Betriebspraktikum, Protokoll, Ralf Arnold\nBericht über die Absolvierung eines fünfwöchigen Betriebspraktikums bei der JENOPTIK CARL ZEISS JENA GmbH\nDezentrierungsmessungen auf Basis eines polarisationsinterferometrischen Meßkopfs mit SAVARTscher Doppelplatte\nvon Ralf Arnold am 02.08.91\nBetreuer: Dipl.-Phys. R. Büchner\nAnmerkung 1999: Inhaltlich stehe ich zu den Aussagen dieses Dokuments. Ausdrucksmäßig und formal entspricht dieses Protokoll dem Stand eines Studenten nach dem 6. Semester Physik. Computertechnisch entspricht das Dokument dem Stand 1991, die Bilder und Skizzen wurden nachträglich vom Original gescannt. Bitte entschuldigen Sie die teilweise schlechte Qualität\nDer Inhalt dieses Dokuments kann als pdf-Datei, 2.09 MB heruntergeladen werden.\nGrundlagen der Dezentrierung\n1.1 Einführende Begriffe, Definitionen\n1.2 Definition der Dezentrierung\n1.2.1 einer sphärischen Linse\n1.2.2 der Flächen eines Linsensystems\n1.2.3. einer asphärischen Linse\n1.2.4 einer asphärischen Linse bei nicht eindeutig definierter Formachse und bei Menisken\n1.3 Messung der Dezentrierung sphärischer Linsen\n1.3.1 Die mechanischen Verfahren\n1.3.2 Die strahlenoptischen Verfahren\n1.3.3 Die wellenoptischen Verfahren\n2. Verfahren zur Messung der Krümmungsmittelpunktablage unter Verwendung der Savartschen Doppelplatte\n2.1 Die Savartsche Doppelplatte\n2.2 Verfahren zur Richtungsmessung eines Lichtbündels\n2.3 Experimentelle Umsetzung des Verfahrens\n2.3.1 Meßkopf und Detektor\n3. Praktische Arbeiten am neuen Zentrierrichtgerät\n3.1.1 Justierung des Gesamtaufbaues\n3.1.2 Justierung des Meßkopfes\n3.2 Zusammenhang zwischen Brennpunktablage und Verschiebung des Schneidenkörpers auf der Kugelkalotte\n3.2.1 Anfangszustand und Erwartungswert\n3.2.2 Aufnahme der Kennlinie und deren Interpretation\n3.2.3 Abhilfe und Endzustand\n3.3 Meßtechnische Erfassung des Symmetrieabgleiches\n3.3.2 Elektrische Meßwertaufnahme\n3.3.3 Probleme und Abhilfe\n4. Zukünftig erforderliche Arbeiten\n1. Grundlagen der Dezentrierung\neiner sphärischen Linse: Verbindungsgerade der Krümmungsmittelpunkte der beiden brechenden Flächen\neiner asphärischen Fläche: Achse der Rotationssymmetrie der Fläche\neines einachsigen Kristalls: Gerade, auf der sich der extraordinäre Strahl genau so wie der ordinäre Strahl verhält\noptischer Mittelpunkt: Punkt, in dem sich alle Strahlen schneiden, die vor und nach der Linse die gleiche Richtung haben\nFormachse: Symmetrieachse der Linsenberandung (falls vorhanden)\nBezugsachse: Achse, auf die sich die Dezentrierungsangaben beziehen\nScheitelnormale: Normale im Scheitel einer Fläche bezüglich ihrer Berandung\nSystemachse: Symmetrieachse des idealen optischen Systems\nder Einzellinse: Abweichung der optischen Achse von der Formachse, i.d.R. windschief\noptischer Systeme: Verkippung der i-ten Fläche gegen die Systemachse im Durchstoßungspunkt der Systemachse durch diese Fläche\nMeridianebene: jede Ebene, die die optische Achse und einen außerachsialen Punkt enthält\nKrümmungsmittelpunktablage einer sphärischen Fläche: Abstand des Krümmungsmittelpunktes einer Fläche senkrecht zur Formachse\nKeilwinkel einer Linse: Winkel zwischen den Tangentialebenen in den Durchstoßungspunkten der Scheitelnormale durch die Linsenflächen\nHauptschnitt an einem Kristall: jede Ebene, die die optische Achse enthält\nKrümmungsradius: Radius einer sphärischen Fläche, positiv für erhabene, negativ für hohle Flächen eines Körpers\n1.2.1 Definition der Dezentrierung einer sphärischen Einzellinse\nDie Dezentrierung einer Einzellinse ist die Abweichung ihrer optischen Achse von der Bezugsachse (meist Formachse). Sofern die Formachse durch ihre Berandung nicht eindeutig definiert ist, muß eine andere geeignete Achse als Bezugsachse gewählt werden. Beispielsweise ist in vielen solchen Fällen die Scheitelnormale einer der beiden Flächen eine geeignete Bezugsachse.