MHz (≥0,5cm)\nNormal mit Level-Einstellung: DC-200MHz (≥0,5cm)\nFlankenrichtung: positiv oder negativ\nALT.-Triggerung (≥8mm); Triggeranzeige mit LED\nQuellen: Kanal I oder II, K I alternierend K II,\nNetz und extern. Kopplung: AC (10Hz- 200MHz),\nDC (0 -200MHz), HF (50kHz - 200MHz), LF (0 1,5kHz). NR (Noise reject): DC–50MHz (≥ 8mm)\nAktiver TV-Sync-Separator für Bild und Zeile\nTriggerung extern: ≥0,3Vss von DC bis 100MHz\nTriggerung Zeitbasis B: mit Level-Einstellung\nund Flankenwahl. DC–200MHz.\nZeitbasis A: 22 kalibrierte Stellungen\nvon 0,5s/cm bis 50ns/cm mit 1-2-5 Teilung,\nGenauigkeit der kalibrierten Stellungen: ±3%\nvariabel 2,5:1 bis mindestens 1,25s/cm,\nmit X-Dehnung x10 bis 5ns/cm ±5%\nHold-off-Zeit: variabel bis ca. 10:1\nZeitbasis B: 18 kalibrierte Stellungen\nvon 20ms/cm bis 50ns/cm mit 1-2-5 Teilung,\nBetriebsarten:: A / ALT / B\nBandbreite X-Verstärker: 0-3MHz (-3dB).\nEingang X-Verstärker über Kanal II,\nAblenkkoeffizienten wie Kanal II,\nX–Y- Phasendifferenz: <3° unter 220kHz.\nManuell über Bedienungsknöpfe\nAuto Set (automatische Parametereinstellung)\nSave und Recall für 9 Einstellprogramme\nSchnittstelle: RS-232 (serienmäßig).\nFernbedienung HZ68 (optionell).\n100MHz Analog-Oszilloskop HM1004-3\nmit Auto-Set, Save/Recall, Readout und Cursor\n2 Kanäle, 1mV– 50V/cm mit Verzögerungsleitung, 1MHz Kalibrator\n2 Zeitbasen bis 5ns/cm, alternierend und mit 2. Triggerung\nTriggerung: DC –200MHz, TV-Sync. Separator. RS232-Schnittstelle\nDas mit modernster Technik ausgestatteten Oszilloskop HM1004-3 verfügt\nüber ein prozessorgesteuertes System, das vor allem die Bedienung weitgehend automatisiert. Dominierend sind dabei die "Autoset"- und "Save/\nRecall"- Funktionen, mit welchen auch ungeübte Personen die Geräte sehr\nleicht bedienen können. Selbstverständlich sind alle über "Autoset" gesetzten\nMeßparameter danach noch manuell veränderbar. Mit Hilfe der "Save/Recall"-Funktionen können 9 komplette Einstellprogramme inclusive Cursor\ngespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.\nAlle kalibrierten Werte und diverse Funktionen werden mit Hilfe der\n"Readout"-Funktion auf dem Bildschirm angezeigt. Für die genaue Ermittlung\nder Zeit-, Frequenz- und Amplitudenwerte stehen 2 Cursoren zur Verfügung.\nDie hohe Übertragungsgüte der Meßverstärker mit Verzögerungsleitung\nerlaubt sowohl die naturgetreue Darstellung von impulsartigen Signalen, wie\nauch Aufzeichnungen mit dem HM1004-3 bis in den Frequenzbereich um\n200MHz. Ebenso exzellent ist die Triggerung. Bereits ab 5mm Bildhöhe\nwerden einwandfrei stehende Bilder dargestellt. Ferner gestattet die echte 2.\nZeitbasis mit Hilfe der 2. Triggerung die Aufzeichnung stark gedehnter\nSignalausschnitte, auch wenn sie asynchron sind.\nDie eingebaute RS-232 Schnittstelle ermöglicht die Steuerung und die\nAbfrage der Einstellparameter mittels PC.\nReadout / Cursoren\nAnzeige der Meßparameter und diverser\nFunktionen auf dem Bildschirm.\nCursormessungen von ∆U, ∆t oder 1/∆t (Freq.),\n(Einzeln oder im Tracking-Betrieb).\nSeparate Einstellung der Readout-Helligkeit\nBetriebsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel und\n2 Tastköpfe 10:1.\nTestspannung: ca. 7Veff (Leerlauf) ca. 50Hz\nTeststrom: max. 7mAeff (Kurzschluß)\nPrüfkreis liegt einpolig an Masse (Schutzleiter)\nFoto mit 1MHz Rechteck- und 200MHz\nSinus-Signal, alternierend getriggert\nFoto eines FBAS -Signals mit Burst-Darstellung über Zeitbasis B u. 2.Triggerung\nRöhre: D14-375GH, 8x10cm, Innenraster.\nBeschleunigungsspannung: ca. 14kV\nKalibrator: Rechteckgenerator (ta <4ns),\n≈1kHz/1MHz; 0,2V ±1%\nNetzanschluß: 100-240V ±10%, 50/60Hz\nLeistungsaufnahme: ca. 38 Watt bei 50Hz\nZul. Umgebungstemperatur: 0°C...+40°C\nSchutzart: Schutzklasse I (IEC1010-1 / VDE 0411)\nGewicht: ca. 5,9kg. Farbe: techno-braun\nGehäusemaße: B 285, H 125, T 380 mm 08/00\nSofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft\nwerden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der\nLieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb\nFür die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das\nGerät in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden\n(siehe Bilder C, D, E). Wird das Gerät nach dem Tragen\nsenkrecht aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der\nTragestellung stehen, siehe Abb. A.\nWill man das Gerät waagerecht auf eine Fläche stellen, wird der\nGriff einfach auf die obere Seite des Oszilloskops gelegt (Abb.\nC). Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewünscht (10°\nNeigung), ist der Griff, ausgehend von der Tragestellung A, in\nRichtung Unterkante zu schwenken bis er automatisch einrastet. Wird für die Betrachtung eine noch höhere Lage des\nBildschirmes erforderlich, zieht man den Griff wieder aus der\nRaststellung und drückt ihn weiter nach hinten, bis er abermals\neinrastet (Abb. E mit 20° Neigung). Der Griff läßt sich auch in\neine Position für waagerechtes Tragen bringen. Hierfür muß\nman diesen in Richtung Oberseite schwenken und, wie aus\nAbb. B ersichtlich, ungefähr in der Mitte schräg nach oben\nziehend einrasten. Dabei muß das Gerät gleichzeitig angehoben werden, da sonst der Griff sofort wieder ausrastet.\nden Bestimmungen der Schutzklasse I. Die berührbaren\nMetallteile sind gegen die Netzpole mit 2200V Gleichspannung\ngeprüft. Durch Verbindung mit anderen Netzanschlußgeräten\nkönnen u.U. netzfrequente Brummspannungen im Meßkreis\nauftreten. Dies ist bei Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der Schutzklasse II leicht zu vermeiden. Das\nOszilloskop darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutz-kontaktsteckdosen betrieben werden. Der\nNetzstecker muß eingeführt sein, bevor Signalstromkreise\nangeschlossen werden. Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.\nDie meisten Elektronenröhren generieren γ-Strahlen. Bei\ndiesem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem\ngesetzlich zulässigen Wert von 36 pA/kg.\nWenn anzunehmen ist daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr\nmöglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und\ngegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern.\nDiese Annahme ist berechtigt,\nwenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,\nwenn das Gerät lose Teile enthält,\nnach längerer Lagerung unter ungünstigen\nVerhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),\n• nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer\nVerpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post,\nBahn oder Spedition entsprach).\nDer zulässige Umgebungstemperaturbereich während des\nBetriebs reicht von 0°C... +40°C. Während der Lagerung\noder des Transports darf die Temperatur zwischen -40°C\nund +70°C betragen. Hat sich während des Transports\noder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muß das\nGerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in\nBetrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf\nnicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver\nchemischer Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation\n(Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel) zu bevorzugen.\nNenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer Anwärmzeit von min. 20 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur\nzwischen 15°C und 30°C. Werte ohne Toleranzangabe sind\nRichtwerte eines durchschnittlichen Gerätes.\nDieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht\ndamit auch den Bestimmungen der europäischen Norm EN\n61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um\ndiesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb\nsicherzustellen, muß der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Meßanschlüsse sind\nmit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht\nJedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion\neinen Qualitätstest mit 10-stündigem ,,burn-in“. Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt.\nDem folgt ein 100% Test jedes Gerätes, bei dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der technischen Daten geprüft\nwerden. Dennoch ist es möglich, daß ein Bauteil erst nach\nlängerer Betriebsdauer ausfällt. Daher wird auf alle Geräte\neine Funktionsgarantie von 2 Jahren gewährt. Voraussetzung\nist, daß im Gerät keine Veränderungen vorgenommen wurden. Für Versendungen per Post, Bahn oder Spedition darf nur\ndie Originalverpackung verwendet werden. Transport- oder\nsonstige Schäden, verursacht durch grobe Fahrlässigkeit,\nwerden von der Garantie nicht erfaßt.Bei einer Beanstandung\nsollte man am Gehäuse des Gerätes eine stichwortartige\nFehlerbeschreibung anbringen. Wenn dabei gleich der Name\nund die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw. Durchwahl-Nr.\noder Abteilungsbezeichnung) für evtl. Rückfragen angeben\nwird, dient dies einer beschleunigten Abwicklung.\nVerschiedene wichtige Eigenschaften des Oszilloskops sollten in gewissen Zeitabständen sorgfältig überprüft werden.\nNur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daß alle Signale\nmit der den technischen Daten zugrundeliegenden Exaktheit\ndargestellt werden. Sehr empfehlenswert ist ein SCOPETESTER HZ60, der trotz seines niedrigen Preises Aufgaben\ndieser Art hervorragend erfüllt.\nDie Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an\nGehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen läßt\nsich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspan\nnungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden.\nDie Sichtscheibe darf nur mit Wasser oder Waschbenzin (aber\nnicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie\nist dann noch mit einem trockenen, sauberen, fuselfreien\nTuch nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit einer\nhandelsüblichen antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe, behandelt werden. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer\nReinigungsmittel kann die Kunststoff- und Lackoberflächen\nDie Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich. Netzstecker-Buchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit. Ein\nAuswechseln der Sicherung darf und kann (bei unbeschädigtem Sicherungshalter) nur erfolgen, wenn zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt wurde. Dann muss der\nSicherungshalter mit einem Schraubenzieher herausgehebelt\nwerden. Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz, der sich auf der Seite\nder Anschlusskontakte befindet. Die Sicherung kann dann\naus einer Halterung gedrückt und ersetzt werden.\nDer Sicherungshalter wird gegen den Federdruck eingeschoben, bis er eingerastet ist. Die Verwendung ,,geflickter" Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist\nunzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht unter\nGröße 5 x 20 mm; 250V~, C;\nIEC 127, Bl. III; DIN 41 662\n(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).\nAbschaltung: träge (T) 0,8A.\nIm Inneren des Gerätes befindet sich im Bereich des\nSchaltnetzteiles eine Sicherung:\nAbschaltung: flink (F) 0,8A.\nDieses Gerät ist mit einem Schaltnetzteil ausgerüstet, welches über Überstrom und -spannungs-Schutzschaltungen verfügt. Im Fehlerfall kann ein sich periodisch wiederholendes\ntickendes Geräusch hörbar sein.\nDiese Sicherung darf nicht vom Anwender ersetzt\nDas Gerät arbeitet mit Netzwechselspannungen von 100V bis\n240V. Eine Netzspannungsumschaltung ist daher nicht vorgesehen.\nDie Grundlagen der Signalaufzeichnung\nArt der Signalspannung\nDie Oszilloskope HM1004-3 und HM1505-3 erfassen praktisch alle sich periodisch wiederholenden Signalarten\n(Wechselspannungen) mit Frequenzen bis mindestens\n100MHz (-3dB) beim HM1004-3 (HM1505-3: 150 MHz (-3dB))\nDer Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.\nDie Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie\nsinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Beim Messen\nist ein ab ca. 40 MHz (HM1505-3: ca. 70 MHz) zunehmender\nMeßfehler zu berücksichtigen, der durch Verstärkungsabfall\nbedingt ist. Bei ca. 80 MHz (HM1505-3: ca. 110 MHz) beträgt\nder Abfall etwa 10%, der tatsächliche Spannungswert ist\ndann ca. 11% größer als der angezeigte Wert. Wegen der\ndifferierenden Bandbreiten der Vertikalverstärker (-3dB zwischen 100 MHz und 140 MHz; HM1505-3: -3dB zwischen 150\nMHz und 170 MHz) ist der Meßfehler nicht so exakt definierbar.\nDie mit der AC/DC -Taste gewählte Eingangskopplung wird\nmit dem READOUT (Schirmbild) angezeigt. Das = -Symbol\nzeigt DC-Kopplung an, während AC-Kopplung mit dem ~ Symbol angezeigt wird (siehe “Bedienelemente und Readout”).\nGröße der Signalspannung\nIn der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei\nWechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signalgrößen und Spannungsbezeichnungen in der\nOszilloskopie wird jedoch der Vss-Wert (Volt-Spitze-Spitze)\nverwendet. Letzterer entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem positivsten und negativsten\nPunkt einer Spannung.\nWill man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete\nsinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muß\nder sich in Uss ergebende Wert durch 2 x √2 = 2,83 dividiert\nwerden. Umgekehrt ist zu beachten, daß in Veff angegebene\nsinusförmige Spannungen den 2,83fachen Potential unterschied in Vss haben. Die Beziehungen der verschiedenen\nSpannungsgrößen sind aus der nachfolgenden Abbildung\nBei sinusförmigen Vorgängen liegt die -6dB Grenze für\nden HM1004-3 sogar bei 160 MHz, beim HM1505-3 bei\n220 MHz. Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch.\nBei der Aufzeichnung rechteck- oder impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, daß auch deren Oberwellenanteile übertragen werden müssen. Die Folgefrequenz des\nSignals muß deshalb wesentlich kleiner sein als die obere\nGrenzfrequenz des Vertikalverstärkers. Bei der Auswertung\nsolcher Signale ist dieser Sachverhalt zu berücksichtigen.\nSchwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen,\nbesonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz\nständig wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind,\nauf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen\nder Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist\nu.U. eine Veränderung der HOLD OFF- Zeit erforderlich.\nFernseh-Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separators leicht triggerbar.\nDie zeitliche Auflösung ist unproblematisch. Beispielsweise\nwird bei ca. 100MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit (5ns/cm) alle 2cm ein Kurvenzug geschrieben.\nFür den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker hat jeder Vertikalverstärker-Eingang eine\nAC/DC-Taste (DC = direct current; AC = alternating current).\nMit Gleichstromkopplung DC sollte nur bei vorgeschaltetem\nTastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen gearbeitet\nwerden bzw. wenn die Erfassung des Gleichspannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforderlich ist.\nBei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können\nbei AC-Kopplung (Wechselstrom) des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 1,6Hz\nfür 3dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht\nmit einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die\nDC-Kopplung vorzuziehen. Andernfalls muß vor den Eingang\ndes auf DC-Kopplung geschalteten Meßverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser\nmuß eine genügend große Spannungsfestigkeit besitzen.\nDC-Kopplung ist auch für die Darstellung von Logik- und\nImpulssignalen zu empfehlen, besonders dann, wenn sich\ndabei das Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich\ndas Bild bei jeder Änderung auf- oder abwärts bewegen.\nReine Gleichspannungen können nur mit DC-Kopplung gemessen werden.\nSpannungswerte an einer Sinuskurve\nVeff = Effektivwert; Vs = einfacher Spitzenwert;\nVss = Spitze-Spitze-Wert;\nVmom = Momentanwert (zeitabhängig)\nDie minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für ein\n1cm hohes Bild beträgt 1mVss (±5%), wenn mit dem READOUT\n(Schirmbild) der Ablenkkoeffizient 1mV angezeigt wird und die\nFeineinstellung kalibriert ist. Es können jedoch auch noch\nkleinere Signale aufgezeichnet werden. Die möglichen Ablenkkoeffizienten sind in mVss/cm oder Vss/cm angegeben. Die\nGröße der angelegten Spannung ermittelt man durch Multiplikation des eingestellten Ablenkkoeffizienten mit der abgelesenen vertikalen Bildhöhe in cm. Wird mit Tastteiler 10:1 gearbeitet, ist nochmals mit 10 zu multiplizieren.\nFür Amplitudenmessungen muß sich die Fein-Einstellung in\nihrer kalibrierten Stellung befinden. Unkalibriert kann die\nAblenkempfindlichkeit mindestens bis zum Faktor 2,5:1 verringert werden (siehe “Bedienelemente und Readout”). So\nkann jeder Zwischenwert innerhalb der 1-2-5 Abstufung des\nTeilerschalters eingestellt werden. Ohne Tastteiler sind damit\nSignale bis 400Vss darstellbar (Ablenkkoeffizient auf 20V/cm,\nH = Höhe in cm des Schirmbildes,\nU = Spannung in Vss des Signals am Y-Eingang,\nA = Ablenkkoeffizient in V/cm (VOLTS / DIV.-Anzeige)\nläßt sich aus gegebenen zwei Werten die dritte Größe errechnen:\nAlle drei Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie müssen\ninnerhalb folgender Grenzen liegen (Triggerschwelle, Ablesegenauigkeit):\nH zwischen 0,5cm und 8cm, möglichst 3,2cm und 8cm,\nU zwischen 0,5mVss und 160Vss,\nA zwischen 1mV/cm und 20V/cm in 1-2-5 Teilung.\nEingest. Ablenkkoeffizient A = 50mV/cm (0,05V/cm),\nabgelesene Bildhöhe H = 4,6cm,\ngesuchte Spannung U = 0,05x4,6 = 0,23Vss\nhochspannungsfester Kondensator (etwa 22-68nF) vorzuschalten.\nMit der auf GD geschalteten Eingangskopplung und dem YPOS.-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als Referenzlinie für Massepotential eingestellt werden.\nSie kann beliebig zur horizontalen Mittellinie eingestellt werden, je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom Massepotential zahlenmäßig erfaßt werden sollen.\nGesamtwert der Eingangsspannung\nEingangsspannung U = 5Vss,\neingestellter Ablenkkoeffizient A = 1V/cm,\ngesuchte Bildhöhe H = 5:1 = 5cm\nSignalspannung U = 230Veff x 2x√2 = 651Vss\n(Spannung >160Vss, mit Tastteiler 10:1 U = 65,1Vss),\ngewünschte Bildhöhe H = mind. 3,2cm, max. 8cm,\nmaximaler Ablenkkoeffizient A = 65,1:3,2 = 20,3V/cm,\nminimaler Ablenkkoeffizient A = 65,1:8 = 8,1V/cm,\neinzustellender Ablenkkoeffizient A = 10V/cm\nDie vorherigen Beispiele beziehen sich auf die Ablesung\nmittels des Innenrasters der Strahlröhre, können aber wesentlich einfacher mit den auf ∆V -Messung geschalteten\nCursoren ermittelt werden (siehe “Bedienelemente und\nReadout”). Die Spannung am Y-Eingang darf 400V (unabhängig von der Polarität) nicht überschreiten.\nIst das zu messende Signal eine Wechselspannung die einer\nGleichspannung überlagert ist (Mischspannung), beträgt der\nhöchstzulässige Gesamtwert beider Spannungen (Gleichspannung und einfacher Spitzenwert der Wechselspannung)\nebenfalls + bzw. -400V (siehe Abbildung). Wechselspannungen, deren Mittelwert Null ist, dürfen maximal 800Vss betragen.\nBeim Messen mit Tastteilern sind deren höhere Grenzwerte\nnur dann maßgebend, wenn DC-Eingangskopplung am\nDie gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um\n0 Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung\nüberlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur\nGleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC\nZeitwerte der Signalspannung\nIn der Regel handelt es sich in der Oszilloskopie um zeitlich\nwiederkehrende Spannungsverläufe, im folgenden Perioden\ngenannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung (TIME/\nDIV.) können eine oder mehrere Signalperioden oder auch nur\nein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffizienten\nwerden mit dem READOUT (Schirmbild) angezeigt und in\nms/cm, µs/cm und ns/cm angegeben.\nFür Gleichspannungsmessungen bei AC-Eingangskopplung\ngilt der niedrigere Grenzwert des Oszilloskopeingangs (400V).\nDer aus dem Widerstand im Tastkopf und dem 1MΩ Eingangswiderstand des Oszilloskops bestehende Spannungsteiler ist, durch den bei AC-Kopplung dazwischen geschalteten Eingangs-Kopplungskondensator, für Gleichspannungen\nunwirksam. Gleichzeitig wird dann der Kondensator mit der\nungeteilten Gleichspannung belastet. Bei Mischspannungen\nist zu berücksichtigen, daß bei AC-Kopplung deren Gleichspannungsanteil ebenfalls nicht geteilt wird, während der\nWechselspannungsanteil einer frequenzabhängigen Teilung\nunterliegt, die durch den kapazitiven Widerstand des\nKoppelkondensators bedingt ist. Bei Frequenzen ≥40Hz kann\nvom Teilungsverhältnis des Tastteilers ausgegangen werden.\nDie folgenden Beispiele beziehen sich auf die Ablesung\nmittels des Innenrasters der Strahlröhre, können aber wesentlich einfacher mit den auf ∆T- bzw. 1/∆T-(Frequenz)\nMessung geschalteten Cursoren ermittelt werden (siehe\n“Bedienelemente und Readout”).\nUnter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Bedingunge\nkönnen mit HAMEG-Tastteilern 10:1 Gleichspannungen bis\n600V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis\n1200Vss gemessen werden. Mit Spezialtastteilern 100:1(z.B.\nHZ53) lassen sich Gleichspannungen bis 1200V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis 2400Vss messen. Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen\n(siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler\n10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, daß der den\nTeiler-Längswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt, wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt\nwerden kann. Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer\nHochspannung oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1Tastteiler. Diesem ist dann noch ein entsprechend\nDie Dauer einer Signalperiode, bzw. eines Teils davon, ermittelt man durch Multiplikation des betreffenden Zeitabschnitts\n(Horizontalabstand in cm) mit dem eingestellten Zeitkoeffizienten. Dabei muß die Zeit-Feineinstellung kalibriert\nsein. Unkalibriert kann die Zeitablenkgeschwindigkeit mindestens um den Faktor 2,5:1 verringert werden. So kann jeder\nZwischenwert innerhalb der 1-2-5 Abstufung der Zeit-Ablenkkoeffizienten eingestellt werden.\nLänge in cm einer Periode (Welle) auf dem Schirmbild,\nZeit in s für eine Periode,\nFolgefrequenz in Hz,\nZeitkoeffizient in s/cm (TIME / DIV.-Anzeige)\nund der Beziehung F = 1/T lassen sich folgende Gleichungen\nAlle vier Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie sollten\ninnerhalb folgender Grenzen liegen:\nzwischen 0,2 und 10cm, möglichst 4 bis 10cm,\nzwischen 5ns und 5s,\nzwischen 0,5Hz und 100MHz,\nzwischen 50ns/cm und 500ms/cm in 1-2-5 Teilung\n(ohne X-Dehnung x10), und\nZ zwischen 5ns/cm und 50ms/cm in 1-2-5 Teilung\n(bei X-Dehnung x10).\nLänge eines Wellenzugs (einer Periode) L = 7cm,\neingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,1µs/cm,\ngesuchte Periodenzeit T = 7x0,1x10-6 = 0,7µs\ngesuchte Folgefrequenz F = 1:(0,7x10-6) = 1,428MHz.\nZeit einer Signalperiode T = 1s,\neingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,2s/cm,\ngesuchte Länge L = 1:0,2 = 5cm.\nLänge eines Brummspannung-Wellenzugs L = 1cm,\neingestellter Zeitkoeffizient Z = 10ms/cm,\ngesuchte Brummfrequenz F = 1:(1x10x10-3) = 100Hz.\nTV-Zeilenfrequenz F = 15 625Hz,\neingestellter Zeitkoeffizient Z = 10µs/cm,\ngesuchte Länge L = 1:(15 625x10-5) = 6,4cm.\nLänge einer Sinuswelle L = min. 4cm, max. 10cm,\nFrequenz F = 1kHz,\nmax. Zeitkoeffizient Z = 1:(4x103) = 0,25ms/cm,\nmin. Zeitkoeffizient Z = 1:(10x103) = 0,1ms/cm,\neinzustellender Zeitkoeffizient Z = 0,2ms/cm,\ndargestellte Länge L = 1:(103 x 0,2x10-3) = 5cm.\nLänge eines HF-Wellenzugs L = 1cm,\neingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,5µs/cm,\ngedrückte Dehnungstaste X-MAG. (x 10) : Z = 50ns/cm,\ngesuchte Signalfreq. F = 1:(1x50x10-9) = 20MHz,\ngesuchte Periodenzeit T = 1:(20x106) = 50ns.\nIst der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen\nSignalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeitmaßstab (X-MAG. x10) arbeiten. Durch Drehen des X-POS.Knopfes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte\ndes Bildschirms geschoben werden.\nDas Systemverhalten einer Impulsspannung wird durch deren Anstiegszeit bestimmt. Impuls-Anstiegs-/Abfallzeiten\nwerden zwischen dem 10%- und 90%-Wert ihrer vollen\n• Die Flanke des betr. Impulses wird exakt auf 5cm Schreibhöhe eingestellt (durch Y-Teiler und dessen Feineinstellung.)\n• Die Flanke wird symmetrisch zur X- und Y-Mittellinie\npositioniert (mit X- und Y-Pos. Einsteller).\n• Die Schnittpunkte der Signalflanke mit den 10%- bzw.\n90%-Linien jeweils auf die horizontale Mittellinie loten und\nderen zeitlichen Abstand auswerten (T=LxZ,).\n• Die optimale vertikale Bildlage und der Meßbereich für die\nAnstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt.\nBei einem eingestellten Zeitkoeffizienten von 5ns/cm ergäbe\ndas Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von\ntges = 1,6cm x 5ns/cm = 8ns\nBei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des OszilloskopVertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit des Signals ist dann\nta= √tges2 - tosc2 - tt2\nDabei ist tges die gemessene Gesamtanstiegszeit, tosz die\nvom Oszilloskop (HM1004-3: ca. 3,5ns) und tt die des Tastteilers, z.B. = 2ns. Ist tges größer als 34ns, kann die Anstiegszeit des Vertikalverstärkers vernachlässigt werden (Fehler\nObiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von\nta= √82 - 3,52 - 22 = 6,9ns\nDie Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht\nauf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie ist\nso nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage und\nbei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig ist\nnur, daß die interessierende Signalflanke in voller Länge, bei\nnicht zu großer Steilheit, sichtbar ist und daß der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird.\nZeigt die Flanke Vor- oder Überschwingen, darf man die 100%\nnicht auf die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittle-\nren Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen\n(glitches) neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr\nstarken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder\nAbfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit\nannähernd konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit ta (in ns) und Bandbreite B (in MHz):\nAnlegen der Signalspannung\nEin kurzes Drücken der AUTO SET-Taste genügt, um automatisch eine sinnvolle, signalbezogene Geräteeinstellung zu\nerhalten (siehe “AUTO SET”). Die folgenden Erläuterungen\nbeziehen sich auf spezielle Anwendungen, die eine manuelle\nBedienung erfordern. Die Funktion der Bedienelemente wird\nim Abschnitt “Bedienelemente und Readout” beschrieben.\nVorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den\nEs wird empfohlen, möglichst immer mit Tastteiler zu messen! Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte als Signalkopplung\nzunächst immer AC und als Ablenkkoeffizient 20V/cm einge-\nstellt sein. Ist die Strahllinie nach dem Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar, kann es sein, daß die\nSignalamplitude viel zu groß ist und den Vertikalverstärker\ntotal übersteuert. Dann ist der Ablenkkoeffizient zu erhöhen\n(niedrigere Empfindlichkeit), bis die vertikale Auslenkung nur\nnoch 3-8cm hoch ist. Bei kalibrierter Amplitudenmessung und\nmehr als 160 Vss großer Signalamplitude ist unbedingt ein\nTastteiler vorzuschalten. Ist die Periodendauer des Meßsignals\nwesentlich länger als der eingestellte Zeit-Ablenkkoeffizient,\nverdunkelt sich der Strahl. Dann sollte der Zeit-Ablenkkoeffizient vergrößert werden.\nDie Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Meßkabel\nwie z.B. HZ32 und HZ34 direkt oder über einen Tastteiler 10:1\ngeteilt möglich. Die Verwendung der genannten Meßkabel an\nhochohmigen Meßobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen, sinusförmigen Frequenzen\n(bis etwa 50kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen\nmuß die Meß-Spannungsquelle niederohmig, d.h. an den\nKabel-Wellenwiderstand (in der Regel 50Ω angepaßt sein.\nBesonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impulssignalen ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszilloskops\nmit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand\nabzuschließen. Bei Benutzung eines 50Ω Kabels wie z.B. HZ34\nist hierfür von HAMEG der 50Ω-Durchgangsabschluß HZ22\nerhältlich. Vor allem bei der Übertragung von Rechtecksignalen\nmit kurzer Anstiegszeit werden ohne Abschluß an den Flanken\nund Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Auch\nhöherfrequente (>100kHz) Sinussignale dürfen generell nur\nimpedanzrichtig abgeschlossen gemessen werden. Im allgemeinen halten Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer\ndie Nenn-Ausgangsspannung nur dann frequenzunabhängig\nein, wenn ihre Anschlußkabel mit dem vorgeschriebenen\nWiderstand abgeschlossen wurden.\nDabei ist zu beachten, daß man den Abschlußwiderstand\nHZ22 nur mit max. 2Watt belasten darf. Diese Leistung wird\nmit 10Veff oder - bei Sinussignal - mit 28,3Vss erreicht. Wird\nein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein Abschluß\nerforderlich. In diesem Fall ist das Anschlußkabel direkt an\nden hochohmigen Eingang des Oszilloskops angepaßt. Mit\nTastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur\ngeringfügig belastet (ca. 10MΩ II 12pF bzw. 100MΩ II 5pF bei\nHZ53). Deshalb sollte, wenn der durch den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. Außerdem stellt die Längsimpedanz\ndes Teilers auch einen gewissen Schutz für den Eingang des\nVertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten Fertigung sind\nalle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muß ein genauer\nAbgleich am Oszilloskop vorgenommen werden (siehe\nStandard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder\nweniger dessen Bandbreite; sie erhöhen die Anstiegszeit. In\nallen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt\nwerden muß (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir\ndringend dazu, die Tastköpfe HZ51 (10:1), HZ52 (10:1 HF) und\nHZ54 (1:1 und 10:1) zu benutzen. Das erspart u.U. die\nAnschaffung eines Oszilloskops mit größerer Bandbreite. Die\ngenannten Tastköpfe haben zusätzlich zur niederfrequenten\nKompensationseinstellung einen HF-Abgleich. Damit ist mit\nHilfe eines auf 1MHz umschaltbaren Kalibrators, z.B. HZ60,\neine Gruppenlaufzeitkorrektur an der oberen Grenzfrequenz\ndes Oszilloskops möglich. Tatsächlich werden mit diesen\nTastkopf-Typen Bandbreite und Anstiegszeit des Oszilloskops\nkaum merklich geändert und die Wiedergabe-Treue der Signalform u.U. sogar noch verbessert. Auf diese Weise könnten\nspezifische Mängel im Impuls-Übertragungsverhalten nachträglich korrigiert werden.\nWenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird, muß bei\nSpannungen über 400V immer DC-Eingangskopplung benutzt\nBei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht\nmehr frequenzunabhängig. Impulse können Dachschräge\nzeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt - belasten\naber den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator. Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400V (DC\n+ Spitze AC). Ganz besonders wichtig ist deshalb die DCEingangskopplung bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine\nzulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200V (DC + Spitze\nZur Unterdrückung störender Gleichspannung darf aber ein\nKondensator entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den Tastteiler geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung). Bei allen Tastteilern ist die zulässige\nEingangswechselspannung oberhalb von 20kHz frequenzabhängig begrenzt. Deshalb muß die Derating Curve des\nbetreffenden Tastteilertyps beachtet werden.\nWichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist die\nWahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst\nimmer nahe dem Meßpunkt liegen. Andernfalls können evtl.\nvorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile\ndas Meßergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind\nauch die Massekabel von Tastteilern. Sie sollen so kurz und\ndick wie möglich sein.\nBeim Anschluß des Tastteiler-Kopfes an eine BNC-Buchse\nsollte ein BNC-Adapter benutzt werden. Damit werden Masse- und Anpassungsprobleme eliminiert.\nDas Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im\nMeßkreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten)\nwird möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht,\nweil dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der\nMeßkabel fließen können (Spannungsabfall zwischen den\nSchutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen\nfremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).\nDie folgenden Beschreibungen setzen voraus, daß die\nBetriebsart “KOMPONENTEN TEST” abgeschaltet ist.\nBei eingeschaltetem Oszilloskop werden alle wichtigen Meßparameter-Einstellungen im Schirmbild angezeigt (Readout).\nDie auf der großen Frontplatte befindlichen Leuchtdiodenanzeigen erleichtern die Bedienung und geben zusätzliche\nInformationen. Endstellungen von Drehbereichen werden\ndurch ein akustisches Signal signalisiert.\nBis auf die Netztaste (POWER), die Kalibratorfrequenz-Taste\n(CAL. 1kHz/1MHz), den FOCUS-Einsteller und den Strahldrehungs-Einsteller (TR), werden alle anderen Bedienelemente\nelektronisch abgefragt. Alle elektronisch erfassten\nBedienfunktionen und ihre aktuellen Einstellungen können\ndaher gespeichert bzw. gesteuert werden. Die große Frontplatte ist, wie bei allen HAMEG-Oszilloskopen üblich, in Felder\nOben rechts neben dem Bildschirm befinden sich,\noberhalb der horizontalen Linie, folgende Bedienelemente und Leuchtdiodenanzeigen:\nden kann, ist abhängig von der aktuellen Betriebsart der\nDie Umschaltung erfolgt mit einem kurzen Tastendruck.\nBei eingeschaltetem READOUT sind folgende Schaltsequenzen möglich:\n(1) POWER - Netz-Tastenschalter mit Symbolen für Ein- (I)\nund Aus-Stellung (O).\nWird das Oszilloskop eingeschaltet, leuchten zunächst\nalle LED-Anzeigen auf und es erfolgt ein automatischer\nTest des Gerätes. Während dieser Zeit werden das\nHAMEG- Logo und die Softwareversion auf dem Bildschirm sichtbar. Wenn alle Testroutinen erfolgreich beendet wurden, geht das Oszilloskop in den Normalbetrieb\nüber und das Logo ist nicht mehr sichtbar. Im Normalbetrieb werden dann die vor dem Ausschalten gespeicherten Einstellungen übernommen und eine der LED’s\nzeigt den Einschaltzustand an.