\nDie Verkippung zweier Flächen gegen eine Bezugsfläche ist im Allgemeinen durch insgesamt vier Koordinaten gekennzeichnet, von denen aber hier im Speziellen eine Koordinate auf Grund der Rotationssymmetrie entfällt.\nDie Dezentrierung ist also durch drei Koordinaten bzw. Dezentrierungsparameter gekennzeichnet, die nach  folgendermaßen festgelegt ist:\nAls Flächenkippungen sind die Winkel der Flächennormalen zur Formachse in deren Durchstoßungspunkten durch die Fläche definiert, als Azimut die Winkel Zwischen Flächenkippung Ji und Krümmungsmittelpunktablage bi einer Fläche besteht die Relation\nJi = bi/ri.\n1.2.2 Definition der Dezentrierung sphärischer Flächen eines Linsensystems\nDie Definition der Dezentrierung gilt in Analogie für Linsensysteme mit k Flächen. Hierbei ist die i-te Fläche ( i = 1...k ) durch die\nAzimut ti charakterisiert, das Azimut der ersten Fläche per Definition ti = 0 ist. Die Dezentrierung einer Einzellinse bildet dann einen Spezialfall dieser Definition.\n1.2.3 Definition der Dezentrierung einer asphärischen Linse\nDa die Lage einer asphärischen Fläche eindeutig durch ihren Scheitel und ihre Symmetrieachse gekennzeichnet ist, genügt es, die Lage des Scheitels und die Richtung der Symmetrieachse relativ zur Bezugsachse anzugeben. Dazu sind vier unabhängige Koordinaten erforderlich, die nach  definiert sind als:\ndie Scheitelhöhe yi, die den Abstand des Flächenscheitels von der Formachse bestimmt,\ndie Flächenkippung Ji, die die Verkippung der Flächensymmetrieachse gegen eine durch den Scheitel verlaufende Parallele zur Formachse angibt,\ndie Verdrehung vi, die den Winkel angibt, den\na)die Projektion der Verbindungslinie zwischen Scheitel und Formachse und\nb)die Projektion der Flächensymmetrieachse auf eine zur Formachse senkrechte Ebene bilden und\ndas Azimut ti zwischen den Ebenen, die die Formachse mit\na) dem Scheitel der asphärischen Fläche\nb) der Krümmungsmittelpunktablage der zweiten Fläche der Linse bildet, sofern dies eine sphärische Fläche ist\n1.2.4 Definition der Dezentrierung einer sphärischen Linse bei nicht eindeutig definierter Formachse und bei Menisken\nVielfach ist die Formachse infolge der sehr kleinen Berandung einer Linse nicht mehr eindeutig definiert. In solchen Fällen gilt die unter 1.2.1 gegebene Definition mit der Modifikation, daß die Scheitelnormale einer der beiden sphärischen Flächen als Bezugsachse gewählt wird. Dies ist gleichbedeutend damit, das die Flächenkippung dieser ausgewählten Fläche null ist. Dazu ist zweckmäßigerweise stets die Fläche auszuwählen, deren Dezentrierung den größeren Einfluß auf Abbildungsfehler hat. Die Flächenkippung der anderen Fläche ist dann naturgemäß mit dem Keilwinkel identisch.\nBei Menisken, bei denen die Formachse eindeutig bestimmbar ist, gilt die in 1.2.1 gegebene Definition ebenfalls. Dabei ist bei Menisken mit zentrierender Planauflage die Scheitelnormale der äußeren Fläche als Formachse zu wählen. Die Dezentrierung der inneren Fläche entspricht dann ebenfalls dem Keilwinkel.\nKonzentrische Menisken besitzen einen verschwindenden Azimut (identische Krümmungsmittelpunkte!), so daß als Dezentrierungsangabe einer der beiden Flächenkippungen ausreicht. Die zweite Flächenkippung ist in eineindeutiger Weise durch diese ("erste") bestimmt.\nDa die Dezentrierungsparameter der direkten Messung nicht zugänglich sind, muß auf die indirekte Messung mittels anderer meßbarer Größen zurückgegriffen werden, die mit Flächenkippung und Azimut im eindeutigen Zusammenhang stehen. Diese zu messenden Größen sind vom Meßverfahren abhängig, sie müssen daher im einzelnen erörtert werden.\nDie einzelnen Meßverfahren lassen sich in drei große Gruppen einteilen. Das sind\ndie mechanischen Verfahren\ndie strahlenoptischen Verfahren und\ndie wellenoptischen Verfahren.\nDie Grundlage des Verfahrens der Messung des radialen Flächenschlages bildet die Rotation des Prüflings um seine optische Achse. Während dieser Rotation wird die zu messende Fläche senkrecht abgetastet und ihr Schlag gemessen. Teilt man diesen Flächenschlag durch den Durchmesser des Meßkreises senkrecht zur Rotationsachse, erhält man die Flächenkippung. Den Azimut bildet der Winkel zwischen den Stellungen des Maximalausschlages der beiden Flächen.\nBeim Verfahren der Messung des Randschlages, bei dem der Prüfling um eine durch den Krümmungsmittelpunkt der Fläche verlaufende Parallele zur gewählten Bezugsachse rotiert, wird der Schlag des Randes senkrecht zur Bezugsachse gemessen. Die Flächenkippung ist dann gleich dem Quotienten aus Randschlag und doppeltem Krümmungsradius. Der Azimut wird analog oben ermittelt.\nDie Mehrzahl der strahlenoptischen Verfahren beruht auf der Nutzung des Brechungs- oder Reflexionsgesetzes unter Verwendung des transmittierten bzw. reflektierten Lichtes. Dabei wird meist die Ablage des Krümmungsmittelpunktes von der optischen Achse in Autokollimation genutzt und daraus die Verkippung der Fläche berechnet.\nDa dies allgemein bekannt bzw. leicht herzuleiten ist, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden. Nähere Ausführungen finden sich in , ,  und .\nDie wellenoptischen Verfahren zur Messung der Dezentrierung basieren alle auf der Erzeugung von Lichtwegdifferenzen zwischen einer Prüflings- und einer Referenzfläche, die bei Abweichung der Flächenparameter voneinander wohldefinierte Interferenzbilder erzeugen. Aus diesen Interferenzbildern lasen sich Abweichungen von der Sollform der Fläche und/oder der Flächenparallelität ermitteln. Beschreibungen gängiger Interferometeranordnungen befinden sich in nahezu allen Optik-Standartwerken (beispielsweise in ,  und ), wobei diese Anordnungen für die Nutzung zu obigen Zwecken leicht modifiziert werden müssen.\nEin relativ neues wellenoptisches Verfahren zur Messung der Flächenkippung stellt das in  angegebene Verfahren unter Verwendung der Savartschen Doppelplatte dar, welches im Folgenden naher beschrieben werden soll.\nTreten optische Wellen in einen einachsigen Kristall, so werden sie in zwei Komponenten, eine ordinäre (o) und eine extraordinäre (e) aufgespalten. Beide Komponenten breiten sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten in unterschiedliche Richtungen aus (Bild 1).\nBild 1: Strahlenverlauf eines senkrecht auf eine unter 45° zur optischen Achse geschnittene Oberfläche eines optisch einachsigen Kristalls autreffenden Strahles an einem optisch negativen Kristall; Konstruktion an der Indexfläche; a), b) sind die Brechzahlenkurven als Funktion der Strahlrichtung für a) den ordinären Strahl und b) den extraordinären Strahl; e) extraordinärer Strahl; o) ordinärer Strahl\nSie Savartsche Doppelplatte besteht aus zwei planparallelen Kristallplatten gleicher Dicke und gleichen Materials, die unter einem Winkel von 45° zu ihrer optischen Achse geschnitten sind. Diese beiden Platten sind unter gekreuzten Hauptschnitten miteinander verkittet.