\nEs besteht die Möglichkeit, bestimmte Betriebsfunktionen\n(SETUP) zu ändern bzw. automatische Abgleichprozeduren\n(CALIBRATE) aufzurufen. Diesbezügliche Informationen\nkönnen dem Abschnitt “Menü” entnommen werden.\n(2) AUTO SET\nDrucktaste bewirkt eine automatische, signalbezogene\nGeräteeinstellung (siehe “AUTO SET). Auch wenn KOMPONENTEN TEST oder XY-Betrieb vorliegt, schaltet AUTO\nSET in die zuletzt benutzte Yt-Betriebsart (CH I, CH II oder\nDUAL). Sofern vorher alternierender Zeitbasis- (ALT) bzw.\nB-Zeitbasis-Betrieb vorlag, wird automatisch auf die AZeitbasis geschaltet. Siehe auch “AUTO SET”.\nLiegt CURSOR-Spannungsmessung vor, stellen sich die\nCursorlinien automatisch auf den positiven und negativen\nScheitelwert des Signals. Die Genauigkeit dieser Funktion nimmt mit zunehmender Signalfrequenz ab und wird\nauch durch das Tastverhältnis des Signals beeinflußt.\nBei DUAL-Betrieb beziehen sich die Cursorlinien auf das\nSignal, welches zur internen Triggerung benutzt wird.\nIst die Signalspannung zu gering, ändert sich die Position\nder Cursorlinien nicht.\nFernbedienung- (= remote control) LED leuchtet, wenn\ndas Gerät über die RS232-Schnittstelle auf Fernbedienungs-Betrieb geschaltet wurde. Dann ist das Oszilloskop\nmit den elektronisch abgefragten Bedienelementen nicht\nmehr bedienbar. Dieser Zustand kann durch Drücken der\nAUTO SET-Taste aufgehoben werden, wenn diese Funktion nicht ebenfalls über die RS232-Schnittstelle verriegelt wurde.\nMit einem langen Tastendruck kann das Readout ausoder eingeschaltet werden. Durch das Abschalten des\nReadout lassen sich Interferenzstörungen, wie sie auch\nbeim gechoppten DUAL-Betrieb auftreten können, vermeiden.\nBei abgeschaltetem READOUT ergeben sich mit kurzem\nTastendruck folgende Schaltsequenzen:\nNur A-Zeitbasisbetrieb: A - A.\nA- und B-Zeitbasisbetrieb: A - B - A.\nNur B-Zeitbasisbetrieb: B - B.\nXY-Betrieb: A - A.\nKomponententest-Betrieb: A - A.\nDie Strahlhelligkeit der jeweils gewählten Funktion wird\nauch bei ausgeschaltetem Gerät gespeichert. Beim\nWiedereinschalten des Oszilloskops liegen somit die\nletzten Einstellungen vor.\nMit Betätigen der AUTO SET-Taste wird die Strahlhelligkeit auf einen mittleren Wert gesetzt, wenn sie\nzuvor unterhalb dieses Wertes eingestellt war.\nStrahldrehung (= trace rotation). Einstellung mit Schraubenzieher (siehe “Strahldrehung TR”).\nStrahlschärfeeinstellung durch Drehknopf; wirkt gleichzeitig auf die Signaldarstellung und das Readout.\nDrucktasten für Geräteeinstellungen-Speicher. Das\nOszilloskop verfügt über 9 Speicherplätze. In diesen\nkönnen alle elektronisch erfaßten Geräteeinstellungen\ngespeichert bzw. aus diesen aufgerufen werden, mit\nAusnahme von: FOCUS, TR (Strahldrehung) und CALDrucktaste.\nMit dem INTENS-Drehknopf läßt sich die Strahl-Intensität (Helligkeit) für die Signaldarstellung(en) und das\nReadout einstellen. Linksdrehen verringert, Rechtsdrehen\nvergrößert die Helligkeit.\nUm einen Speichervorgang einzuleiten, ist die SAVETaste zunächst einmal kurz zu betätigen. Im Readout\noben rechts wird dann S für SAVE (= speichern) und eine\nSpeicherplatzziffer zwischen 1 und 9 angezeigt. Danach\nsind die SAVE- und die RECALL-Taste zur Wahl des\nSpeicherplatzes einzusetzen. Mit jedem kurzen Tastendruck auf SAVE (Pfeilsymbol nach oben zeigend) wird die\naktuelle Ziffer schrittweise erhöht, bis die “Endstellung”\n9 erreicht ist. Sinngemäß wird mit jedem kurzen Tastendruck auf RECALL (Pfeil nach unten zeigend) die aktuelle\nPlatzziffer schrittweise verringert, bis die “Endstellung”\n1 erreicht ist. Die Geräteeinstellung wird unter der gewählten Ziffer gespeichert, wenn anschließend die SAVETaste lang gedrückt wird.\nDem INTENS-Drehknopf sind die Leuchtdioden “A” für\nA-Zeitbasis, “RO” für Readout und “B” für B-Zeitbasis\nsowie der “READ OUT” Drucktaster zugeordnet. Welcher Funktion der INTENS-Drehknopf zugeordnet wer-\nBeim Aufruf von zuvor gespeicherten Geräteeinstellungen\nist zunächst die RECALL-Taste kurz zu drücken und dann\nder gewünschte Speicherplatz zu bestimmen. Mit einem\nlangen Tastendruck auf RECALL werden dann die früher\nDrehknopf mit zugeordneter Leuchtdioden-Anzeige und\ndarunter befindlichem Drucktaster.\nNur A-Zeitbasisbetrieb: A - RO - A.\nA- und B-Zeitbasisbetrieb: A - RO - B - A.\nNur B-Zeitbasisbetrieb: B - RO - B.\nXY-Betrieb: A - RO - A.\nKomponententest-Betrieb: A - RO - A.\ngespeicherten Bedienelemente-Einstellungen vom Oszilloskop übernommen.\nEs ist darauf zu achten, daß das darzustellende Signal\nmit dem Signal identisch ist, welches beim Speichern\nder Geräteeinstellung vorhanden war. Liegt ein anderes Signal an (Frequenz, Amplitude) als beim Abspeichern, können Darstellungen erfolgen, die scheinbar\nWurde SAVE oder RECALL versehentlich aufgerufen,\nschaltet das gleichzeitige Drücken beider Tasten die\nFunktion ab. Es kann aber auch ca. 10 Sekunden gewartet\nwerden und die Abschaltung erfolgt automatisch.\nWird das Oszilloskop ausgeschaltet, werden die letzten\nEinstellparameter automatisch in den Speicher mit der\nPlatzziffer 9 geschrieben und dort gespeicherte abweichende Einstellungen gehen verloren. Das läßt sich verhindern, indem vor dem Ausschalten die in Speicher "9"\ngespeicherten Einstellungen aufgerufen werden (RECALL\n9) und erst danach ausgeschaltet wird.\nBeide Tasten haben auch bei der Menüauswahl eine\nFunktion (siehe "Menü").\nUnterhalb des zuvor beschriebenen Feldes befinden sich\ndie Bedien- und Anzeigeelemente für die Y-Meßverstärker,\ndie Betriebsarten, die Triggerung und die Zeitbasen.\nLiegt kein Signal am Eingang (INPUT CHI (27)), entspricht\ndie Strahlposition einer Spannung von 0 Volt. Das ist der\nFall, wenn der INPUT CHI (27) bzw. im Additionsbetrieb\nbeide Eingänge (INPUT CHI (27), INPUT CHII (31)) auf\nGD (ground) (29) (33) geschaltet sind und automatische\nTriggerung (AT (11)) vorliegt.\nDer Strahl kann dann mit dem Y-POS. I-Einsteller auf\neine für die nachfolgende Gleichspannungsmessung\ngeeignete Rasterlinie positioniert werden. Bei der nachfolgenden Gleichspannungsmessung (nur mit DC-Eingangskopplung möglich) ändert sich die Strahlposition.\nUnter Berücksichtigung des Y-Ablenkkoeffizienten, des\nTeilungsverhältnisses des Tastteilers und der Änderung\nder Strahlposition gegenüber der zuvor eingestellten “0\nVolt Strahlposition” (Referenzlinie), läßt sich die Gleichspannung bestimmen.\nBei eingeschaltetem Readout kann die “0 Volt”-Strahl⊥ ) immer angeposition von Kanal I mit einem Symbol (⊥\nzeigt werden, d.h. die zuvor beschriebene Positionsbestimmung kann entfallen. Das Symbol für Kanal I wird im\nCHI und DUAL-Betrieb in der Bildschirmmitte links von\nder senkrechten Rasterlinie angezeigt. Voraussetzung für\ndie Anzeige des “0 Volt”-Symbols ist, daß die Softwareeinstellung ”DC REFERENCE. = ON” im “SETUP”-Untermenü “Miscellaneous” (Verschiedenes) vorliegt.\nBei XY- und ADD (Additions)-Betrieb wird kein ”⊥\n⊥” Symbol angezeigt.\nDieser Drehknopf dient dazu, die vertikale Strahlposition\nfür Kanal II zu bestimmen. Im Additions-Betrieb sind beide Drehknöpfe (Y-POS. I und Y-POS. II) wirksam. Im\nXY-Betrieb ist der Y-POS. II Drehknopf abgeschaltet, für\nX-Positionsänderungen ist der X-POS. (14) Drehknopf\nLiegt kein Signal am Eingang (INPUT CHII (31)) an, entspricht die vertikale Strahlposition einer Spannung von\n0 Volt. Das ist der Fall, wenn der INPUT CHII (31) bzw.\nim Additionsbetrieb beide Eingänge (INPUT CHI (27),\nINPUT CHII (31)) auf GD (ground) (29) (33) geschaltet\nsind und automatische Triggerung (AT (11)) vorliegt.\nMit dem Drücken der Strahltrennungs (= trace separation)\n-Taste leuchtet die zugeordnete LED, wenn alternierender Zeitbasisbetrieb (A alternierend B) vorliegt. Dann\nwirkt der Y-POS. I -Drehknopf als Y-Positionseinsteller\nfür die B-Zeitbasis-Signaldarstellung. Ohne diese Funktion würden beide Signaldarstellungen (A und B) in derselben Y-Position gezeigt und die mit der B-Zeitbasis erfolgende Signaldarstellung wäre nicht erkennbar. Die maximale Y-Positionsverschiebung beträgt ca. +/- 4 cm. Ein\nerneuter Tastendruck auf TRS schaltet die Funktion ab.\nOhne Veränderung des Y-POS. I -Drehknopfs wird TRS\nnach ca. 10 Sekunden automatisch abgeschaltet.\n(9) Y-POS. I\nfür Kanal I zu bestimmen. Bei Additionsbetrieb sind beide Drehknöpfe (Y-POS. I und Y-POS. II) wirksam.\nLeuchtet die “TRS”-LED (8), kann mit dem Y-POS. I\nDrehknopf die vertikale Position der alternierend dargestellten B-Zeitbasis Signaldarstellung bestimmt werden.\nDiese Funktion ist für jeden Kanal wirksam.\nDer Strahl kann dann mit dem Y-POS. II-Einsteller auf\nder Strahlposition gegenüber der zuvor eingestellten ”0\nBei eingeschaltetem Readout kann die “0 Volt”-Strahl⊥ ) immer angeposition von Kanal II mit einem Symbol (⊥\nzeigt werden, d.h. die zuvor beschriebene Positionsbestimmung kann entfallen. Das Symbol für Kanal II wird\nim CH II und DUAL-Betrieb in der Bildschirmmitte rechts\nvon der senkrechten Rasterlinie angezeigt.\nVoraussetzung für die Anzeige des “0 Volt”-Symbols\nist, daß die Softwareeinstellung ”DC REFERENCE. =\nON” im “SETUP”-Untermenü “Miscellaneous” (Verschiedenes) vorliegt.\n⊥ ” -SymBei XY- und ADD (Additions)-Betrieb wird kein ”⊥\nüber- oder unterschreiten muß (abhängig von der Flankenrichtung), um einen Zeit-Ablenkvorgang auszulösen. In\nden meisten Yt-Betriebsarten wird auf dem linken Rasterrand mit dem Readout ein Symbol eingeblendet, welches\nden Triggerpunkt anzeigt. Das Triggerpunkt-Symbol wird\nin den Betriebsarten abgeschaltet, in denen keine direkte\nBeziehung zwischen Triggersignal und Triggerpunkt vorliegt.\nWird die LEVEL-Einstellung geändert, ändert sich auch\ndie Position des Triggerpunkt-Symbols im Readout. Die\nÄnderung erfolgt in vertikaler Richtung und betrifft selbstverständlich auch den Strahlstart des Signals.\nUm zu vermeiden, daß das Triggerpunkt-Symbol andere\nReadoutinformationen überschreibt und um erkennbar\nzu machen, in welcher Richtung der Triggerpunkt das\nMeßraster verlassen hat, wird das Symbol durch einen\nnach oben oder unten zeigenden Pfeil ersetzt.\n(11) NM / AT Oberhalb dieses Drucktasters, der eine Doppelfunktion\nhat, befindet sich die NM (Normal-Triggerung)-LED. Sie\nleuchtet, wenn mit einem langen Tastendruck von AT\n(automatische -Spitzenwert- Triggerung) auf NormalTriggerung umgeschaltet wurde. Ein erneuter langer\nTastendruck schaltet auf automatische (Spitzenwert)\nTriggerung zurück und die NM-LED erlischt.\nDie zweite Funktion betrifft die Triggerflankenwahl. Mit\njedem kurzen Tastendruck wird die Flankenwahl vorgenommen. Dabei wird bestimmt, ob eine ansteigende\noder fallende Signalflanke die Triggerung auslösen soll.\nDie aktuelle Einstellung wird oben im Readout unter “TR:\nTriggerquelle, Flankenrichtung (\nangezeigt. Mit Umschalten auf alternierenden Zeitbasisoder B-Zeitbasis-Betrieb bleibt die letzte Einstellung unter A-Zeitbasis-Bedingungen gespeichert und die Taste\nkann zur Triggerflankenwahl für die B-Zeitbasis benutzt\nDie Spitzenwert-Erfassung (-Triggerung) wird bei automatischer Triggerung - abhängig von der Betriebsart und\nder gewählten Triggerkopplung - zu- oder abgeschaltet.\nDer jeweilige Zustand wird durch das Verhalten des\nTriggerpegel-Symbols beim Ändern des LEVEL-Knopfes\n1. Wird eine in Y-Richtung nicht abgelenkte Strahllinie\ngeschrieben und bewirkt die Änderung des LEVELDrehknopfes praktisch keine Verschiebung des\nTriggerpegel-Symbols, liegt Spitzenwert-Triggerung vor.\n2. Läßt sich das Triggerpegel-Symbol mit dem LEVELDrehknopf nur innerhalb der Grenzen der Signalamplitude verschieben, liegt ebenfalls SpitzenwertTriggerung vor.\n3. Die Spitzenwert-Triggerung ist abgeschaltet, wenn\neine ungetriggerte Darstellung erfolgt, nachdem sich\ndas Triggerpegel-Symbol außerhalb der Signaldarstellung befindet.\nDiese LED leuchtet, wenn die Zeitbasis Triggersignale\nerhält. Ob die LED aufblitzt oder konstant leuchtet, hängt\nvon der Frequenz des Triggersignals ab.\nIm XY-Betrieb leuchtet die TR-LED nicht.\nMit dem LEVEL-Drehknopf kann der Triggerpunkt, also\ndie Spannung bestimmt werden, die ein Triggersignal\nDie letzte A-Zeitbasis bezogene LEVEL-Einstellung bleibt\nerhalten, wenn auf alternierenden Zeitbasis- bzw. BZeitbasis-Betrieb umgeschaltet und die B-Zeitbasis\ngetriggert wird. Dann kann mit dem LEVEL-Einsteller der\nTriggerpunkt, bezogen auf die B-Zeitbasis, eingestellt\nwerden. Das Triggerpunkt-Symbol wird dann durch den\nBuchstaben “ B ” ergänzt.\nDieser Drehknopf bewirkt eine Verschiebung der Signaldarstellung in horizontaler Richtung.\nDiese Funktion ist insbesondere in Verbindung mit\n10facher X-Dehnung (X-MAG. x10) von Bedeutung. Im\nGegensatz zur in X-Richtung ungedehnten Darstellung,\nwird mit X-MAG. x10 nur ein Ausschnitt (ein Zehntel)\nüber 10cm angezeigt. Mit X-POS. läßt sich bestimmen\nwelcher Teil der Gesamtdarstellung 10fach gedehnt sichtbar ist.\n(15) X-MAG. x10\nJeder Tastendruck schaltet die zugeordnete LED an bzw.\nab. Leuchtet die x10 LED, erfolgt eine 10fache X-Dehnung. Der bzw. die dann gültige(n) Zeit-Ablenkkoeffizient(en) wird/werden oben links im Readout angezeigt.\nX-MAG. x10 wirkt auf die A- und die B-Zeitbasis, also auch\nim alternierenden Zeitbasis-Betrieb. Bei ausgeschalteter\nX-Dehnung kann der zu betrachtende Signalausschnitt\nmit dem X-POS.-Einsteller auf die mittlere vertikale Rasterlinie positioniert und danach mit eingeschalteter X-Dehnung betrachtet werden. Je nach X-POS.-Einstellung ist\nim alternierenden Zeitbasis-Betrieb der Hellsektor nicht\nIm XY-Betrieb ist die X-MAG. Taste wirkungslos.\nFür Kanal I steht im VOLTS/DIV.-Feld ein Drehknopf zur\nVerfügung, der eine Doppelfunktion hat.\nDer Drehknopf ist nur wirksam, wenn Kanal I aktiv\ngeschaltet und der Eingang eingeschaltet ist (AC- oder\nDC-Eingangskopplung). Kanal I ist im CH I- (Mono),\nDUAL- ADD- (Additions-) und XY-Betrieb wirksam. Die\nFeinsteller-Funktion wird unter VAR (17) beschrieben.\nDie folgende Beschreibung bezieht sich auf die Funktion:\nAblenkkoeffizienten-Einstellung (Teilerschalter). Sie liegt\nvor, wenn die VAR.- LED nicht leuchtet.\nMit Linksdrehen wird der Ablenkkoeffizient erhöht, mit\nRechtsdrehen verringert. Dabei können Ablenkkoeffizienten von 1mV/div. bis 20V/div. in 1-2-5 Folge\nDer Ablenkkoeffizient wird unten im Readout angezeigt\n(z.B. “Y1:5mV...). Im unkalibrierten Betrieb wird anstelle\ndes “:” ein “>” Symbol angezeigt.\n(18)DUAL - Drucktaste mit mehreren Funktionen.\nDUAL-Betrieb liegt vor, wenn die DUAL-Taste kurz\nbetätigt wurde. Wenn vorher Einkanal-Betrieb vorlag,\nwerden nun die Ablenkkoeffizienten beider Kanäle im\nReadout angezeigt. Die letzte Triggerbedingung\n(Triggerquelle: “TR:...”) bleibt bestehen, kann aber verändert werden. Nur wenn kein Eingang auf GD (Ground\n= Erde) geschaltet ist, sind alle Bedienelemente, welche\ndie Y-Ablenkung betreffen, wirksam.\nAlle kanalbezogenen Bedienelemente sind wirksam, wenn\nkein Eingang auf GD (29) (33) geschaltet wurde.\nDas Readout zeigt rechts neben dem Ablenkkoeffizienten\nvon Kanal II (Y2:...) an, wie die Kanalumschaltung erfolgt.\n“ALT” steht für alternierende und “CHP” für Chopper\n(Zerhacker) -Kanalumschaltung. Die Art der Kanalumschaltung wird automatisch durch die Zeitkoeffizienteneinstellung (Zeitbasis) vorgegeben.\n(17)CH I - Diese Drucktaste hat mehrere Funktionen.\nMit einem kurzen Tastendruck wird auf Kanal I (Einkanal-Betrieb) geschaltet. Wenn zuvor weder Externnoch Netz-Triggerung eingeschaltet war, wird auch die\ninterne Triggerquelle automatisch auf Kanal I umgeschaltet. Das Readout zeigt dann den Ablenkkoeffizienten von\nKanal I (“Y1...) und die Triggerquelle (“TR:Y1...). Die\nletzte Funktionseinstellung des VOLTS/DIV.-Drehknopfs\n(16) bleibt erhalten.\nAlle auf diesen Kanal bezogenen Bedienelemente sind\nwirksam, wenn der Eingang (27) nicht auf GD (29)\nMit jedem langen Betätigen der CH I-Taste wird die\nFunktion des VOLTS/DIV.-Drehknopfes umgeschaltet\nund mit der darüber befindlichen VAR-LED angezeigt.\nLeuchtet die VAR-LED nicht, kann mit dem Drehknopf\nder kalibrierte Ablenkkoeffizient von Kanal I verändert\nwerden (1-2-5 Folge).\nLeuchtet die VAR-LED nicht und wird die CH I-Taste lang\ngedrückt, leuchtet die VAR-LED und zeigt damit an, daß\nder Drehknopf nun als Feinsteller wirkt. Die kalibrierte\nAblenkkoeffizienteneinstellung bleibt solange erhalten,\nbis der Drehknopf einen Rastschritt nach links gedreht\nwird. Daraus resultiert eine unkalibrierte Signalamplitudendarstellung (“Y1>...”) und die dargestellte Signalamplitude\nwird kleiner. Wird der Drehknopf weiter nach links gedreht, vergrößert sich der Ablenkkoeffizient. Ist die untere Grenze des Feinstellbereichs erreicht, ertönt ein akustisches Signal.\nWird der Drehknopf nach rechts gedreht, verringert sich\nder Ablenkkoeffizient und die dargestellte Signalamplitude\nwird größer, bis die obere Feinstellbereichsgrenze erreicht ist. Dann ertönt wieder ein akustisches Signal und\ndie Signaldarstellung erfolgt kalibriert (“Y1:...”); der Drehknopf bleibt aber in der Feinsteller-Funktion.