\nBeim Eintritt eines Lichtstrahles in die erste Platte (Bild 2) wird dieser in einen ordinären (auch ordentlichen) und einen extraordinären (auch außerordentlichen) Strahl zerlegt. Diese beiden Strahlen besitzen am Ende der ersten Kristallplatte eine Laufzeitdifferenz und einen Abstand zueinander, der aber wegen der geringen Dicke der Platten zu vernachlässigen ist. Beim Eintritt der beiden Strahlen in die zweite Platte tauschen diese ihre Rollen, daß heißt der extraordinäre Strahl wird zum ordinären bzw. umgekehrt. Wiederum entsteht eine Laufzeitdifferenz und ein vernachlässigbarer Parallelversatz. Bei senkrechtem Einfall des Strahles auf die Savartsche Doppelplatte haben beide Laufzeitdifferenzen den gleichen Betrag und unterschiedliches Vorzeichen, so daß sie sich gegenseitig kompensieren. Es verlassen also zwei senkrecht zueinander polarisierte, hinsichtlich ihres Wellenzahlvektors identische Strahlen ohne Phasendifferenz die Savartsche Doppelplatte.\nBild 2: Strahlenverlauf an der Savartschen Doppelplatte; zu sehen ist, wie sich eine einfallende linear polarisierte Welle in zwei orthogonal linear zueinander polarisierte Wellen zerlegt; es bezeichnen: P1) und P2) die beiden (hier getrennt gezeichneten) Teile der Savartschen Doppelplatte, o) die ordinäre Welle, e) die extraordinäre Welle und oA) die optische Achse der jeweiligen Doppelplattenhälfte\nBesitzt der einfallende Strahl einen von Null verschiedenen Winkel gegen die Flächennormale der Savartschen Doppelplatte, so sind die beiden Gangunterschiede in den Teilplatten nicht mehr gleichen Betrages, sie kompensieren sich nicht mehr. Im Resultat erhält man nach Durchgang durch die Doppelplatte zwei ebenfalls senkrecht zueinander linear polarisierte Teilstrahlen mit nicht mehr verschwindender Phasendifferenz.\nEine genauere Beschreibung der Savartschen Doppelplatte befindet sich in , eine tiefgründigere Erörterung der kristalloptischen Grundlagen in  und .\nZiel des neuentwickelten Verfahrens der Richtungsmessung mit Hilfe der Savartschen Doppelplatte ist es, ein elektronisches, computerverwertbares Signal zu erhalten, das die Abweichung der Wellenzahlvektoren von einer vorgegebenen Richtung kennzeichnet. Die prinzipielle Realisierung ist in , S.1 folgendermaßen beschrieben: "Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß als ein richtungsabhängiges Bauelement eine (Anm.: zwecks Kleinsignalmodulation) in Kippschwingungen versetzte Savartsche Doppelplatte verwendet wird, deren Schwingungsebene unter einem definierten Winkel fest zur Durchlaßrichtung eines vor der Doppelplatte angeordneten Polarisators justiert wird.\nDie schwingende Doppelplatte bewirkt, daß die Richtungsänderung des zu vermessenden Bündels in eine Phasendifferenzänderung derartig umgewandelt wird, daß die Richtungsänderung aus den Signalen eines der Doppelplatte nachgeordneten Empfängers durch Auswertung von Frequenz und Amplitute direkt bestimmt werden kann. Eine Strahlteilung und eine Auswertung durch mehrere Empfänger ist nicht erforderlich.\nZur Messung der Richtungsänderung in zwei Koordinaten ist es vorteilhaft, wenn zwei Doppelplatten verwendet werden, die unmittelbar hintereinander angeordnet in Kippschwingungen versetzt werden."\nBild 3: Funktionsweise des Meßkopfes\nZur Realisierung des Verfahrens als Laboraufbau wurde durch Büchner und Kraft ein Versuchsaufbau entworfen, der im folgenden beschrieben werden soll:\nZur Beschreibung des Meßkopfes wird folgende Symbolik verwand:\nAußerhalb des Kristalls erfolge die Ausbreitung des Lichtes mit dem Wellenzahlvektor\nk = (0,0,kz); kz > 0; kz reell.\nDie Lichtwellen werden beschrieben durch\nEges = E * exp[i(wt-kr)] = E * exp[i(wt-kzz)] , wobei E = (Ex, Ey, 0) ist.\nDas am Meßkopf (Bild 3) ankommende, unpolarisierte Licht wird durch einen ersten Polarisationsfilter, den Polarisator auf E = (Ex, Ey, 0) mit Ex = Ey polarisiert.\nBeim Auftreffen des Lichtes auf die erste Doppelplattenhälfte zerlegt es sich in einen ordinären Strahl mit E0 = (0, Ey, 0) und einen extraordinären Strahl mit Ee = (Ex, 0, 0) , wobei die optische Achse des Kristalls durch A1 = (p, 0, p) mit p als Parameter beschrieben wird. In der zweiten Platte vertauschen die beiden Strahlen ihre Rollen: E0= (Ex, 0, 0), Ee = (0, Ey, 0) bei A2 = (0, p, -p).\nNachdem beide Strahlen die zweite Platte verlassen haben, sind sie senkrecht zueinander polarisiert und besitzen eine Phasendifferenz d\nDa senkrecht zueinander polarisiertes Licht nicht miteinander interferieren kann, kommt eine l/4-Platte zum Einsatz, deren Azimut genau unter 45° zwischen den beiden Polarisationsrichtungen des auf sie einfallenden Lichtes steht. Sie verwandelt beide Strahlen in zirkular entgegengesetzt zueinander polarisiertes Licht, welches dann miteinander zu linear polarisiertem Licht interferiert. Die Azimutlage des resultierenden, linear polarisierten Lichtes ist dabei abhängig von der Phasendifferenz der beiden senkrecht zueinander polarisierten Strahlen vor ihrem Eintritt in die l/4-Platte. Dieses linear polarisierte Licht wird durch einen zweiten Polarisationsfilter (Analysator) auf seine Azimutlage analysiert.\nIn Falle einer verschwindenden Phasendifferenz d=0 nach der Savartschen Platte (senkrechter Lichtdurchgang) addieren sich beide Teilstrahlen nach dem Passieren der l/4-Platte derart, daß die Azimutlage des Lichtes mit der des Polarisators übereinstimmt. Steht nun wie in unserem Fall der Analysator unter einem Azimutwinkel von 90° zum Polarisator, so ist die durch den gesamten Meßkopf transmittierte Intensität (nach dem Analysator) gleich null.\nFür den Fall, daß die Savartsche Doppelplatte eine Phasendifferenz d=l/2 erzeugt, stimmt der Azimutwinkel des Lichtes nach Transmission der l/4-Platte mit der des Analysators überein, die durch den gesamtem Meßkopf transmittierte Intensität ist maximal.\nFür alle anderen mittels der Savartschen Doppelplatte erzeugten Phasendifferenzen variiert die Intensität entsprechend Bild 4, falls der Analysator seinen Azimutwinkel von 90° zum Polarisator beibehält, mit\nI = Imax * sin2(d/2) (2)\nBild 4: Intensitätsverlauf des Lichtes nach dem Passieren des Meßkopfes in Abhängigkeit von der Gangdifferenz bei gekreuzten Polarisationsfiltern.\nJetzt variiert man den Winkel des einfallenden Lichtes gegen die Normale der Savartschen Doppelplatte. Dies ist möglich durch:\n1) Variation des einfallenden Strahles gegen die Normale der Savartplatte, oder\n2) Variation der Normale der Savartplatte gegen den einfallenden Strahl.\nRealisiert wird Variante 2 durch Kippschwingungen der Savartschen Doppelplatte mit der Frequenz f um die x-Achse, so erhält man eine Modulation der Intensität nach Transmission des Meßkopfes.\nFällt ein Parallelbündel parallel zur Nullagennormale der Savartschen Doppelplatte ein, so kann man mit einem quadratischen Empfänger (Fotodiode o.