\nUnabhängig von der Einstellung im Feinstellerbetrieb kann\ndie Funktion des Drehknopfs jederzeit - durch nochmaliges\nlanges Drücken der CHI -Taste - auf die Teilerschalterfunktion (1-2-5 Folge, kalibriert) umgeschaltet werden.\nDann erlischt die VAR-LED und das möglicherweise noch\nangezeigte “ > ” Symbol wird durch “ : ” ersetzt.\nDie Beschriftung der Frontplatte zeigt, daß die CH I-Taste\nauch zusammen mit der DUAL-Taste (18) betätigt werden kann. Siehe Punkt (18).\nChopper (CHP)-Darstellung erfolgt automatisch in den\nZeitbasisbereichen von 500ms/div. bis 500µs/div. Dabei wird während eines Zeit-Ablenkvorganges die Signaldarstellung ständig zwischen Kanal I und II umgeschaltet.\nAlternierende Kanalumschaltung (ALT) erfolgt automatisch in den Zeitbasisbereichen von 200µs/div. bis 50ns/\ndiv. Dabei wird während eines Zeit-Ablenkvorganges nur\nein Kanal und mit dem nächsten Zeit-Ablenkvorgang der\nandere Kanal dargestellt.\nDie von der Zeitbasis vorgegebene Art der Kanalumschaltung kann geändert werden. Liegt DUAL-Betrieb\nvor und werden die DUAL- (18) und die CH I-Taste (17)\ngleichzeitig betätigt, erfolgt die Umschaltung von ALT\nauf CHP bzw. CHP auf ALT. Wird danach die Zeitkoeffizienteneinstellung (TIME/DIV.-Drehknopf) geändert, bestimmt der Zeitkoeffizient erneut die Art der\nkann durch gleichzeitiges Drücken der DUAL- (18) und der\nCH II-Taste (21) eingeschaltet werden, wenn zuvor DUALBetrieb vorlag. Im Additionsbetrieb wird das TriggerpegelSymbol abgeschaltet. Der Additionsbetrieb wird im\nReadout durch das Additionssymbol “+” zwischen den\nAblenkkoeffizienten beider Kanäle angezeigt.\nIm ADD (Additions) -Betrieb werden zwei Signale addiert\nbzw. subtrahiert und das Resultat (algebraische Summe\nbzw. Differenz) als ein Signal dargestellt. Das Resultat ist\nnur dann richtig, wenn die Ablenkkoeffizienten beider\nKanäle gleich sind (siehe auch "Betriebsarten der Vertikalverstärker").\nDie Zeitlinie kann mit beiden Y-POS.-Drehknöpfen beeinflußt werden.\nXY-Betrieb wird mit einem langen Tastendruck auf die\nDUAL-Taste eingeschaltet. Die Ablenkkoeffizientenanzeige im Readout zeigt dann “Y: ...” für Kanal I, “X: ...”\nfür Kanal II und “XY” für die Betriebsart. Bei XY-Betrieb\nsind die gesamte obere Readoutzeile und das\nTriggerpegel-Symbol abgeschaltet; das gilt auch für\ndie entsprechenden Bedienelemente. Die Kanal II betreffende INV (Invertierung)-Taste (33) und der Y-POS. IIEinsteller (10) sind ebenfalls unwirksam. Eine Signalpositionsänderung in X-Richtung kann mit dem X-POS.Einsteller (14) vorgenommen werden.\nDrucktaste mit Doppelfunktion und LED-Anzeige.\nDie Drucktaste und die LED-Anzeige sind abgeschaltet,\nwenn Netzfrequenz-Triggerung oder XY-Betrieb vorliegt.\nMit der Drucktaste wird die Wahl der Triggerquelle vorgenommen. Die Triggerquelle wird mit der LED-Anzeige\nund mit dem Readout angezeigt (”TR:Triggerquelle,....,...”).\nDer Drehknopf ist nur wirksam, wenn Kanal II aktiv\nDC-Eingangskopplung). Kanal II ist im CH II (Mono)-,\nDUAL-, ADD- (Additions-) und XY-Betrieb wirksam.\nDie Feinsteller-Funktion wird unter VAR (21) beschrieben.\nDer Begriff “Triggerquelle” beschreibt die Signalquelle,\nderen Signal zur Triggerung benutzt wird. Es stehen drei\nTriggerquellen zur Verfügung:\nKanal I, Kanal II (beide werden als interne Triggerquellen\nbezeichnet) und der TRIG. EXT. (34) Eingang als externe\nRechtsdrehen verringert. Dabei können Ablenkkoeffizienten von 1mV/div. bis 20V/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden.\nDer Begriff “interne Triggerquelle” beschreibt, daß\ndas Triggersignal vom Meßsignal stammt.\nCHI - CHII - EXT:\nMit jedem kurzen Tastendruck wird die Triggerquelle\numgeschaltet. Die Verfügbarkeit der internen\nTriggerquellen hängt von der gewählten Kanal-Betriebsart ab. Die Schaltsequenz lautet:\nI - II - EXT - I bei DUAL- und ADD- (Addition) Betrieb.\nI - EXT - I bei Kanal I (Einkanal) Betrieb.\nII - EXT - II bei Kanal II (Einkanal) Betrieb.\nDas Triggerpunktsymbol wird bei Extern-Triggerkoppelung nicht angezeigt.\nMit einem langen Tastendruck wird die (interne) alternierende Triggerung eingeschaltet. Dann leuchten die TRIG.\nLED‘s CHI und CHII gemeinsam und das Readout zeigt\n“TR:ALT...”. Da die alternierende Triggerung auch alternierenden DUAL-Betrieb voraussetzt, wird diese Betriebsart automatisch mit eingeschaltet. In dieser Betriebsart erfolgt die Umschaltung der internen Triggerquellen synchron mit der Kanalumschaltung. Bei alternierender Triggerung wird das Triggerpegel-Symbol\nnicht angezeigt. Mit einem kurzen Tastendruck kann die\nalternierende Triggerung abgeschaltet werden.\nIn Verbindung mit alternierender Triggerung werden folgende Triggerkopplungsarten nicht ermöglicht: TVL (TVZeile), TVF (TV-Bild) und ~ (Netztriggerung).\nWenn eine der folgenden Betriebsarten vorliegt, kann\nnicht auf alternierende Triggerung umgeschaltet werden,\nbzw. wird die alternierende Triggerung automatisch abgeschaltet: ADD (Additions) -Betrieb, alternierender\nZeitbasis- und B-Zeitbasis-Betrieb.\n(z.B. “Y1:5mV...”). Im unkalibrierten Betrieb wird anstelle des “ : ” ein “ > ” Symbol angezeigt.\n(21)CH II - Diese Drucktaste hat mehrere Funktionen.\nMit einem kurzen Tastendruck wird auf Kanal II (EinkanalBetrieb) geschaltet. Wenn zuvor weder externe noch\nNetz-Triggerung eingeschaltet waren, wird die interne\nTriggerquelle automatisch auf Kanal II umgeschaltet. Das\nReadout zeigt dann den Ablenkkoeffizienten von Kanal II\n(“Y2...”) und die Triggerquelle (“TR:Y2...”). Die letzte\nFunktionseinstellung des VOLTS/DIV.-Drehknopfs (20)\nwirksam, wenn der Eingang (31) nicht auf GD (33)\nMit jedem langen Betätigen der CH II-Taste wird die\nFunktion des VOLTS/DIV.-Drehknopfs umgeschaltet und\nmit der darüber befindlichen VAR-LED angezeigt. Leuchtet die VAR-LED nicht, kann mit dem Drehknopf der\nkalibrierte Ablenkkoeffizient von Kanal II verändert werden (1-2-5 Folge).\nLeuchtet die VAR-LED nicht und wird die CH II-Taste lang\nwird. Daraus resultiert eine unkalibrierte Signalamplitudendarstellung (“Y2>...”) und die dargestellte Signalamplitude\ndie Signaldarstellung erfolgt kalibriert (“Y2:...”); der Drehknopf bleibt aber in der Feinsteller-Funktion.U n a b h ä n gig von der Einstellung im Feinstellerbetrieb kann die\nFunktion des Drehknopfs jederzeit - durch nochmaliges\nlanges Drücken der VAR. -Taste - auf die Teilerschalterfunktion (1-2-5 Folge, kalibriert) umgeschaltet werden.\nDann erlischt die VAR-LED und das “ > ” Symbol wird\ndurch “ : ” ersetzt.\nDie Beschriftung der Frontplatte zeigt, daß die CH IITaste auch zusammen mit der DUAL-Taste (18) betätigt\nwerden kann. Siehe Punkt (18).\n(20)VOLTS/DIV. - Für Kanal II steht im VOLTS/DIV.-Feld ein\nDrehknopf zur Verfügung, der eine Doppelfunktion hat.\n(22)TRIG. MODE - Drucktasten mit LED’s.\nWird eine der beiden TRIG. MODE-Tasten betätigt, wird\ndie Triggerkopplung (Signalankopplung an die\nTriggereinrichtung) umgeschaltet. Die Triggerkopplung\nwird mit der LED-Anzeige und oben im Readout angezeigt (z.B. TR:...,..., AC”).\nAusgehend von AC-Triggerkopplung bewirkt jeder Tastendruck auf die untere TRIG. MODE-Taste ein Weiterschalten in der Folge:\nAC - Wechselspannungsankopplung\nDC - Gleichspannungsankopplung (Spitzenwerterfassung bei automatischer Triggerung abgeschaltet)\nHF - Hochfrequenzankopplung mit Unterdrückung niederfrequenter Signalanteile (kein TriggerpegelSymbol)\nNR - Hochfrequenz-Rauschunterdrückung\nLF - Niederfrequenzankopplung mit Unterdrückung\nTVL - TV-Triggerung durch Zeilen-Synchronimpulse (kein\nTVF - TV-Triggerung durch Bild-Synchronimpulse (kein\nIn einigen Betriebsarten, wie z.B. bei alternierender\nTriggerung, stehen nicht alle Triggerkopplungsarten zur\nVerfügung und sind daher nicht einschaltbar.\nBei Netzfrequenz-Triggerung leuchtet die separat angeordnete LED:\n- Netzfrequenzankopplung (kein Triggerpegel-Symbol) und das Readout zeigt “TR:~”.\nDie TRIG. -Taste (19) ist dann wirkungslos und es leuchtet keine TRIG. -LED (19).\nALT- (A alternierend mit B) und B-Zeitbasisbetrieb:\nIn diesen Betriebsarten der Zeitbasis wirkt der DEL.POSDrehknopf als Verzögerungszeit-Einsteller (die zuvor im\nA-Zeitbasisbetrieb gewählte Holdoff-Zeiteinstellung bleibt\nerhalten). Die Verzögerungszeit wird im ALT- (alternierender A- und B-Zeitbasis) Betrieb auf dem Strahl der AZeitbasis durch den Anfang (links) eines Hellsektors\nDie Zeitspanne zwischen dem Start der A-Zeitbasis und\ndem Hellsektoranfang ist die Verzögerungszeit. Sie wird\n∆t:...” (Delay time = Verzögerungszeit)\nim Readout mit “∆\nangezeigt, wenn sich die B-Zeitbasis im Freilaufbetrieb\n(ungetriggert) befindet. Die Verzögerungszeitanzeige\nbezieht sich auf den Zeit-Ablenkkoeffizienten der A-Zeitbasis und dient lediglich als Hilfe zum Auffinden des z.T.\nsehr schmalen Hellsektors.\nMit dem im TIME/DIV. Feld befindlichen Drehknopf wird\nder Zeit-Ablenkkoeffizient eingestellt und oben links im\nReadout angezeigt. Leuchtet die oberhalb des Drehknopfes befindliche VAR-LED nicht, wirkt der Drehknopf\nals Zeitbasisschalter. Er bewirkt dann die Zeit-Ablenkkoeffizientenumschaltung in 1-2-5 Folge; dabei ist die\nZeitbasis kalibriert. Linksdrehen vergrößert und Rechtsdrehen verringert den Zeit-Ablenkkoeffizienten. Leuchtet\ndie VAR-LED, wirkt der Drehknopf als Feinsteller. Die\nfolgende Beschreibung bezieht sich auf die Funktion als\nBei A-Zeitbasis-Betrieb verändert der Drehknopf nur diese Zeitbasis. Ohne X Dehnung x10 können Zeit-Ablenkkoeffizienten zwischen 500ms/div. und 50ns/div. in 1-25 Folge (kalibriert) gewählt werden.\nIn diesen Zeitbasisbetriebsarten kann mit dem Drehknopf\nnur der B-Zeit-Ablenkkoeffizient bestimmt werden. Der\nEinstellbereich der B-Zeitbasis reicht von 20ms/div. bis\n50ns/div., ist aber abhängig von der A-Zeitbasis.\nAufgabe des ALT- und B-Zeitbasisbetriebs ist es, einen Teil\n(Ausschnitt) der A-Zeitbasis-Signaldarstellung gedehnt darzustellen. Deshalb sollte der Zeit-Ablenkkoeffizient der BZeitbasis immer kleiner sein als der Zeit-Ablenkkoeffizient\nder A-Zeitbasis. Der B-Zeitablenkkoeffizient kann auf den\ngleichen Wert wie der A-Zeitablenkkoeffizient eingestellt\nwerden, darf aber in keinem Fall größer sein. Das Oszilloskop\nverhindert dieses automatisch.\n(23)HO - LED\nDEL.POS. Dieser Drehknopf hat zwei vom Zeitbasisbetrieb abhängige Funktionen.\nWird nur die A-Zeitbasis betrieben, wirkt der Drehknopf\nals Holdoff-Zeiteinsteller. Bei minimaler Holdoff-Zeit ist\ndie HO-LED nicht eingeschaltet. Wird der Drehknopf im\nUhrzeigersinn gedreht, leuchtet die HO-LED und die\nHoldoff-Zeit vergrößert sich. Bei Erreichen der maximalen Holdoff-Zeit ertönt ein Signal.\nSinngemäß verhält es sich, wenn in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird und die minimale Holdoff-Zeit\nerreicht wurde (HO-LED erlischt). Die letzte HoldoffZeiteinstellung bleibt gespeichert und wird automatisch\nauf den Minimalwert gesetzt, wenn eine andere AZeitbasis Einstellung gewählt wird. (Über die Anwendung\nder “Holdoff-Zeiteinstellung” informiert der gleichnamiÄnderungen vorbehalten\nB - Mit dieser Drucktaste ist die Zeitbasisbetriebsart\nDas Oszilloskop verfügt über 2 Zeitbasen (A und B). Mit\nder B-Zeitbasis läßt sich ein Ausschnitt der Signaldarstellung der A-Zeitbasis vergrößert darstellen. Das\nVerhältnis Zeit-Ablenkkoeffizient A zu Zeitablenkkoeffizient\nB bestimmt die Vergrößerung. Mit zunehmender Vergrößerung nimmt die Strahlhelligkeit der B-Darstellung ab.\nWenn eine zum Triggern geeignete Signalflanke am\nAnfang der B-Zeitbasis-Signaldarstellung vorliegt, kann\ndie Darstellung auch getriggert vorgenommen werden.\nMit jedem kurzen Tastendruck wird zwischen A-Zeitbasis\nund alternierendem (ALT) Zeitbasisbetrieb gewählt. Die\naktuelle Zeitbasis-Betriebsart wird durch das Readout\nIst nur die A-Zeitbasis in Betrieb, zeigt das Readout oben\nlinks auch nur “A.....”. Der TIME/DIV.- Drehknopf beeinflußt dann nur die A-Zeitbasis.\nBei alternierendem (ALT) Zeitbasis-Betrieb zeigt das\nReadout die Zeit-Ablenkkoeffizienten beider Zeitbasen\n(“A....” und rechts daneben “B....”) an. In diesem Falle\nbeeinflußt der TIME/DIV.-Drehknopf nur die B-Zeitbasis.\nBei ALT-Zeitbasisbetrieb wird ein Teil der A-Zeitbasis\naufgehellt dargestellt (siehe “INTENS”). Die horizontale\nPosition des aufgehellten Sektors ist mit dem DEL. POS.Drehknopf kontinuierlich veränderbar, wenn die B-Zeitbasis im Freilauf-Betrieb arbeitet (siehe “HO- DEL. POS.”).\nDer Zeit-Ablenkkoeffizient der B-Zeitbasis bestimmt die\nBreite des aufgehellten Sektors. Nur der aufgehellte\nSektor der A-Zeitbasis-Signaldarstellung wird mit der BZeitbasis dargestellt. Die vertikale Strahlposition der mit\nB-Zeitbasis vorgenommenen Signaldarstellung kann in\ndieser Zeitbasis-Betriebsart verändert werden (siehe\nEin langer Tastendruck schaltet auf B-Zeitbasisbetrieb,\nfalls zuvor A- oder alternierender Zeitbasisbetrieb (ALT)\nvorlag. Liegt (nur) B-Zeitbasisbetrieb vor, schaltet ein\nkurzer Tastendruck auf (nur) A-Zeitbasisbetrieb, bzw. ein\nlanger Tastendruck auf alternierenden Zeitbasisbetrieb.\nVAR - Drucktaste mit Doppelfunktion.\nMit einem kurzen Tastendruck wird zwischen getriggerter\noder freilaufender (ungetriggerter) B-Zeitbasis umgeschaltet, wenn alternierender- (ALT) oder B-Zeitbasisbetrieb\nDie aktuelle Einstellung wird oben rechts im Readout\nangezeigt. Im Freilaufbetrieb wird die Verzögerungszeit\n(“Dt:...”) angezeigt. Mit kurzem Betätigen der DEL.\nTRIG.-Taste wird stattdessen “DTr: Triggerflankenrichtung, DC (Triggerkopplung)” angezeigt. Die für die\nA-Zeitbasis gewählten Trigger-Parameter (LEVEL-Einstellung, Flankenrichtung und Kopplung) werden gespeichert\nund bleiben erhalten.\nDer Trigger-LEVEL (13) und die Flankenrichtung (11)\nkönnen nun, unabhängig von den vorherigen Einstellungen, für die B-Zeitbasis mit denselben Bedienelementen\neingestellt werden. Normal-Triggerung und DC-Triggerkopplung sind für die Triggereinrichtung der B-Zeitbasis\nBei geeigneter Einstellung wird auf die nächste geeignete Signalflanke, die nach Ablauf der im Freilauf eingestellten Verzögerungszeit (Anfang des Hellsektors) auftritt,\ngetriggert. Bei mehreren Triggerflanken in der A-Zeitbasis Darstellung erfolgt beim Drehen am DEL. POS.Knopf nun die Verschiebung des Hellsektors nicht mehr\nkontinuierlich, sondern von Triggerflanke zu Triggerflanke\nLiegt eine Betriebsart vor, in der das Triggerpegelsymbol\nangezeigt wird, ändert es sich mit dem Umschalten auf\nDelay-Trigger. Das Triggerpegelsymbol wird um den Buchstaben “B” ergänzt und kann mit dem LEVEL-Knopf in\nseiner vertikalen Position verändert werden.\nBefindet sich das B-Triggerpegelsymbol im alternierenden Zeitbasis-Betrieb außerhalb der Signaldarstellung der\nA-Zeitbasis, wird die B-Zeitbasis nicht getriggert. Deshalb\nerfolgt dann keine Darstellung der B-Zeitbasis. Im (nur) BZeitbasis-Betrieb verhält es sich nicht anders, nur das\nsich dann das B-Symbol auf die Signaldarstellung der BZeitbasis bezieht.\nMit einem langen Tastendruck kann die Funktion des\nTIME/DIV. Drehknopfes geändert werden. Die Änderung betrifft nur die gerade aktive Zeitbasis (im alternierenden Zeitbasisbetrieb die B-Zeitbasis).\nDer TIME/DIV. Drehknopf (24) kann als Zeit-Ablenkkoeffizienten-Schalter oder als Zeit-Feinsteller arbeiten.\nDie aktuelle Funktion wird mit der VAR -LED angezeigt.\nLeuchtet die VAR-LED, wirkt der Drehknopf als Feinsteller. Nach dem Umschalten auf diese Funktion bleibt\ndie Zeitbasis noch kalibriert. Wird der TIME/DIV.-Drehknopf einen Rastschritt nach links gedreht, erfolgt die\nZeitablenkung unkalibriert. Im Readout wird dann anstelle “A:...” nun “A>...”, bzw. statt “B:...” nun “B>...”\nangezeigt. Mit weiterem Linksdrehen vergrößert sich der\nZeit-Ablenkkoeffizient (unkalibriert), bis das Maximum\nakustisch signalisiert wird. Sinngemäß erfolgt die Verringerung des (unkalibrierten) Zeit-Ablenkkoeffizienten, wenn\nder Drehknopf nach rechts gedreht wird. Ist der elektrische “Rechtsanschlag” erreicht, wird dieser Zustand\nauch durch ein akustisches Signal angezeigt. Dann ist der\nFeinsteller in der kalibrierten Stellung und das vor dem\nZeit-Ablenkkoeffizienten angezeigte “>” Symbol wird\ndurch das “:” Symbol ersetzt. Bei Feinstellerbetrieb\nbleibt die aktuelle Einstellung erhalten, auch wenn die\nZeitbasisbetriebsart geändert wird.\nLiegt Feinstellerbetrieb vor und wird die DEL.TRIG. VAR.-Taste lang gedrückt, erlischt die VAR-LED. Dann\nwirkt der TIME/DIV.- Drehknopf wieder als Zeitbasisschalter und die Zeitbasis befindet sich automatisch im\nIm untersten Feld der großen Frontplatte befinden sich\nBNC-Buchsen und vier Drucktasten, sowie eine 4 mm\nBuchse für Bananenstecker.\n(27)INPUT CH I\nBNC-Buchse dient als Signaleingang für Kanal I. Der\nAußenanschluß der Buchse ist galvanisch mit dem (Netz)\nSchutzleiter verbunden. Bei XY-Betrieb ist der Eingang\nauf den Y-Meßverstärker geschaltet. Dem Eingang sind\ndie im Folgenden aufgeführten Drucktasten zugeordnet:\n(28)ACDC - Drucktaste mit zwei Funktionen.\nAC - DC:\nJeder kurze Tastendruck schaltet von AC- (Wechselspannung) auf DC (Gleichspannung) Signalankopplung,\nbzw. von DC- auf AC-Signalankopplung. Die aktuelle\nEinstellung wird im Readout im Anschluß an den Ablenkkoeffizienten mit dem “ ~ ” bzw. dem “ = ” Symbol\nMit einem langen Tastendruck kann der im Readout\nangezeigte Ablenkkoeffizient von Kanal 1 zwischen 1:1\nund 10:1 umgeschaltet werden. Ein angeschlossener\n10:1 Tastteiler wird bei der Ablenkkoeffizientenanzeige\nund der cursorunterstützten Spannungsmessung berücksichtigt, wenn vor dem Ablenkkoeffizienten ein Tastkopfsymbol angezeigt wird (z.B. “Tastkopfsymbol, Y1....”).\nWird ohne Tastteiler gemessen (1:1), muß das Tastkopfsymbol abgeschaltet sein.\n(29)GD - INV - Drucktaste mit zwei Funktionen.\nMit jedem kurzen Tastendruck wird zwischen eingeschaltetem und abgeschaltetem Eingang (INPUT CHI\nBei abgeschaltetem Eingang (GD = ground) wird im\nReadout das Erde-Symbol anstelle des Ablenkkoeffizienten\nund der Signalankopplung angezeigt. Dann ist das am\nSignaleingang anliegende Signal abgeschaltet und es\nwird (bei automatischer Triggerung) nur eine in Y-Richtung unabgelenkte Strahllinie dargestellt, die als Referenzlinie für Massepotential (0 Volt) benutzt werden kann.\nBezogen auf die zuvor bestimmte Y-Position der Strahllinie, kann die Höhe einer Gleichspannung bestimmt\nwerden. Dazu muß der Eingang wieder eingeschaltet und\nmit Gleichspannungskopplung (DC) gemessen werden.\nbzw. von DC- auf AC-Signalankopplung.\nEinstellung wird im Readout im Anschluß an den Ablenkkoeffizienten mit dem “~” bzw. dem “=” Symbol angezeigt.\nangezeigte Ablenkkoeffizient von Kanal 2 zwischen 1:1\nund der cursorunterstützten Spannungsmessung berücksichtigt, wenn vor dem Ablenkkoeffizienten ein\nTastkopfsymbol angezeigt wird (z.B. “Tastkopfsymbol,\n(33)GD - INV - Drucktaste mit zwei Funktionen.\nMit jedem kurzen Tastendruck wird zwischen eingeschaltetem und abgeschaltetem Eingang (INPUT CHII\nMit dem Readout kann auch ein Symbol für die “0 Volt”Referenzposition angezeigt werden. Siehe Y-POS. I (9).\nIn Stellung “GD” sind die AC-DC -Taste (28) und der\nVOLTS/DIV.-Drehknopf (16) abgeschaltet.\nBezogen auf die zuvor bestimmte Y-Position der Strahllinie, kann der Wert einer Gleichspannung bestimmt\nMit jedem langen Betätigen dieser Taste wird zwischen\nnichtinvertierter und invertierter Darstellung des Kanal I\nSignales umgeschaltet. Bei Invertierung wird im Readout\nein Strich über die Kanalangabe (Y1) gesetzt. Dann erfolgt\neine um 180° gedrehte Signaldarstellung von Kanal I.\nWird die Taste erneut lang betätigt, erfolgt wieder die\nMit dem Readout kann auch ein Symbol für die “0 Volt”Referenzposition angezeigt werden. Siehe Y-POS. II\nfür Bananenstecker mit einem Durchmesser von 4 mm.\nDie Buchse ist galvanisch mit dem (Netz) Schutzleiter\nDie Buchse dient als Bezugspotentialanschluß bei CT\n(Komponententester-Betrieb), kann aber auch bei der\nMessung von Gleichspannungen bzw. niederfrequenten\nWechselspannungen als Meßbezugspotentialanschluß\n(31)INPUT CH II - BNC-Buchse\ndient als Signaleingang für Kanal II. Der Außenanschluß\nder Buchse ist galvanisch mit dem (Netz) Schutzleiter\nverbunden. Bei XY-Betrieb ist der Eingang auf den XMeßverstärker geschaltet. Dem Eingang sind die im\nFolgenden aufgeführten Drucktasten zugeordnet:\nIn Stellung “GD” sind die AC-DC -Taste (32) und der\nVOLTS/DIV.-Drehknopf (20) abgeschaltet.\nnichtinvertierter und invertierter Darstellung des Kanal II\nein Strich über die Kanalangabe (Y2) gesetzt. Dann erfolgt\neine um 180° gedrehte Signaldarstellung von Kanal II\n(nicht im XY-Betrieb). Wird die Taste erneut lang betätigt,\nerfolgt wieder die nichtinvertierte Signaldarstellung.\n(34)TRIG. EXT. - BNC-Buchse\ndient als Signaleingang für externe Triggersignale. Die\nTriggerquelle wird mit der TRIG.- Taste (19) bestimmt.\nDer Außenanschluß der Buchse ist galvanisch mit dem\n(Netz) Schutzleiter verbunden.\nUnter der Strahlröhre befinden sich die Cursor-, Kalibrator- und Komponententest-Bedienelemente, sowie\n(32)ACDC - Drucktaste mit zwei Funktionen.\nBei DUAL-Betrieb müssen sich die CURSOR-Linien auf\ndas Signal ( von Kanal I oder II) entsprechend der\ngewählten Einstellung (Readout: ∆V1... oder ∆V2...)\nMit einem langen Tastendruck kann ein Menü (MAIN\nMENU) aufgerufen werden, das die Untermenüs\nSETUP und CALIBRATE enthält.\nWenn ein Menü angezeigt wird, sind folgende Tasten\n1. Die SAVE- und die RECALL-Taste (7).\nMit kurzem Tastendruck läßt sich das nächste Menü\n(Untermenü) bzw. der darin enthaltene Menüpunkt\nbestimmen. Das aktuelle Menü bzw. der Menüpunkt\nwird mit größerer Strahlhelligkeit angezeigt.\n2. SAVE-Taste (7) mit SET-Funktion.\nWird die SAVE-Taste lang gedrückt (SET-Funktion) wird\ndas gewählte Menü bzw. der Menüpunkt aufgerufen.\nIst der Menüpunkt mit ON / OFF gekennzeichnet,\nerfolgt die Umschaltung auf die zuvor nicht aktive\nEinige Menüpunkte stehen nur dem HAMEG Service zur\nVerfügung und es wird „PRESS SECURITY KEY!“\nangezeigt. Dann muß mit der AUTOSET-Taste (3)\n3. Die AUTOSET-Taste (3).\nJeder Tastendruck schaltet in der Rangordnung der\nMenüstruktur einen Schritt zurück, bis MAIN MENU\nangezeigt wird. Mit dem nächsten Tastendruck wird das\nMenü abgeschaltet und die AUTOSET-Taste übernimmt\nihre normale Funktion.\n∆t - Diese Drucktaste hat mehrere Funktionen.\nDie folgende Beschreibung setzt voraus, daß CT (KOMPONENTEN TEST) -Betrieb nicht vorliegt und das READOUT\nWird die Drucktaste lang gedrückt, werden die MeßCursoren aus- oder eingeschaltet.\nMit einem kurzen Tastendruck kann bestimmt werden,\nwelcher Ablenkkoeffizient (Kanal I oder II) bei einer\nSpannungsmessung mit Hilfe der CURSOR-Linien zu\nberücksichtigen ist, wenn folgende Voraussetzungen\n1. Es muß CURSOR-Spannungsmessung (∆\ndas Readout zeigt dann “∆\n∆VX...”. Falls “∆t” oder “f” angezeigt wird,\ngenügt ein langer Tastendruck auf die Taste I/II- ∆V/\n∆t (38) um auf Spannungsmessung zu schalten.\n2. Das Oszilloskop muß auf DUAL- oder XY-Betrieb\ngeschaltet sein. Nur dann besteht die Notwendigkeit,\ndie möglicherweise unterschiedlichen Ablenkkoeffizienten (VOLTS/DIV.) der Kanäle zu berücksichtigen.\n∆t)Mit einem kurzen Tastendruck kann zwischen Zeit (∆\n∆t = Readoutanzeige “f...”)\nund Frequenzmessung (1/∆\ngewählt werden, wenn zuvor mit langem Drücken der\n∆t - (TRK) (37) von Spannungs- auf Zeit/\nTaste I/II- ∆V/∆\nFrequenz-Messung umgeschaltet wurde. Dann wird im\n∆t...” oder “f...” angezeigt.\nBei XY-Betrieb ist diese Funktion abgeschaltet und\nweder eine Zeit- noch eine Frequenz-Messung möglich.\nDie folgende Beschreibung setzt voraus, daß kein CT\n(KOMPONENTEN TEST) -Betrieb vorliegt und das READOUT eingeschaltet ist. Außerdem müssen die CURSOR-Linien angezeigt werden.\nUm Messungen mit Hilfe der Cursoren vornehmen zu\nkönnen, muß die Position beider Cursorlinien separat und\ngemeinsam einstellbar sein. Die Positionseinstellung der\naktiv geschalteten CURSOR-Linie(n) erfolgt mit der “CURSOR”-Wipptaste (39).\nMit gleichzeitigem kurzen Drücken beider Tasten ON/\n∆t (36) und ∆V/∆\n∆t - I/II (38) kann\nOFF - CHI/II - 1/∆\nbestimmt werden, ob nur eine CURSOR-Linie oder beide\n-Linien (TRK = track) aktiv geschaltet sind.\nWerden beide CURSOR als nicht unterbrochene Linien\nangezeigt, erfolgt die CURSOR-Steuerung mit eingeschalteter TRK -Funktion. Mit der CURSOR-Wipptaste\n(39) lassen sich dann beide Linien gleichzeitig beeinflussen.\n(38) I/II ∆V/∆\nDie folgende Beschreibung setzt voraus, daß CT (KOMPONENTEN TEST) -Betrieb nicht vorliegt und das READOUT eingeschaltet ist.\nMit jedem kurzen Tastendruck wird von CURSOR I auf\nII umgeschaltet. Der “aktive” CURSOR wird als eine\nnicht unterbrochene “Linie” angezeigt. Diese wird aus\nvielen einzelnen Punkten gebildet. Der nicht-aktive Cursor zeigt Lücken in der Punktierung.\nDie Positionseinstellung der aktiv geschalteten CURSOR-Linie wird mit der “CURSOR”-Wipptaste (39) vorgenommen.\nWerden beide CURSOR-Linien als aktiv angezeigt, liegt\nTRK (37) Bedienung vor und die I/II -Umschaltung ist\nwirkungslos. Siehe Punkt (37).\nMit einem langen Tastendruck kann zwischen ∆V (Spannungs-Messung) und ∆t (Zeit-/Frequenzmessung) umgeschaltet werden, sofern nicht XY-Betrieb vorliegt. Weil\nbei XY-Betrieb die Zeitbasis abgeschaltet ist, sind Zeitbzw. Frequenzmessungen nicht möglich.\nBei Spannungsmessungen muß das Teilungsverhältnis\ndes/der Tastteiler(s) berücksichtigt werden. Zeigt das\nReadout kein Tastkopfsymbol an (1:1) und wird mit einem\n100:1 Teiler gemessen, muß der im Readout abgelesene\nSpannungswert mit 100 multipliziert werden. Im Falle\nvon 10:1 Tastteilern kann das Teilungsverhältnis automatisch berücksichtigt werden (siehe Punkt (28) und (32)).\n1. Zeitbasisbetrieb (CHI bzw. CHII Einkanalbetrieb,\nDUAL und ADD.\nmit der Taste “ON/OFF - CHI/II - 1/∆\n∆t” (36) vorgenommen werden. Im Readout unten rechts wird dann entwe∆t...”, oder “ f...” angezeigt. Bei unkalibrierter\nZeitbasis wird “ ∆\n∆t >...” bzw. “ f <...” angezeigt. Die\nMessung und das daraus resultierende Meßergebnis\nbezieht sich auf die Signaldarstellung der dabei wirksamen Zeitbasis (A oder B). Bei alternierendem Zeitbasisbetrieb, in dem die Signaldarstellung mit beiden Zeitbasen erfolgt, bezieht sich die Messung auf die Signaldarstellung, die mit der B-Zeitbasis erfolgt.\nBei ∆V (Spannungs)-Messung verlaufen die CURSOR-Linien horizontal. Die Spannungsanzeige im\nREADOUT bezieht sich auf den Y-Ablenkkoeffizienten\ndes Kanals und den Abstand zwischen den CURSORLinien.\nEinkanalbetrieb (CHI oder CHII):\nWird nur Kanal I oder II betrieben, können die CURSOR\nnur einem Signal zugeordnet werden. Die Anzeige des\nMeßergebnisses ist dabei automatisch mit dem Y-Ablenkkoeffizienten dieses Kanals verknüpft und wird im\nY-Ablenkkoeffizient kalibriert: “∆\n∆V1:...” oder “∆\n∆ V1>...” oder\nY-Ablenkkoeffizient unkalibriert: “∆\nNur im DUAL-Betrieb besteht die Notwendigkeit, zwischen den möglicherweise unterschiedlichen Ablenkkoeffizienten von Kanal I und II, zu wählen. Siehe CHI/II\nunter Punkt (33). Außerdem muß darauf geachtet werden, daß die CURSOR-Linien auf das an diesem Kanal\nanliegende Signal gelegt werden.\nDas Meßergebnis wird unten rechts im Readout mit\n∆V2:...” sichtbar gemacht, wenn die Y“∆\nAblenkkoeffizienten kalibriert sind.\nWird mit unkalibrierten Ablenkkoeffizienten (Readout z.B.\n“Y1>...”) gemessen, kann kein exaktes Meßergebnis\nangezeigt werden. Das Readout zeigt dann: “∆\nIn dieser Betriebsart wird die Summe oder Differenz von\nzwei an den Eingängen angelegten Signalen als ein Signal\nDie Y-Ablenkkoeffizienten beider Kanäle müssen dabei\ngleich sein. Im READOUT wird dann “∆\nBei unterschiedlichen Y-Ablenkkoeffizienten zeigt das\nREADOUT “Y1 < > Y2” an.\nGegenüber dem DUAL-Betrieb gibt es bezüglich der\nSpannungsmessung mit CURSOR-Linien einige Abweichungen. Wird das an Kanal I (CHI) anliegende Signal\ngemessen, werden die CURSOR als horizontal verlaufende Linien angezeigt. Die Spannung wird dabei im\nREADOUT mit “∆\nBezieht sich die Messung auf Kanal II, werden die CURSOR als senkrechte Linien dargestellt und das READOUT\nLiegt weder XY- noch CT (KOMPONENTEN TEST)-Betrieb vor, kann mit einem langen Tastendruck auf Zeitbzw. Frequenzmessung umgeschaltet werden. Die Umschaltung zwischen Zeit- und Frequenz-Messung kann\nWipptaste steuert die vertikale bzw. horizontale Position\ndes aktiven Cursors. Die Bewegungsrichtung entspricht\ndem jeweiligen Symbol.\nDie Positionsänderung des Cursors kann schnell oder\nlangsam erfolgen; je nachdem ob die Wipptaste nur ein\nwenig oder ganz nach links bzw. rechts gedrückt wird.\nDrucktaste mit zugeordneter konzentrischer Buchse.\nEntsprechend den Symbolen auf der Frontplatte, kann\nbei ausgerasteter Taste ein Rechtecksignal von ca. 1kHz\nmit einer Amplitude von 0,2Vss entnommen werden. Mit\neingerasteter Taste ändert sich die Frequenz auf ca.\n1MHz. Beide Signale dienen der Frequenzkompensation\nvon 10:1 Tastteilern.\nDrucktaste und 4 mm Bananenstecker-Buchse.\nMit dem Betätigen der CT (Komponententester)- Taste\nkann zwischen Oszilloskop- und KomponententesterBetrieb gewählt werden. Siehe Komponenten-Test.\nBei Komponententester-Betrieb zeigt das Readout nur\nnoch “CT” an. Alle Bedienelemente und LED-Anzeigen\naußer “INTENS” (4), “READ OUT”-Taste (4), LED “A”\nbzw. “RO” (4), “TR” (5) und “FOCUS” (6) sind abgeschaltet.\nDie Prüfung von elektronischen Bauelementen erfolgt\nzweipolig. Dabei wird ein Anschluß des Bauelements mit\nder 4mm Buchse, welche sich neben der CT-Taste befindet, verbunden. Der zweite Anschluß erfolgt über die\nDie letzten Betriebsbedingungen des Oszilloskopbetriebs\nliegen wieder vor, wenn der Komponententester abgeschaltet wird.\nDas Oszilloskop verfügt auch über mehrere\nSoftwaremenüs. Im Abschnitt „Bedienelemente und\nReadout“ ist die Bedienung unter MENU (35) beschrieben.\nFolgende Menüs, Untermenüs und Menüpunkte stehen zur\n1. MAIN MENU.\nInformationen über das „CALIBRATION“-Menü können dem\nAbschnitt „Abgleich“ entnommen werden.\nInbetriebnahme und Voreinstellungen\nDas „SETUP“-Menu ermöglicht dem Anwender,\nÄnderungen vorzunehmen, die das Verhalten des\nDas SETUP-Menü bietet die Untermenüs Miscellaneous\nund Factory an:\n1.2.1 Miscellaneous (Verschiedenes) mit den\n1.2.1.1 CONTROL BEEP ON/OFF. In der OFF-Stellung\nwerden die Signaltöne abgeschaltet, welche sonst beim\nBetätigen von Bedienelementen ertönen.\n1.2.1.2 ERROR BEEP ON/OFF. Signaltöne, mit denen sonst\nFehlbedienungen signalisiert werden, sind in der OFF\nNach dem Einschalten des Oszilloskops werden CONTROL\nBEEP und ERROR BEEP immer auf ON gesetzt.\n1.2.1.3 QUICK START ON/OFF. In Stellung ON ist das\nOszilloskop nach kurzer Zeit sofort einsatzbereit, ohne das\nnach dem Einschalten erst das HAMEG-Logo angezeigt\n1.2.1.4 TRIG.-SYMBOL ON/OFF. In den meisten Yt(Zeitbasis) Betriebsarten wird mit dem Readout ein\nTriggerpunktsymbol angezeigt. Das Symbol wird in Stellung\nOFF nicht angezeigt. Feinheiten der Signaldarstellung, die\nsonst durch das Triggerpunktsymbol verdeckt werden,\nlassen sich dann besser erkennen.\n1.2.1.5 DC REFERENCE ON/OFF. Ist ON eingeschaltet und\nliegt Yt- (Zeitbasis) Betrieb vor, wird im Readout ein „ ⊥ “Symbol sichtbar. Das Symbol zeigt die 0 Volt\nReferenzposition und erleichtert die Bestimmung von\nGleichspannungen bzw. Gleichspannungsanteilen.\n1.2.2 FACTORY (Fabrik).\nDie in diesem Menü enthaltenen Funktionen stehen\nnur Werkstätten zur Verfügung, die von HAMEG\nVor der ersten Inbetriebnahme muß die Verbindung zwischen\nSchutzleiteranschluß und dem Netz-Schutzleiter vor jeglichen\nanderen Verbindungen hergestellt sein (Netzstecker also\nDanach sollten die Meßkabel an die Eingänge angeschlossen\nwerden und erst dann mit dem zunächst stromlosen\nMeßobjekt verbunden werden, das anschließend einzuschalten ist.\nEs wird empfohlen, dann die AUTO SET - Taste zu drücken.\nMit der roten Netztaste POWER wird das Gerät in Betrieb\ngesetzt, dabei leuchten zunächst mehrere Anzeigen auf.\nDann übernimmt das Oszilloskop die Einstellungen, welche\nbeim vorhergehenden Ausschalten vorlagen. Wird nach ca.\n20 Sekunden Anheizzeit kein Strahl bzw. das Readout sichtbar, sollte die AUTO SET -Taste betätigt werden.\nIst die Zeitlinie sichtbar, wird am INTENS - Knopf eine mittlere\nHelligkeit und am FOCUS-Knopf die maximale Schärfe eingestellt. Dabei sollte die Eingangskopplung auf GD (ground =\nMasse) geschaltet sein. Der Eingang ist dann abgeschaltet.\nDamit ist sichergestellt, daß keine Störspannungen von au-\nßen die Fokussierung beeinflussen können. Zur Schonung\nder Strahlröhre sollte immer nur mit jener Strahlintensität\ngearbeitet werden, die Meßaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht ist bei stehendem, punktförmigen Strahl geboten. Zu hell eingestellt,\nkann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen. Ferner\nschadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das Oszilloskop\noft kurz hintereinander aus- und eingeschaltet wird.\nTrotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahllage\nnicht ganz vermeiden. Das ist abhängig von der Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann verläuft die\nhorizontale Strahllinie in Schirmmitte nicht exakt parallel zu\nden Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist an\neinem Potentiometer hinter der mit TR (5) bezeichneten\nÖffnung mit einem kleinen Schraubendreher möglich.\nTastkopf-Abgleich und Anwendung\nDamit der verwendete Tastteiler die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muß er genau an die Eingangsimpedanz\ndes Vertikalverstärkers angepaßt werden. Ein im Oszilloskop\neingebauter Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit\nsehr kurzer Anstiegszeit (<4ns am 0,2Vss Ausgang) und\nFrequenzen von ca. 1kHz oder 1MHz. Das Rechtecksignal\nkann der konzentrischen Buchse unterhalb des Bildschirms\nentnommen werden. Sie liefert 0.2Vss ±1% für Tastteiler\n10:1. Die Spannung entspricht einer Bildschirmamplitude von\n4cm Höhe, wenn der Eingangsteiler auf den Ablenkkoeffizienten 5mV/cm eingestellt ist.\nDer Innendurchmesser der Buchse beträgt 4,9mm und entspricht dem (an Bezugspotential liegenden) Außendurchmesser des Abschirmrohres von modernen Tastköpfen der\nSerie F (international vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine\nextrem kurze Masseverbindung möglich, die für hohe Signalfrequenzen und eine unverfälschte Kurvenform-Wiedergabe\nvon nicht-sinusförmigen Signalen Voraussetzung ist.