ä.) unter Nutzung der aus Gleichung (1) genäherten Relation d ~ e den in Bild 4 skizzierten Intensitätsverlauf aufnehmen, indem man die Elongation der Kippschwingungen der Savartplatte als x-Koordinate und die Intensität als y-Koordinate auf einem Oszillografen darstellt. Ersetzt man am Oszillografen die Elongation der Savartplatte durch die Zeitablenkung und sichert gleichzeitig: daß die erzeugte Gangdifferenz an der Savartschen Doppelplatte nicht größer als l/4 ist und auf dem Oszillografen mindestens eine komplette Periode dargestellt wird so erhält man ebenfalls eine eindeutige periodische Darstellung. Unter Zuhilfenahme der Näherung d ~ e folgt für die auf ihr Maximum normierte Intensität:\nIn = sin2 ( dmax * sin (wt) + e0 ) (3)\ne0...Winkel der Nullagennormale der Savartschen Doppelplatte gegen das einfallende Bündel\nFalls e0 = 0 gilt, ist diese Schwingung symmetrisch zur halben Periodendauer der Schwingung der Savartplatte, es ergibt sich eine neue Schwingung mit\nfOszi = 2 * fPlatte . (Bild 5)\nBild 5: Intensitätsverlauf am Empfänger bei schwingender Savartplatte\nFalls nicht e0 = 0 gilt, ist die Schwingung unsymmetrisch. Zwei beispielhafte Kurvenverläufe hierfür sind in den Bildern 6a und 6b dargestellt, wobei betragsmäßig e0,a<e0,b ist.\nBild 6: Oszillogramm bei Abweichung der Nullagennormale der Savartschen Doppelplatte von der Ausbreitungsrichtung des Parallelbündels, wobei betragsmäßig e0,a<e0,b ist.\nEicht man jetzt den Meßkopf so, daß die Nullagennormale der Savartplatte mit der Systemachse identisch ist, so kann man den Winkel der einfallenden Parallelstrahlung zur Systemachse messen, indem man den Analysator solange dreht, bis auf dem Oszillogramm Symmetrie herrscht. Der Azimutwinkel des Analysators gegen seine zum Polarisator gekreuzte Ausgangslage ist dann ein Maß für den Winkel des Parallelbündels zur Bezugsachse. Verwendet man in allen Berechnungen die für kleine Winkel gültige Näherung sin x = x , so ist dieser Zusammenhang linear.\nBild 7: Versuchsanordnung, Erläuterungen im nachfolgenden Text\nDer Laser (hier HNA 500, Jenoptik) erzeugt linear polarisiertes Licht mit einer Wellenlänge von l=632,8nm. Dieses wird mit einer Strahlaufweitung (SAW) auf einen variablen, mit einer Blende einstellbaren Durchmesser aufgeweitet. Der Polarisationsfilter (POL) dient zur Regelung der Intensität auf einen beliebigen Wert. Das resultierende, linear polarisierte Licht verwandelt eine l/4-Platte in zirkular polarisiertes Licht (stellvertretend für unpolarisiertes Licht), welches über zwei Spiegel (SP) in den Zentrierkomplex gelenkt wird. Der Einfachheit halber wurde nur ein Spiegel dargestellt.\nZentrierkomplex (Bild 8):\nDas (im Laboraufbau) in allen drei Koordinatenrichtungen bewegliche Objektiv (OBJ) fokussiert das Bündel genau so, daß die Brennebenen von Objektiv und Prüflingsfläche identisch sind. Damit ist das den Prüfling verlassende Bündel wieder parallel, es wird über einen halbdurchlässigen Teilerspiegel (TSP) in den Meßkopf (MK) umgelenkt.\nBild 8: Zentrierkomplex (ohne Objektiv)\nDas den Meßkopf verlassende Licht wird mit Hilfe eines quadratischen Empfängers (DET, hier Fotozelle) in ein elektrisches Signal umgewandelt, welches nach Durchgang durch einen Verstärker (VER) vermittels eines Oszillografen (OSZI) angezeigt wird. Geplant ist, zukünftig statt des Verstärkers/Oszillografen künftig einen phasenempfindlichen, frequenzselektiven Verstärker einzusetzen, und dessen Ausgangssignal (nach A/D-Wandlung) einer computergestützten Stelleinheit zur Zentrierung der Prüflingsfläche zuzuführen.