\nDieser C-Trimmerabgleich (NF-Kompensation) kompensiert\ndie kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs. Durch\nden Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilerverhältnis wie die ohmsche Spannungsteilung.\nDann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe Spannungsteilung wie für Gleichspannung. Für Tastköpfe\n1:1 oder auf 1:1 umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich\nweder nötig noch möglich. Voraussetzung für den Abgleich ist\ndie Parallelität der Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien\n(siehe ,,Strahldrehung TR”).\nTastteiler 10:1 an den CH.I-Eingang anschließen, dabei Oszilloskop auf Kanal I betreiben, Eingangskopplung auf DC stellen, Eingangsteiler auf 5mV/cm und TIME/DIV. auf 0.2ms/cm\nschalten (beide kalibriert), Tastkopf (Teiler 10:1) in die CAL.Buchse einstecken.\nAuf dem Bildschirm sind 2 Wellenzüge zu sehen. Nun ist der\nNF-Kompensationstrimmer abzugleichen, dessen Lage der\nTastkopfinformation zu entnehmen ist. Mit dem beigegebeÄnderungen vorbehalten\nnen Isolierschraubendreher ist der Trimmer so abzugleichen,\nbis die oberen Dächer des Rechtecksignals exakt parallel zu\nden horizontalen Rasterlinien stehen (siehe Bild 1kHz). Dann\nsollte die Signalhöhe 4cm ±1,2mm (= 3%) sein. Die Signalflanken sind in dieser Einstellung unsichtbar.\nBetriebsarten der Vertikalverstärker\n1MHz nicht zur Zeit-Eichung verwendet werden können.\nFerner weicht das Tastverhältnis vom Wert 1:1 ab.\nVoraussetzung für einen einfachen und exakten Tastteilerabgleich (oder eine Ablenkkoeffizientenkontrolle) sind horizontale Impulsdächer, kalibrierte Impulshöhe und Nullpotential\nam negativen Impulsdach. Frequenz und Tastverhältnis sind\ndabei nicht kritisch.\nEin HF-Abgleich ist bei den Tastköpfen HZ51, 52 und 54\nDiese besitzen Entzerrungsglieder, mit denen es möglich ist,\nden Tastkopf auf einfachste Weise im Bereich der oberen\nGrenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen.\nDie für die Betriebsarten der Vertikalverstärker wichtigsten\nBedienelemente sind die Drucktasten: CHI(17), DUAL (18)\nNach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal\nmögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine\nweitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende.\nDadurch werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen, Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Hökker im Dach) in der Nähe der Anstiegsflanke auf ein Minimum\nDie Betriebsartenumschaltung ist im Abschnitt “Bedienelemente und Readout” beschrieben.\nDie Bandbreite des Oszilloskops wird also bei Benutzung der\nTastköpfe HZ51, 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenformverzerrungen voll genutzt. Voraussetzung für diesen HFAbgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit\n(typisch 4ns) und niederohmigem Ausgang (ca. 50Ω), der bei\neiner Frequenz von 1MHz eine Spannung von 0,2Vss abgibt.\nDer Kalibratorausgang des Oszilloskops erfüllt diese Bedingungen, wenn die CAL.-Taste eingerastet ist (1MHz).\nTastköpfe des Typs HZ51, 52 oder 54 an den CH.I-Eingang\nanschließen, nur Kalibrator-Taste 1MHz drücken, Eingangskopplung auf DC, Eingangsteiler auf 5mV/cm und TIME/DIV.\nauf 0.1µs/cm stellen (beide kalibriert). Tastkopf in Buchse\n0.2Vpp einstecken. Auf dem Bildschirm ist ein Wellenzug zu\nsehen, dessen Rechteckflanken jetzt auch sichtbar sind. Nun\nwird der HF-Abgleich durchgeführt. Dabei sollte man die\nAnstiegsflanke und die obere linke Impuls-Dachecke beachten.\nAuch die Lage der Abgleichelemente für die HF-Kompensation ist der Tastkopfinformation zu entnehmen.\nDie Kriterien für den HF-Abgleich sind:\n• Kurze Anstiegszeit, also eine steile Anstiegsflanke.\n• Minimales Überschwingen mit möglichst geradlinigem\nDach, somit ein linearer Frequenzgang.\nDie HF-Kompensation sollte so vorgenommen werden, daß\nder Übergang von der Anstiegsflanke auf das Rechteckdach\nweder zu stark verrundet, noch mit Überschwingen erfolgt.\nTastköpfe mit einem HF-Abgleichpunkt sind, im Gegensatz zu\nTastköpfen mit mehreren Abgleichpunkten, naturgemäß einfacher abzugleichen. Dafür bieten mehrere HF-Abgleichpunkte\nden Vorteil, daß sie eine optimalere Anpassung zulassen.\nNach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1MHz die Signalhöhe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soll denselben Wert\nhaben, wie oben beim 1kHz-Abgleich angegeben.\nDie gebräuchlichste Art der mit Oszilloskopen vorgenommenen Signaldarstellung ist der Yt-Betrieb. In dieser Betriebsart\nlenkt die Amplitude des zu messenden Signals (bzw. der\nSignale) den Strahl in Y-Richtung ab. Gleichzeitig wird der\nStrahl von links nach rechts abgelenkt (Zeitbasis).\nDer bzw. die Vertikalverstärker bietet/bieten dabei folgende\n• Die Darstellung nur eines Signales im Kanal I-Betrieb.\n• Die Darstellung nur eines Signales im Kanal II-Betrieb.\n• Die Darstellung von zwei Signalen im DUAL (Zweikanal) -Betrieb.\nBei DUAL-Betrieb arbeiten beide Kanäle. Die Art, wie die\nSignale beider Kanäle dargestellt werden, hängt von der\nZeitbasis ab (siehe “Bedienelemente und Readout”). Die\nKanalumschaltung kann nach jedem Zeit-Ablenkvorgang (alternierend) erfolgen. Beide Kanäle können aber auch innerhalb einer Zeit-Ablenkperiode mit einer hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop mode) werden. Dann sind auch\nlangsam verlaufende Vorgänge flimmerfrei darstellbar.\nFür das Oszilloskopieren langsam verlaufender Vorgänge mit\nZeitkoeffizienten ≥500µs/cm ist die alternierende Betriebsart\nmeistens nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann zu\nstark, oder es scheint zu springen. Für Oszillogramme mit\nhöherer Folgefrequenz und entsprechend kleiner eingestellten Zeitkoeffizienten ist die gechoppte Art der Kanalumschaltung meist nicht sinnvoll.\nLiegt ADD-Betrieb vor, werden die Signale beider Kanäle\nalgebraisch addiert (±I ±II). Ob sich hierbei die Summe oder\ndie Differenz der Signalspannungen ergibt, hängt von der\nPhasenlage bzw. Polung der Signale selbst und davon ab, ob\neine Invertierung im Oszilloskop vorgenommen wurde.\nBeide Kanäle nicht invertiert = Summe.\nBeide Kanäle invertiert (INV) = Summe.\nNur ein Kanal invertiert (INV) = Differenz.\nBeide Kanäle nicht invertiert = Differenz.\nBeide Kanäle invertiert (INV) = Differenz.\nNur ein Kanal invertiert (INV) = Summe.\nIn der ADD-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der YPOS.-Einstellung beider Kanäle abhängig. Das heißt die Y.POS.Einstellung wird addiert, kann aber nicht mit INVERT beeinflußt werden.\nEs wird darauf hingewiesen, daß die Reihenfolge erst 1kHz,\ndann 1MHz-Abgleich einzuhalten ist, aber nicht wiederholt\nwerden muß, und daß die Kalibrator-Frequenzen 1kHz und\nSignalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im Differenzbetrieb beider Kanäle ge-\nmessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, daß bei der\nDarstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden\nSignalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz und Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen ist es vorteilhaft, die galvanisch mit dem Schutzleiter verbundenen Massekabel beider Tastteiler nicht mit\ndem Meßobjekt zu verbinden. Hierdurch können eventuelle\nBrumm- oder Gleichtaktstörungen verringert werden.\nDas für diese Betriebsart wichtigste Bedienelement ist die\nmit DUAL und XY bezeichnete Drucktaste (18). Die\nBetriebsartenumschaltung ist im Abschnitt “Bedienelemente\nund Readout” beschrieben.\nIn dieser Betriebsart ist die Zeitbasis abgeschaltet. Die XAblenkung wird mit dem über den Eingang von Kanal II (HOR.\nINP. (X) = Horizontal-Eingang) zugeführten Signal vorgenommen. Eingangsteiler und Feinregler von Kanal II werden im\nXY-Betrieb für die Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt. Zur horizontalen Positionseinstellung ist aber der XPOS.-Regler zu benutzen. Der Positionsregler von Kanal II ist\nim XY-Betrieb praktisch unwirksam.\nDie maximale Empfindlichkeit und die Eingangsimpedanz\nsind nun in beiden Ablenkrichtungen gleich. Die X-Dehnung\nx10 ist unwirksam. Bei Messungen im XY-Betrieb ist sowohl\ndie obere Grenzfrequenz (-3dB) des X-Verstärkers, als auch\ndie mit höheren Frequenzen zunehmende Phasendifferenz\nzwischen X und Y zu beachten (siehe Datenblatt).\nEine Umpolung des X-Signals durch Invertieren mit\nder INV-Taste von Kanal II ist nicht möglich!\nDer XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder ermöglicht gewisse Meßaufgaben:\n• Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder\nNachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des\nanderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch\nfür ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.\n• Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz.\nPhasenvergleich mit Lissajous-Figur\nDie folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.\nDie Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen (nach\nMessung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit den\nfolgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach und übrigens unabhängig von den\nAblenkamplituden auf dem Bildschirm.\nHierbei muß beachtet werden:\n• Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die\nrechnerische Auswertung auf Winkel ≤90° begrenzt werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.\n• Keine zu hohe Meßfrequenz benutzen. Die im XY-Betrieb\nbenutzten Meßverstärker weisen mit zunehmender Frequenz eine gegenseitige Phasenverschiebung auf. Oberhalb der im Datenblatt angegebenen Frequenz wird der\nPhasenwinkel von 3° überschritten.\n• Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob\ndie Testspannung gegenüber der Bezugsspannung voroder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann\ngleich der 1MΩ-Eingangswiderstand dienen, so daß nur\nein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem C), dann eilt die Testspannung vor und\numgekehrt. Das gilt aber nur im Bereich bis 90° Phasenverschiebung. Deshalb sollte C genügend groß sein und nur\neine relativ kleine, gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.\nFalls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder\nausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENS\n-Knopf) kann dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen,\nwas entweder einen bleibenden Helligkeitsverlust, oder im\nExtremfall, eine vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an\ndiesem Punkt verursacht.\nim Zweikanal-Betrieb (Yt)\nPhasendifferenzmessungen sind im Zweikanal Yt-Betrieb nicht möglich, wenn alternierende Triggerung\nEine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen\ngleicher Frequenz und Form läßt sich sehr einfach im YtZweikanalbetrieb (DUAL) am Bildschirm messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal getriggert, das als\nBezug (Phasenlage 0) dient. Das andere Signal kann dann\neinen vor- oder nacheilenden Phasenwinkel haben. Die Ablesegenauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel\nmehr als eine Periode und etwa gleiche Bildhöhe beider\nSignale eingestellt wird. Zu dieser Einstellung können ohne\nEinfluß auf das Ergebnis auch die Feinregler für Amplitude\nund Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden.\nBeide Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.Knöpfen auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt. Bei\nsinusförmigen Signalen beobachtet man die Nulldurchgänge;\ndie Sinuskuppen sind weniger geeignet. Ist ein Sinussignal\ndurch geradzahlige Harmonische merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn eine\nOffset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich ACKopplung für beide Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale\ngleicher Form, liest man an steilen Flanken ab.\nTriggerung und Zeitablenkung\nPhasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb\nAbb. 2: Amplitudenmodulierte Schwingung:\nF = 1MHz; f = 1kHz;\nm = 50%; UT = 28,3mVeff.\nt = Horizontalabstand der Nulldurchgänge in cm.\nT = Horizontalabstand für eine Periode in cm.\nIm Bildbeispiel ist t = 3cm und T = 10cm. Daraus errechnet\nsich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von\noder in Bogengrad ausgedrückt\nRelativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen\nlassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.\nMessung einer Amplitudenmodulation\nDie momentane Amplitude u im Zeitpunkt t einer HF-Trägerspannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung\nunverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung\nOszilloskop-Einstellung für ein Signal entsprechend Abb. 2:\nKanal I-Betrieb. Y: CH.I; 20mV/cm; AC.\nNORMAL; AC; int. mit Zeit-Feinsteller\n(oder externe Triggerung).\nLiest man die beiden Werte a und b vom Bildschirm ab, so\nerrechnet sich der Modulationsgrad aus\nHierin ist a = UT (1+m) und b = UT (1-m).\nBei der Modulationsgradmessung können die Feinstellknöpfe\nfür Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre Stellung\ngeht nicht in das Ergebnis ein.\nDie für diese Funktionen wichtigsten Bedienelemente\nbefinden sich rechts von den VOLTS/DIV.-Drehknöpfen.\nSie sind im Abschnitt “Bedienelemente und Readout”\n2πF = Träger-Kreisfrequenz,\n2πf = Modulationskreisfrequenz,\nModulationsgrad (i.a. ≤1º 100%).\nNeben der Trägerfrequenz F entstehen durch die Modulation\ndie untere Seitenfrequenz F-f und die obere Seitenfrequenz\nAbb. 1: Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM\n(m = 50%)\nDas Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann\nmit dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet\nwerden, wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszilloskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, daß\nmehrere Wellenzüge der Modulationsfrequenz sichtbar sind.\nGenau genommen sollte mit Modulationsfrequenz (vom NFGenerator oder einem Demodulator) extern getriggert werden. Interne Triggerung ist unter Zuhilfenahme des ZeitFeinstellers oft möglich.\nDie zeitliche Änderung einer zu messenden Spannung\n(Wechselspannung) ist im Yt-Betrieb darstellbar. Hierbei lenkt\ndas Meßsignal den Elektronenstrahl in Y-Richtung ab, während der Zeitablenkgenerator den Elektronenstrahl mit einer\nkonstanten, aber wählbaren Geschwindigkeit von links nach\nrechts über den Bildschirm bewegt (Zeitablenkung).\nIm allgemeinen werden sich periodisch wiederholende\nSpannungsverläufe mit sich periodisch wiederholender Zeitablenkung dargestellt. Um eine “stehende” auswertbare\nDarstellung zu erhalten, darf der jeweils nächste Start der\nZeitablenkung nur dann erfolgen, wenn die gleiche Position\n(Spannungshöhe und Flankenrichtung) des Signalverlaufes\nvorliegt, an dem die Zeitablenkung auch zuvor ausgelöst\nReine Gleichspannungen können die Triggerung nicht\nauslösen, da sie keine zeitlichen Änderungen aufweisen\nund somit auch keine Flanke vorliegt auf die getriggert\nDie Triggerung kann durch das Meßsignal selbst (interne\nTriggerung) oder durch eine extern zugeführte mit dem\nMeßsignal synchrone Spannung erfolgen (externe Triggerung).\nDie zur Triggerung benötigte Mindestamplitude des\nTriggersignals nennt man Triggerschwelle, die mit einem\nSinussignal bestimmbar ist. Bei interner Triggerung wird die\nTriggerspannung dem Meßsignal des als Triggerquelle\ngewählten Meßverstärkers (nach dem Teilerschalter)\nentnommen. Die Mindestamplitude (Triggerschwelle) wird bei\ninterner Triggerung in Millimetern (mm) spezifiziert und bezieht\nsich auf die vertikale Auslenkung auf dem Bildschirm. Damit\nwird vermieden, daß für jede Teilerschalterstellung\nunterschiedliche Spannungswerte berücksichtigt werden\nWird die Triggerspannung extern zugeführt, ist sie an der\nentsprechenden Buchse in Vss zu messen. In gewissen\nGrenzen kann die Triggerspannung viel höher sein als an der\nTriggerschwelle. Im allgemeinen sollte der 20fache Wert nicht\nMit Normaltriggerung und passender Triggerpegel-Einstellung kann die Auslösung bzw. Triggerung der Zeitablenkung\nan jeder Stelle einer Signalflanke erfolgen. Der mit dem\nTriggerpegel-Knopf erfaßbare Triggerbereich ist stark abhängig von der Amplitude des Triggersignals. Ist bei interner\nTriggerung die Bildhöhe kleiner als 1cm, erfordert die Einstellung wegen des kleinen Fangbereichs etwas Feingefühl.\nBei falscher Triggerpegel-Einstellung und/oder bei fehlendem\nTriggersignal wird die Zeitbasis nicht gestartet und es erfolgt\nDas Oszilloskop hat zwei Trigger-Betriebsarten, die nachstehend beschrieben werden.\nMit Normaltriggerung sind auch komplizierte Signale triggerbar.\nBei Signalgemischen ist die Triggermöglichkeit abhängig von\ngewissen periodisch wiederkehrenden Pegelwerten, die u.U.\nerst bei gefühlvollem Drehen des Triggerpegel-Einstellers\nGerätespezifische Informationen sind den Absätzen NM - AT\n(11), LEVEL (13) und TRIG. MODE (22) unter “Bedienelemente und Readout” zu entnehmen. Mit dem Betätigen\nder AUTO SET -Taste wird automatisch diese Triggerart\neingeschaltet. Bei DC-Triggerkopplung und bei alternierender\nTriggerung wird die Spitzenwerterfassung automatisch abgeschaltet, während die Trigger-Automatik erhalten bleibt.\nDie mit der Drucktaste (11) eingestellte (Trigger-) Flankenrichtung wird im Readout angezeigt. Siehe auch “Bedienelemente und Readout”. Die Flankenrichtungseinstellung\nwird durch AUTO SET nicht beeinflußt.\nDie Zeitablenkung wird bei automatischer Spitzenwert-Triggerung auch dann periodisch ausgelöst, wenn keine Meßwechselspannung oder externe Triggerwechselspannung\nanliegt. Ohne Meßwechselspannung sieht man dann eine\nZeitlinie (von der ungetriggerten, also freilaufenden Zeitablenkung), die auch eine Gleichspannung anzeigen kann. Bei\nanliegender Meßspannung beschränkt sich die Bedienung im\nwesentlichen auf die richtige Amplituden- und ZeitbasisEinstellung bei immer sichtbarem Strahl.\nDer Triggerpegel-Einsteller ist bei automatischer Spitzenwert-Triggerung wirksam. Sein Einstellbereich stellt sich automatisch auf die Spitze-Spitze-Amplitude des gerade angelegten Signals ein und wird damit unabhängiger von der\nSignal-Amplitude und -Form.\nBeispielsweise darf sich das Tastverhältnis von rechteckförmigen Spannungen zwischen 1 : 1 und ca. 100 : 1 ändern,\nohne daß die Triggerung ausfällt.\nEs ist dabei unter Umständen erforderlich, daß der Triggerpegel-Einsteller fast an das Einstellbereichsende zu stellen\nist. Bei der nächsten Messung kann es erforderlich werden,\nden Triggerpegel-Einsteller anders einzustellen.\nDiese Einfachheit der Bedienung empfiehlt die automatische\nSpitzenwert-Triggerung für alle unkomplizierten Meßaufgaben.\nSie ist aber auch die geeignete Betriebsart für den ,Einstieg”\nbei diffizilen Meßproblemen, nämlich dann, wenn das\nMeßsignal selbst in Bezug auf Amplitude, Frequenz oder\nForm noch weitgehend unbekannt ist.\nDie Triggerung kann bei automatischer und bei Normaltriggerung wahlweise mit einer steigenden oder einer fallenden\nTriggerspannungsflanke einsetzen. Steigende Flanken liegen\nvor, wenn Spannungen, vom negativen Potential kommend,\nzum positiven Potential ansteigen. Das hat mit Null- oder\nMassepotential und absoluten Spannungswerten nichts zu\ntun. Die positive Flankenrichtung kann auch im negativen Teil\neiner Signalkurve liegen. Eine fallende Flanke löst die Triggerung\nsinngemäß aus. Dies gilt bei automatischer und bei Normaltriggerung.\nGerätespezifische Informationen sind den Absätzen NM (11), LEVEL (13) und TRIG. MODE (22) unter “BedienATelemente und Readout” zu entnehmen. Mit AUTO SET\nwird immer auf AC-Triggerkopplung geschaltet. Die Durchlaß-Frequenzbereiche der Triggerkopplungsarten sind dem\nBei interner DC- oder LF-Triggerkopplung sollte immer mit\nNormaltriggerung und Triggerpegel-Einstellung gearbeitet\nwerden. Die Ankopplungsart und der daraus resultierende\nDurchlaß-Frequenzbereich des Triggersignals können mit der\nTriggerkopplung bestimmt werden.\nIst die am häufigsten zum Triggern benutzte Kopplungsart. Unterhalb und oberhalb des Durchlaß-Frequenzbereiches steigt die Triggerschwelle zunehmend an.\nBei DC-Triggerung gibt es keinen unteren DurchlaßFrequenzbereich, da das Triggersignal galvanisch an\ndie Triggereinrichtung angekoppelt wird. Diese\nTriggerkopplung ist dann zu empfehlen, wenn bei ganz\nlangsamen Vorgängen auf einen bestimmten Pegelwert des Meßsignals getriggert werden soll, oder\nwenn impulsartige Signale mit sich während der Beobachtung ständig ändernden Tastverhältnissen dargestellt werden müssen.\nDer Durchlaß-Frequenzbereich in dieser Triggerkopplungsart entspricht einem Hochpaß. HF-Triggerkopplung ist für alle hochfrequenten Signale günstig.\nGleichspannungsschwankungen und tieffrequentes\n(Funkel-) Rauschen der Triggerspannung werden unterdrückt, was sich günstig auf die Stabilität der\nDie automatische Spitzenwert-Triggerung ist unabhängig von\nder Triggerquelle und ist, sowohl bei interner wie auch\nexterner Triggerung anwendbar. Sie arbeitet oberhalb 20Hz.\nGerätespezifische Informationen sind den Absätzen NM (11), LEVEL (13) und TRIG. MODE (22) unter “BedienATelemente und Readout” zu entnehmen. Hilfsmittel zur\nTriggerung sehr schwieriger Signale sind die Zeit-Feinsteinstellung (VAR.), die HOLDOFF-Zeiteinstellung und der BZeitbasis-Betrieb.\nDiese Triggerkopplungsart weist keine Begrenzung\ndes unteren Durchlaß-Frequenzbereiches auf. Sehr\nhochfrequente Triggersignalanteile werden unterdrückt\nbzw. verringert. Damit werden aus derartigen Signalanteilen resultierende Störungen unterdrückt oder\nMit LF-Triggerkopplung liegt Tiefpaßverhalten vor. Die\nLF-Triggerkopplung ist häufig für niederfrequente Signale besser geeignet als die DC-Triggerkopplung,\nweil Rauschgrößen innerhalb der Triggerspannung\nstark unterdrückt werden. Das vermeidet oder verringert im Grenzfall Jittern oder Doppelschreiben, insbesondere bei sehr kleinen Eingangsspannungen. Oberhalb des Durchlaß-Frequenzbereiches steigt die\nTriggerschwelle zunehmend an.\n(TV-Zeile): siehe folgenden Absatz, TV (Zeilensynchronimpuls-Triggerung)\n(TV-Bild): siehe folgenden Absatz, TV (Bildsynchronimpuls-Triggerung)\n(LINE - Netztriggerung) : siehe Absatz “Netztriggerung”\nMit der Umschaltung auf TVL und TVF wird der TVSynchronimpuls-Separator wirksam. Er trennt die\nSynchronimpulse vom Bildinhalt und ermöglicht eine\nvon Bildinhaltsänderungen unabhängige Triggerung\nAbhängig vom Meßpunkt sind Videosignale (FBAS- bzw. BASSignale = Farb-Bild-Austast-Synchron-Signale) als positiv oder\nnegativ gerichtetes Signal zu messen. Nur bei richtiger Einstellung der (Trigger-) Flankenrichtung werden die Synchronimpulse vom Bildinhalt getrennt. Die Flankenrichtung der\nVorderflanke der Synchronimpulse ist für die Einstellung der\nFlankenrichtung maßgebend; dabei darf die Signaldarstellung\nnicht invertiert sein.\nIst die Spannung der Synchronimpulse am Meßpunkt positiver als der Bildinhalt, muß steigende Flankenrichtung gewählt\nwerden. Befinden sich die Synchronimpulse unterhalb des\nBildinhalts, ist deren Vorderflanke fallend. Dann muß die\nfallende Flankenrichtung gewählt werden. Bei falscher Flankenrichtungswahl erfolgt die Darstellung unstabil bzw.\nungetriggert, da dann der Bildinhalt die Triggerung auslöst.\nDie Videosignaltriggerung sollte mit automatischer Triggerung\nerfolgen. Bei interner Triggerung muß die Signalhöhe der\nSynchronimpulse mindestens 5mm betragen.\nder Signaldarstellung Interferenzstörungen sichtbar\nwerden. Es sollte dann auf alternierenden DUAL-Betrieb umgeschaltet werden. Unter Umständen sollte\nauch das Readout abgeschaltet werden.\nEs ist ein dem Meßzweck entsprechender Zeit-Ablenkkoeffizient im TIME / DIV.-Feld zu wählen. Bei der 2ms/div.Einstellung wird ein vollständiges Halbbild dargestellt. Am\nlinken Bildrand ist ein Teil der auslösenden Bildsynchronimpulsfolge und am rechten Bildschirmrand der aus mehreren Pulsen bestehende Bildsynchronimpuls für das nächste\nHalbbild zu sehen. Das nächste Halbbild wird unter diesen\nBedingungen nicht dargestellt. Der diesem Halbbild folgende\nBildsynchronimpuls löst erneut die Triggerung und die Darstellung aus. Ist die kleinste HOLDOFF-Zeit eingestellt, wird\nunter diesen Bedingungen jedes 2. Halbbild angezeigt.\nAuf welches Halbbild getriggert wird, unterliegt dem Zufall.\nDurch kurzzeitiges Unterbrechen der Triggerung kann auch\nzufällig auf das andere Halbbild getriggert werden.\nEs können aber auch bei geeigneter Zeit-Ablenkkoeffizienteneinstellung zwei Halbbilder dargestellt werden. Dann kann im\nALT-Zeitbasisbetrieb jede beliebige Zeile gewählt und mit der\nB-Zeitbasis gedehnt dargestellt werden. Damit lassen sich\nauch in den Zeilen vorkommende asynchrone Signalanteile\nDie Zeilensynchronimpuls-Triggerung kann durch jeden\nSynchronimpuls erfolgen. Um einzelne Zeilen darstellen zu\nkönnen, ist die TIME/DIV.-Einstellung von 10µs/div. empfehlenswert. Es werden dann ca. 1½ Zeilen sichtbar. Im allgemeinen hat das komplette Videosignal einen starken Gleichspannungsanteil. Bei konstantem Bildinhalt (z.B. Testbild\noder Farbbalkengenerator) kann der Gleichspannungsanteil\nohne weiteres durch AC-Eingangskopplung des OszilloskopVerstärkers unterdrückt werden.\nBei wechselndem Bildinhalt (z.B. normales Programm) empfiehlt sich aber DC-Eingangskopplung, weil das Signalbild\nsonst mit jeder Bildinhaltsänderung die vertikale Lage auf\ndem Bildschirm ändert. Mit dem Y-Positionseinsteller kann\nder Gleichspannungsanteil immer so kompensiert werden,\ndaß das Signalbild in der Bildschirmrasterfläche liegt.\nDie Sync-Separator-Schaltung wirkt ebenso bei externer\nTriggerung. Selbstverständlich muß der Spannungsbereich\n(siehe “Datenblatt”) für die externe Triggerung eingehalten\nwerden. Ferner ist auf die richtige Flankenrichtung zu achten,\ndie bei externer Triggerung nicht unbedingt mit der Richtung\ndes (am Y-Eingang anliegenden) Signal-Synchronimpulses\nübereinstimmen muß. Beides kann leicht kontrolliert werden,\nwenn die externe Triggerspannung selbst erst einmal (bei\ninterner Triggerung) dargestellt wird.\nDas Synchronsignal besteht aus Zeilen- und Bildsynchronimpulsen, die sich unter anderem auch durch ihre Pulsdauer\nunterscheiden. Sie beträgt bei Zeilensynchronimpulsen ca.\n5µs im zeitlichen Abstand von 64µs. Bildsynchronimpulse\nbestehen aus mehreren Pulsen, die jeweils ca. 28µs lang sind\nund mit jedem Halbbildwechsel im Abstand von 20ms vorkommen.\nBeide Synchronimpulsarten unterscheiden sich somit durch\nihre Zeitdauer und durch ihre Wiederholfrequenz. Es kann\nsowohl mit Zeilen- als auch mit Bildsynchronimpulsen\nZur Triggerung mit Netzfrequenz wird eine Spannung aus dem\nNetzteil als netzfrequentes Triggersignal (50/60Hz) genutzt.\nBei Bildsynchronimpuls-Triggerung in Verbindung mit\ngeschaltetem (gechoppten) DUAL-Betrieb können in\nDiese Triggerart liegt vor, wenn oben im Readout “TR:~”\nangezeigt wird. Die Flankenrichtungstaste (11) bewirkt eine\nDrehung des ~ -Symbols um 180°.\nDiese Triggerart ist unabhängig von Amplitude und Frequenz\ndes Y-Signals und empfiehlt sich für alle Signale, die netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls in gewissen Grenzen für\nganzzahlige Vielfache oder Teile der Netzfrequenz. Die\nNetztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung auch unterhalb\nder Triggerschwelle. Sie ist deshalb u.a. besonders geeignet\nzur Messung kleiner Brummspannungen von Netzgleichrichtern oder netzfrequenten Einstreuungen in eine Schaltung.\nIm Gegensatz zur üblichen, flankenrichtungsbezogenen\nTriggerung, wird bei Netztriggerung mit der Flankenrichtungsumschaltung zwischen der positiven und der negativen Halbwelle gewählt (evtl. Netzstecker umpolen) und nicht die\nFlankenrichtung. Der Triggerpegel kann mit dem dafür vorgesehenen Einsteller über einen gewissen Bereich der gewählten Halbwelle verschoben werden.\nNetzfrequente magnetische Einstreuungen in eine Schaltung\nkönnen mit einer Spulensonde nach Richtung (Ort) und Amplitude untersucht werden. Die Spule sollte zweckmäßig mit\nmöglichst vielen Windungen dünnen Lackdrahtes auf einen\nkleinen Spulenkörper gewickelt und über ein geschirmtes\nKabel an einen BNC-Stecker (für den Oszilloskop-Eingang)\nangeschlossen werden. Zwischen Stecker- und Kabel-Innenleiter ist ein kleiner Widerstand von mindestens 100Ω einzubauen (Hochfrequenz-Entkopplung). Es kann zweckmäßig\nsein, auch die Spule außen statisch abzuschirmen, wobei\nkeine Kurzschlußwindungen auftreten dürfen. Durch Drehen\nder Spule in zwei Achsrichtungen lassen sich Maximum und\nMinimum am Meßort feststellen.\nDie folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die TR -LED,\ndie unter Punkt (12) im Absatz “Bedienelemente und Readout” aufgeführt ist.\nDie Leuchtdiode leuchtet sowohl bei automatischer, als auch\nbei Normaltriggerung auf, wenn folgende Bedingungen erfüllt\n1. Das interne bzw. externe Triggersignal muß in ausreichender Amplitude (Triggerschwelle) am Triggerkomparator\n2. Die Referenzspannung am Komparator (Triggerpegel) muß\nes ermöglichen, daß Signalflanken den Triggerpegel unterund überschreiten.\nDann stehen Triggerimpulse am Komparatorausgang für den\nStart der Zeitbasis und für die Triggeranzeige zur Verfügung.\nDie Triggeranzeige erleichtert die Einstellung und Kontrolle\nder Triggerbedingungen, insbesondere bei sehr niederfrequenten (Normaltriggerung verwenden) oder sehr kurzen\nDiese Triggerart kann mit der TRIG. -Taste (19) eingeschaltet\nwerden. Bei alternierender Triggerung wird das TriggerpegelSymbol nicht im Readout angezeigt. Siehe “Bedienelemente\nDie alternierende Triggerung ist dann sinnvoll einsetzbar,\nwenn die getriggerte Darstellung von zwei Signalen, die\nasynchron zueinander sind, erfolgen soll. Die alternierende\nTriggerung kann nur dann richtig arbeiten, wenn die Kanalumschaltung alternierend erfolgt.\nMit alternierender Triggerung kann eine Phasendifferenz\nzwischen beiden Eingangssignalen nicht mehr ermittelt werden. Zur Vermeidung von Triggerproblemen, bedingt durch\nGleichspannungsanteile, ist AC-Eingangskopplung für beide\nKanäle empfehlenswert. Die interne Triggerquelle wird bei\nalternierender Triggerung entsprechend der alternierenden\nKanalumschaltung nach jedem Zeitablenkvorgang umgeschaltet. Daher muß die Amplitude beider Signale für die Triggerung\nDie externe Triggerung wird mit der TRIG. -Taste (19) eingeschaltet. Mit der Umschaltung auf diese Triggerart wird das\nTriggerpegel-Symbol abgeschaltet. Mit dem Einschalten dieser Triggerart wird die interne Triggerung abgeschaltet. Über\ndie entsprechende BNC-Buchse kann jetzt extern getriggert\nwerden, wenn dafür eine Spannung von 0,3Vss bis 3Vss zur\nVerfügung steht, die synchron zum Meßsignal ist. Diese\nTriggerspannung darf durchaus eine völlig andere Kurvenform als das Meßsignal haben.\nDie Triggerung ist in gewissen Grenzen sogar mit ganzzahligen\nVielfachen oder Teilen der Meßfrequenz möglich; Phasenstarrheit ist allerdings Bedingung. Es ist aber zu beachten, daß\nMeßsignal und Triggerspannung trotzdem einen Phasenwinkel aufweisen können. Ein Phasenwinkel von z.B. 180°\nwirkt sich dann so aus, daß trotz positiver (Trigger) Flankenwahl die Darstellung des Meßsignals mit einer negativen\nDie maximale Eingangsspannung an der BNC-Buchse beträgt\n100V (DC+Spitze AC).\nDie triggerauslösenden Impulse werden durch die Triggeranzeige ca. 100ms lang gespeichert und angezeigt. Bei Signalen mit extrem langsamer Wiederholrate ist daher das Aufleuchten der LED mehr oder weniger impulsartig. Außerdem\nblitzt dann die Anzeige nicht nur beim Start der Zeitablenkung\nam linken Bildschirmrand auf, sondern - bei Darstellung\nmehrerer Kurvenzüge auf dem Schirm - bei jedem Kurvenzug.\nGerätespezifische Informationen sind dem Absatz DEL.POS.\n(23) unter “Bedienelemente und Readout” zu entnehmen.\nWenn bei äußerst komplizierten Signalgemischen auch nach\nmehrmaligem gefühlvollen Durchdrehen des LEVEL-Knopfes\nbei Normaltriggerung und A-Zeitbasisbetrieb kein stabiler\nTriggerpunkt gefunden wird, kann in vielen Fällen eine stabile\nTriggerung durch Betätigung des DEL. POS.- Knopfes erreicht werden. Mit dieser Einrichtung kann die Sperrzeit der\nTriggerung zwischen zwei Zeit-Ablenkperioden im Verhältnis\nvon ca. 10:1 kontinuierlich vergrößert werden.\nTriggerimpulse die innerhalb dieser Sperrzeit auftreten, können den Start der Zeitbasis nicht auslösen.\nBesonders bei Burst-Signalen oder aperiodischen Impulsfolgen gleicher Amplitude kann der Beginn der Triggerphase\ndann auf den jeweils günstigsten oder erforderlichen Zeitpunkt eingestellt werden.\nEin stark verrauschtes oder ein durch eine höhere Frequenz\ngestörtes Signal wird manchmal doppelt dargestellt. Unter\nUmständen läßt sich mit der Triggerpegel-Einstellung nur die\ngegenseitige Phasenverschiebung beeinflussen, aber nicht\ndie Doppeldarstellung. Die zur Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des Signals ist aber durch die Vergrößerung der HOLD OFF-Zeit leicht zu erreichen. Hierzu ist die\nHOLD OFF-Zeit langsam zu erhöhen, bis nur noch ein Signal\nEine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignalen möglich, bei denen die Impulse abwechselnd eine kleine Differenz\nder Spitzenamplituden aufweisen. Nur eine ganz genaue\nTriggerpegel-Einstellung ermöglicht die Einzeldarstellung.\nDie HOLD OFF-Zeiteinstellung vereinfacht auch hier die richtige Einstellung.\nNach Beendigung dieser Arbeit sollte die HOLD OFF-Zeit\nunbedingt wieder auf Minimum zurückgedreht werden, weil\nsonst u.U. die Bildhelligkeit drastisch reduziert ist.\nDie Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich.\nDie verzögerte Ablenkung mit der B-Zeitbasis löst derartige\nProbleme. Sie bezieht sich auf die mit der A-Zeitbasis vorgenommene Signaldarstellung. Die B-Darstellung erfolgt erst,\nwenn eine vorwählbare Zeit abgelaufen ist. Damit besteht die\nMöglichkeit, praktisch an jeder Stelle der A-Zeitbasissignaldarstellung mit der B-Zeitablenkung zu beginnen. Der ZeitAblenkkoeffizient der B-Zeitbasis bestimmt die Ablenkgeschwindigkeit und damit den Dehnungsfaktor. Mit zunehmender Dehnung verringert sich die Bildhelligkeit.\nBei großer X-Dehnung kann das Signal durch Jittern in XRichtung unruhig dargestellt werden. Liegt eine geeignete\nSignalflanke nach Ablauf der Verzögerungszeit vor, läßt sich\nauf diese Flanke triggern (“after delay” Triggerung).