\nNachdem der Aufbau des Zentrierrichtgerätes erläutert wurden, soll nun auf am Laboraufbau praktisch durchgeführte Arbeiten näher eingegangen werden.\nDiese Justieranleitung bezieht sich auf den Laboraufbau und nicht auf einen Prototyp bzw. ein fertiges Gerät. Die Kennzeichnungen der einzelnen Bauteile (Klammerangaben) beziehen sich auf Bild 7.\nDie Strahlaufweitung (SAW) ist fest mit dem Laser verbunden und braucht daher nicht einzeln justiert zu werden. Jetzt wird die Blende der SAW auf ihren kleinsten Durchmesser (ca. 1mm) geschlossen, so daß diese als Lichtmarke zur weiteren Justierung mittels Autokollimation dienen kann. Der Polarisationsfilter (POL) wird so ausgerichtet, daß das Autokollimationsbild mit der Blendenöffnung zusammen fällt. Die Azumitstellung des Polarisators ist dabei so zu wählen, daß die maximale Intensität transmittiert.\nZur weiteren Justierung wird das Objektiv (OBJ) aus dem Strahlengang entfernt und der Prüfling gegen einen ebenen Oberflächenspiegel ausgetauscht, welcher ohne Verwendung der Ringschneide auf die Kugelkalotte des Zentrierkomplexes (vgl. Bild 8) aufgelegt wird. Nun ist noch der Detektor so zu verschieben, daß dieser die reflektierte Intensität empfängt.\nDie l/4-Platte der Strahlerzeugung (vgl. im folgenden wieder Bild 7) wird analog den Polarisator senkrecht zum Strahlenverlauf ausgerichtet. Daraufhin ist ihr Azimut noch so auszurichten, daß zirkular polarisiertes Licht entsteht. Dies überprüft man durch einen nach der l/4-Platte probeweise in den Strahlengang einzubringenden Analysator, bei dessen azimutaler Drehung sich die vom Detektor registrierte Intensität nicht verändern darf.\nDie Spiegel (SP) sind durch Kippung/Drehung so einzustellen, daß die am auf der Kugelkalotte aufliegenden Justierspiegel reflektierten Strahlen die Blende der SAW auf sich selbst abbilden. Anschließend ist der Justierspiegel durch eine Glasplatte mit Fadenkreuz zu ersetzen und die Spiegel (SP) so zu verschieben, daß das Laserbündel genau symmetrisch auf das Fadenkreuz fällt. Danach ist die Glasplatte wieder gegen den Spiegel auszutauschen.\nAn dieser Stelle erfolgt die Justierung des Meßkopfes. Dies soll jedoch im Kap. 3.1.2 gesondert beschrieben werden.\nNach erfolgter Meßkopfjustage entfernt man den auf der Kugelkalotte aufliegenden Spiegel, setzt die Ringschneide (ohne eingesetzten Prüfling) auf und legt auf diese den Oberflächenspiegel auf. Durch verschieben der Schneide auf der Kugelkalotte vermittels der beiden Stelleinheiten (IT-100 im Bild 8) wird auf Symmetrie im Oszillogramm abgeglichen. Damit steht der Schneidenkörper achsial zum Laserbündel. Die Führung des Ringschneidenkörpers ist so konstruiert, das die Schneide abgenommen und wieder aufgesetzt werden kann, ohne das sich Anfangs- und Endlage unterscheiden. Dies soll nun unter Entfernung des aufgelegten Spiegels und Einsetzen eines zentrierten Justierprüflings in den Schneidenkörper geschehen. Das Objektiv (OBJ) wird in den Strahlengang gebracht und solange entlang der Systemachse verschoben, bis auf einem unmittelbar vor dem Detektor anzubringenden Schirm in scharfer Reflex der Prüflingsfläche visuell zu sehen ist. Nach Entfernung des Schirmes auf dem Strahlengang wird das Objektiv (OBJ) solange senkrecht zur Systemachse verschoben, bis im Oszillogramm Symmetrieabgleich herrscht. Dabei muß der Detektor dem evtl. aus der Empfängerfläche auswandernden Reflex nachgeführt werden.