\nGerätespezifische Informationen sind dem Absatz\nAUTO SET (2) unter “Bedienelemente und Readout” zu\nAbb. 1: zeigt das Schirmbild bei minimaler HOLD-OFFZeit (Grundstellung). Da verschiedene Teile des\nKurvenzuges angezeigt werden, wird kein stehendes Bild dargestellt (Doppelschreiben).\nAbb. 2: Hier ist die Holdoff-Zeit so eingestellt, daß immer die gleichen Teile des Kurvenzuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt.\nB-Zeitbasis (2. Zeitbasis) / Delay Triggerung\nGerätespezifische Informationen sind den Absätzen A/ALT B (25), DEL.TRIG. (26), TIME/DIV. (24) und DEL.POS. (23)\nunter “Bedienelemente und Readout” zu entnehmen.\nWie im Absatz “Triggerung und Zeitablenkung” beschrieben, löst die Triggerung den Start der Zeitablenkung aus. Der\nzuvor dunkelgetastete (abgeschaltete) Elektronenstrahl wird\nhellgetastet (sichtbar) und von links nach rechts abgelenkt,\nbis die maximale X-Ablenkung erfolgte. Danach wird der\nStrahl wieder dunkelgetastet und es erfolgt der Strahlrücklauf\n(zurück in die Strahlstartposition).\nNach Ablauf der Holdoff-Zeit kann dann die Zeitablenkung\nerneut durch die Triggerautomatik bzw. ein Triggersignal\ngestartet werden. Während der gesamten Zeit (Strahlhinlauf\nund -rücklauf) kann ein Eingangssignal gleichzeitig eine Ablenkung in Y-Richtung bewirken. Das wird aber, wegen der nur\ndann erfolgenden Helltastung, nur während des Strahlhinlaufs sichtbar.\nDa sich der Triggerpunkt immer am Strahlstart befindet, kann\neine X-Dehnung der Signaldarstellung durch eine höhere\nZeitablenkgeschwindigkeit (kleiner Zeit-Ablenkkoeffizient TIME / DIV.) - nur von diesem Punkt beginnend - vorgenommen werden.\nEin Signalanteil, der sich am rechten Rand der Signaldarstellung\nbefindet, ist nicht mehr sichtbar, wenn die Zeitablenkgeschwindigkeit um einen Schritt erhöht wird. Dieses Problem\ntritt - abhängig vom Dehnungsfaktor - immer auf, es sei denn,\ndaß sich das zu dehnende Signal direkt am Triggerpunkt\nbefindet (ganz links).\nWie bereits im Abschnitt “Bedienelemente und Readout”\nerwähnt, werden bis auf wenige Ausnahmen (POWER-Taste,\nKalibratorfrequenz-Taste, sowie Focus- und TR (Strahldrehungs)-Einsteller) alle Bedienelemente elektronisch abgefragt. Sie lassen sich daher auch steuern. Daraus ergibt sich\ndie Möglichkeit einer automatischen, signalbezogenen Geräteeinstellung im Yt (Zeitbasis)-Betrieb, so daß in den meisten\nFällen keine weitere manuelle Bedienung erforderlich ist.\nAUTO SET schaltet immer auf Yt-Betrieb.\nMit dem Betätigen der AUTO SET-Taste bleibt die zuvor\ngewählte Yt-Betriebsart unverändert, wenn Mono CHI-, CHIIoder DUAL-Betrieb vorlag; lag Additionsbetrieb vor, wird\nautomatisch auf DUAL geschaltet. Der bzw. die Y-Ablenkkoeffizienten (VOLTS / DIV.) werden automatisch so gewählt, daß die Signalamplitude im Mono (Einkanal)-Betrieb ca.\n6cm nicht überschreitet, während im DUAL-Betrieb jedes\nSignal mit ca. 4cm Höhe dargestellt wird. Dieses, wie auch die\nErläuterungen für die automatische Zeitkoeffizienten (TIME /\nDIV.)-Einstellung, gilt für Signale, die nicht zu stark vom\nTastverhältnis 1:1 abweichen.\nDie automatische Zeitkoeffizienten-Einstellung sorgt für eine\nDarstellung von ca. 2 Signalperioden. Bei Signalen mit unterschiedlichen Frequenzanteilen, wie z.B. Videosignalen, erfolgt die Einstellung zufällig.\nBei eingeschalteter CURSOR-Spannungsmessung beeinflußt\ndie AUTO SET-Funktion auch die Position der CURSORLinien. Weitere Informationen sind dem Abschnitt AUTO\nSET (2) unter “Bedienelemente und Readout” zu entnehmen.\nDurch die Betätigung der AUTO SET-Taste werden folgende\nAC- oder DC-Eingangskopplung (bleibt unverändert)\ninterne (vom Meßsignal abgeleitete) Triggerung\nTriggerpegel-Einstellung auf Bereichsmitte\nAC-Triggerkopplung (DC-Triggerkopplung bleibt unverändert)\nkeine X-Dehnung x10\nautomatische X- und Y-Strahlpositionseinstellung\nLiegt GD-Eingangskopplung vor und wird AUTOSET betätigt,\nstellt sich die zuletzt benutzte Eingangskopplung (AC oder\nNur wenn DC-Triggerkopplung vorlag, wird nicht auf ACTriggerkopplung geschaltet und die automatische Triggerung\nerfolgt ohne Spitzenwerterfassung.\nDie mit AUTO SET vorgegebenen Betriebsbedingungen überschreiben die vorherigen Einstellungen. Falls unkalibrierte\nBedingungen vorlagen, wird durch AUTO SET elektrisch\nautomatisch in die kalibrierte Einstellung geschaltet. Anschließend kann die Bedienung wieder manuell erfolgen.\nDie Ablenkkoeffizienten 1mV/cm und 2mV/cm werden, wegen der reduzierten Bandbreite in diesen Bereichen, im\nAUTO SET-Betrieb nicht gewählt.\nLiegt ein pulsförmiges Signal an, dessen Tastverhältnis\neinen Wert von ca. 400:1 erreicht oder überschreitet,\nist in den meisten Fällen keine automatische Signaldarstellung mehr möglich. Der Y-Ablenkkoeffizient ist\ndann zu klein und der Zeit-Ablenkkoeffizient zu groß.\nDaraus resultiert, daß nur noch die Strahllinie dargestellt wird und der Puls nicht sichtbar ist.\nIn solchen Fällen empfiehlt es sich, auf Normaltriggerung\numzuschalten und den Triggerpunkt ca. 5mm über oder unter\ndie Strahllinie zu stellen. Leuchtet dann die TriggeranzeigeLED, liegt ein derartiges Signal an. Um das Signal sichtbar zu\nmachen, muß zuerst ein kleinerer Zeit-Ablenkkoeffizient und\ndanach ein größerer Y-Ablenkkoeffizient gewählt werden.\nDabei kann sich allerdings die Strahlhelligkeit so stark verringern, daß der Puls nicht sichtbar wird.\nGerätebezogene Informationen, welche die Bedienung und\ndie Meßanschlüsse betreffen, sind dem Absatz CT (41) unter\n“Bedienelemente und Readout” zu entnehmen.\nDas Oszilloskop verfügt über einen eingebauten Komponenten-Tester. Der zweipolige Anschluß des zu prüfenden Bauelementes erfolgt über die dafür vorgesehenen Buchsen. Im\nKomponententest-Betrieb sind sowohl die Y-Vorverstärker\nwie auch der Zeitbasisgenerator abgeschaltet. Jedoch dürfen\nSignalspannungen an den auf der Frontplatte befindlichen\nBNC-Buchsen weiter anliegen, wenn einzelne nicht in Schaltungen befindliche Bauteile (Einzelbauteile) getestet werden.\nNur in diesem Fall müssen die Zuleitungen zu den BNCBuchsen nicht gelöst werden (siehe “Tests direkt in der\nSchaltung”). Außer den INTENS.-, FOCUS- und X-POS.Einstellern haben die übrigen Oszilloskop-Einstellungen keinen Einfluß auf diesen Testbetrieb. Für die Verbindung des\nTestobjekts mit dem Oszilloskop sind zwei einfache Meßschnüre mit 4mm-Bananensteckern erforderlich.\nWie im Abschnitt SICHERHEIT beschrieben, sind alle\nMeßanschlüsse (bei einwandfreiem Betrieb) mit dem Netzschutzleiter verbunden, also auch die Buchsen für den\nKomponententester. Für den Test von Einzelbauteilen (nicht\nin Geräten bzw. Schaltungen befindlich) ist dies ohne Belang,\nda diese Bauteile nicht mit dem Netzschutzleiter verbunden\nNur entladene Kondensatoren dürfen getestet\nDas Testprinzip ist von bestechender Einfachheit. Ein im\nOszilloskop befindlicher Sinusgenerator erzeugt eine Sinusspannung, deren Frequenz 50Hz (±10%) beträgt. Sie speist eine\nReihenschaltung aus Prüfobjekt und eingebautem Widerstand.\nDie Sinusspannung wird zur Horizontalablenkung und der Spannungsabfall am Widerstand zur Vertikalablenkung benutzt.\nIst das Prüfobjekt eine reelle Größe (z.B. ein Widerstand), sind\nbeide Ablenkspannungen phasengleich. Auf dem Bildschirm\nwird ein mehr oder weniger schräger Strich dargestellt. Ist\ndas Prüfobjekt kurzgeschlossen, steht der Strich senkrecht.\nBei Unterbrechung oder ohne Prüfobjekt zeigt sich eine\nwaagerechte Linie. Die Schrägstellung des Striches ist ein\nMaß für den Widerstandswert. Damit lassen sich ohmische\nWiderstände zwischen 20Ω und 4,7kΩ testen. Kondensatoren und Induktivitäten (Spulen, Drosseln, Trafowicklungen)\nbewirken eine Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung, also auch zwischen den Ablenkspannungen. Das ergibt\nellipsenförmige Bilder. Lage und Öffnungsweite der Ellipse\nsind kennzeichnend für den Scheinwiderstandswert bei einer\nFrequenz von 50Hz. Kondensatoren werden im Bereich 0,1µF\nbis 1000µF angezeigt.\n• Eine Ellipse mit horizontaler Längsachse bedeutet eine\nhohe Impedanz (kleine Kapazität oder große Induktivität).\n• Eine Ellipse mit vertikaler Längsachse bedeutet niedrige\nImpedanz (große Kapazität oder kleine Induktivität).\n• Eine Ellipse in Schräglage bedeutet einen relativ großen\nVerlustwiderstand in Reihe mit dem Blindwiderstand.\nBei Halbleitern erkennt man die spannungsabhängigen\nKennlinienknicke beim Übergang vom leitenden in den\nnichtleitenden Zustand. Soweit das spannungsmäßig möglich ist, werden Vorwärts- und Rückwärts-Charakteristik\ndargestellt (z.B. bei einer Z-Diode unter 10V). Es handelt\nsich immer um eine Zweipol-Prüfung; deshalb kann z.B. die\nVerstärkung eines Transistors nicht getestet werden, wohl\naber die einzelnen Übergänge B-C, B-E, C-E. Da der Teststrom nur einige mA beträgt, können die einzelnen Zonen\nfast aller Halbleiter zerstörungsfrei geprüft werden. Eine\nBestimmung von Halbleiter-Durchbruch- und Sperrspannung >10V ist nicht möglich. Das ist im allgemeinen\nkein Nachteil, da im Fehlerfall in der Schaltung sowieso\ngrobe Abweichungen auftreten, die eindeutige Hinweise\nauf das fehlerhafte Bauelement geben.\nRecht genaue Ergebnisse erhält man beim Vergleich mit\nsicher funktionsfähigen Bauelementen des gleichen Typs\nund Wertes. Dies gilt insbesondere für Halbleiter. Man\nkann damit z.B. den kathodenseitigen Anschluß einer\nDiode oder Z-Diode mit unkenntlicher Bedruckung, die\nUnterscheidung eines p-n-p-Transistors vom komplementären n-p-n-Typ oder die richtige Gehäuseanschlußfolge BC-E eines unbekannten Transistortyps schnell ermitteln.\nSollen Bauteile getestet werden, die sich in Testschaltungen\nbzw. Geräten befinden, müssen die Schaltungen bzw. Geräte\nunter allen Umständen vorher stromlos gemacht werden.\nSoweit Netzbetrieb vorliegt, ist auch der Netzstecker des\nTestobjektes zu ziehen. Damit wird sichergestellt, daß eine\nVerbindung zwischen Oszilloskop und Testobjekt über den\nSchutzleiter vermieden wird. Sie hätte falsche Testergebnisse\nZu beachten ist hier der Hinweis, daß die Anschlußumpolung\neines Halbleiters (Vertauschen der Meßkabel) eine Drehung\ndes Testbilds um 180° um den Rastermittelpunkt der Bildröhre bewirkt.\nWichtiger noch ist die einfache Gut-/Schlecht-Aussage über\nBauteile mit Unterbrechung oder Kurzschluß, die im ServiceBetrieb erfahrungsgemäß am häufigsten benötigt wird. Die\nübliche Vorsicht gegenüber einzelnen MOS-Bauelementen in\nBezug auf statische Aufladung oder Reibungselektrizität wird\ndringend angeraten. Brumm kann auf dem Bildschirm sichtbar werden, wenn der Basis- oder Gate-Anschluß eines\neinzelnen Transistors offen ist, also gerade nicht getestet\nTests direkt in der Schaltung sind in vielen Fällen möglich, aber\nnicht so eindeutig. Durch Parallelschaltung reeller und/oder\nkomplexer Größen - besonders wenn diese bei einer Frequenz von 50Hz relativ niederohmig sind - ergeben sich\nmeistens große Unterschiede gegenüber Einzelbauteilen.\nHat man oft mit Schaltungen gleicher Art zu arbeiten (Service), dann hilft auch hier ein Vergleich mit einer funktionsfähigen Schaltung. Dies geht sogar besonders schnell, weil die\nVergleichsschaltung garnicht unter Strom gesetzt werden\nmuß (und darf!). Mit den Testkabeln sind einfach die identischen Meßpunktpaare nacheinander abzutasten und die\nSchirmbilder zu vergleichen. Unter Umständen enthält die\nTestschaltung selbst schon die Vergleichsschaltung, z.B. bei\nStereo-Kanälen, Gegentaktbetrieb, symmetrischen Brückenschaltungen. In Zweifelsfällen kann ein Bauteilanschluß einseitig abgelötet werden. Genau dieser Anschluß sollte dann\nmit dem nicht an der Massebuchse angeschlossenen\nMeßkabel verbunden werden, weil sich damit die Brummeinstreuung verringert. Die Prüfbuchse mit Massezeichen liegt\nan Oszilloskop-Masse und ist deshalb brumm-unempfindlich.\nDie Testbilder zeigen einige praktische Beispiele für die\nAnwendung des Komponenten-Testers.\nRS232-Interface - Fernsteuerung\nDas Oszilloskop verfügt über ein Abgleich-Menü\n(„CALIBRATE“), das mehrere Menüpunkte enthält. Zwei dieser\nMenüpunkte (Y AMP und TRIGGER-AMP) können von\nAnwendern benutzt werden. Alle anderen Menüpunkte stehen\nnur dem HAMEG Service zur Verfügung. Der Aufruf des Menüs\nund der Menüpunkte erfolgt wie im Abschnitt „Menü“\nBeide Menüpunkte betreffen das Temperaturverhalten des\nOszilloskops unter extremen Umgebungsbedingungen (der\nAbgleich bei der Hameg GmbH erfolgte bei einer\nUmgebungstemperatur von 21°C). Bauteilefehler und ihre\ngleichartigen Auswirkungen, die durch Anlegen zu hoher\nEingangsspannungen an den/die Meßverstärker verursacht\nwurden, können durch die automatischen Abgleichprozeduren\nnicht behoben werden. Während des Abgleichvorgangs darf\nan den BNC Buchsen kein Signal anliegen.\nSignaldaten werden von Analogoszilloskopen nicht\nerfaßt und können deshalb auch nicht abgerufen\nwerden. Bei Analogbetrieb gilt dies auch für Analog-/\nEine direkte Verbindung vom PC (serieller Port) zum Interface\nkann über ein 9poliges abgeschirmtes Kabel (1:1 beschaltet)\nhergestellt werden. Die maximale Länge darf 3m nicht\nerreichen. Die Steckerbelegung für das RS232-Interface\n(9polige D-Subminiatur Buchse) ist folgendermaßen festgelegt:\n1. Y AMP (Meßverstärker Kanal I und II).\nDieser Abgleich betrifft das folgende Verhalten:\nÄnderungen der Y-Strahlposition um mehr als 0,5cm (bei\noffenem, aber abgeschirmtem Meßeingang), wenn der\nEingangsteiler (Bereich 5mV/cm bis 5V/cm) umgeschaltet wird.\nTx Data (Daten vom Oszilloskop zum externen Gerät)\nRx Data (Daten vom externen Gerät zum Oszilloskop)\nGround (Bezugspotential), über Oszilloskop\n(Schutzklasse I) und Netzkabel mit dem Schutzleiter\n+5V Versorgungsspannung für externe Geräte\nDer maximal zulässige Spannungshub an den Tx, Rx, RTS und\nCTS Anschlüssen beträgt ± 12Volt. Die RS232-Parameter für\ndie Schnittstelle lauten:\n2. TRIGGER-AMP (Triggerverstärker):\nDieser Abgleich korrigiert große Abweichungen des\nTriggerpunktes, wenn bei interner Triggerung (Triggerquelle:\nCH I oder CH II) von AC- auf DC-Triggerkopplung umgeschaltet\nwird und das Meßsignal (ca. 50 kHz Sinussignal) keinen\nGleichspannungsanteil aufweist (zur Überprüfung ACEingangskopplung wählen).\nUnter jedem der Menüpunkte werden Sollwertabweichungen\nder Verstärker korrigiert und die Korrekturwerte werden\ndauerhaft gespeichert. Ein erneuter Abgleich kann erforderlich\nwerden, wenn sich die Umgebungsbedingungen erneut stark\nEs wird darauf hingewiesen, daß diese automatisch\ndurchgeführten Abgleicharbeiten nur erfolgen sollten, wenn\ndas Oszilloskop seine Betriebstemperatur erreicht hat.\nAlle Anschlüsse der Schnittstelle am Oszilloskop sind\ngalvanisch mit dem Oszilloskop verbunden.\nN-8-2 (kein Paritätsbit, 8 Datenbits, 2 Stoppbits,\nDie Baudrateneinstellung erfolgt automatisch. BEREICH: 110\nBaud bis 115 200 Baud (keine Parität, Datenlänge 8 Bit, 2\nStoppbit). Mit dem ersten nach POWER-UP (Einschalten des\nOszilloskops) gesendeten SPACE CR (20hex, ODhex) wird\ndie Baudrate eingestellt. Diese bleibt bis zum POWER-DOWN\n(Ausschalten des Oszilloskops) oder bis zum Aufheben des\nRemote-Zustandes durch das Kommando RM=O, bzw. die\nAUTOSET-Taste (Local), wenn diese vorher freigegeben\nwurde, erhalten. Nach Aufheben des Remote-Zustandes (RMLED (3) dunkel) kann die Datenübertragung nur mit Senden\nvon SPACE CR wieder aufgenommen werden.\nErkennt das Oszilloskop kein SPACE CR als erste Zeichen,\nwird TxD für ca. 0.2ms auf Low gezogen und erzeugt damit\nHat das Oszilloskop SPACE CR erkannt und seine Baudrate\neingestellt, antwortet es mit dem RETURNCODE O CR LF.\nDie Tastatur des Oszilloskops ist danach gesperrt. Die Zeit\nzwischen Remote OFF und Remote ON muß mindestens\ntmin = 2 x (1 / Baudrate) + 60µs\nMessungen an hochliegendem Meßbezugspotential sind nicht\nzulässig und gefährden Oszilloskop, Interface und daran\nBei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise (siehe auch\n,,Sicherheit“) werden Schäden an HAMEG-Produkten nicht\nvon der Garantie erfaßt. Auch haftet HAMEG nicht für Schäden\nan Personen und/oder Fremdfabrikaten.\nNach erfolgreicher Baudrateneinstellung befindet sich das\nScope im Remote-Zustand und ist zur Entgegennahme von\nDas Oszilloskop verfügt auf der Geräterückseite über eine\nRS232 Schnittstelle, die als 9polige D-SUB Kupplung\nausgeführt ist. Über diese bidirektionale Schnittstelle können\nEinstellparameter von einem externen Gerät (z.B. PC) zum\nOszilloskop gesendet, bzw. durch das externe Gerät abgerufen\n(06182) 8909 - 0\nTelefax (06182) 8909 - 30\n(069) 67805 - 24\nTelefax (069) 67805 - 31\n5-9, av. de la République\n(1) 4677 8151\n(1) 4726 3544\nE-mail: hamegco[email protected]\n74-78 Collingdon Street\nLUTON Bedfordshire LU1 1RX\n266 East Meadow Avenue\n(516) 794 4080\n(800) 247 1241\n(516) 794 1855\nFlat B, 7/F,\nWing Hing Ind. Bldg.,\n499 Castle Peak Road,\n(852) 2 793 0218\n(852) 2 763 5236\nOszilloskop HM 407\nOszilloskop HM1507 D\nVoltcraft 610-2 Trigger Oszilloskop\nOszilloskop HM 303-4\nDatenblatt - CL Electronics\nCorel Ventura - TITL_INT.CHP\nWS11 Martin Koppenhöfer und Sebastian Eisenhardt\nHinweis - CONRAD Produktinfo.\n35MHz Standard Oszilloskop HM 303\nVersuch 1 - HAW Hamburg\nR&S®HMO1002 User Manual