\nErsetzt man nun den Justierprüfling durch einen anderen Prüfling, so kann dessen Zentrierzustand genau festgestellt werden.\nZur Justierung ist eine rotierende Zerkackerscheibe vor dem Meßkopf in den Strahlengang zu bringen, Objektiv und Schneidenkörper zu entfernen und auf die Kugelkalotte einen Oberflächenspiegel aufzulegen. Jetzt wird der Polarisator unter einem Azimutwinkel von 45° (Azimut 0 soll per Definition die Lage der Projektion der optischen Achse der der ersten Kristallplatte der Savartschen Doppelplatte auf eine senkrecht zur Systemachse stehende Fläche sein) eingestellt und der Analysator solange in seinem Azimut verändert, bis er zum Polarisator in gekreuzter Lage steht, d.h. bis das durch den Zerhacker verursachte Oszillogramm eines Rechtecksignales minimale Amplitute (optimal Nullamplitute) besitzt. Dies geschieht, um eine Polarisationszustandsverfälschung zu verhindern, ohne Savartsche Doppelplatte und ohne l/4-Platte.\nNun wird der Zerhacker entfernt, die Savartplatte eingesetzt uns zu Schwingungen angeregt. Kippt man jetzt solange die Savartplatte um ihre Schwingungsachse, bis das aufgenommene Oszillogramm symmetrisch ist, so stimmt ihre Nullagennormale mit der Systemachse überein, die Doppelplatte ist justiert.\nAbschließend setzt man die l/4-Platte ein und justiert ihren Azimut so, daß der Abgleich im Oszillogramm erhalten bleibt.\nAnzumerken ist, daß die Übereinstimmung der Normalen von Polarisator, Analysator und l/4-Platte mit der Systemachse durch ihre Aufnahmen im Meßkopf konstruktiv gesichert sind.\n3.2.1 Ausgangszustand und Erwartungswert\nBild 9: Verkippung der Prüflingsfläche durch Tangentialschub\nDie Verschiebung des Schneidenkörpers auf der Kugelkalotte erfolgt vermittels einer Stelleinheit IT-100 tangential an die gedachte Kugeloberfläche der Kalotte (Bild 9) in x-Richtung (y-Richtung hier nicht betrachtet). Dabei ist der Prüfling genau im Krümmungsmittelpunkt der Kugelkalotte angeordnet, so daß dieser eine reine Rotation um den Schnittpunkt seiner Oberfläche mit der Systemachse ausführt.\nUnter Verwendung der Näherung tan x = x für kleine x besteht zwischen der Kippung der Prüflingsfläche und der tangential-translatorischen Verschiebung x des Schneidenkörpers der Zusammenhang:\nJ = x / R ( 4 )\nR...Radius der Kugelkalotte\nx....tangential-translatorische Verschiebung des Schneidenkörpers\nDiese Flächenkippung ihrerseits ruft eine Ablage des Brennpunktes der Prüflingsfläche in x-Richtung hervor, die beschrieben wird durch\nb = 2 * r * J ( 5 )\nb...Brennpunktablage von der Systemachse\nr...Krümmungsradius der zu prüfenden Fläche\nWird nach erfolgtem Symmetrieabgleich des Oszillogrammes durch tangentiale Verschiebung mittels IT-100 eine Brennpunktablage erzeugt und durch Verschiebung des Objektives ebenfalls in x-Richtung die Übereinstimmung der Objektiv- und Prüflingsflächenbrennpunkte wiederhergestellt (Objektivverschiebung bis zur Symmetrie des Oszillogrammes) so entspricht die Objektivverschiebung genau der Brennpunktablage. Es folgt unter Zuhilfenahme der Gleichungen (4) und (5) die lineare Beziehung\nV = 2 * r / R * x ( 6 )\nV...Objektivverschiebung in x-Richtung\nBild 17: Objektivverschiebung O des Fokussierobjektivs bis zum Symmetrieabgleich des Oszillogramms als Funktion der Verschiebung x des Schneidenkörpers auf der Kugelkalotte\nUm diesen linearen Zusammenhang zu bestätigen, wurde die im Bild 10 zu sehende Meßreihe mit einem Prüfling negativen Radiuses (Vorzeichenkonvention wie in der Optikfertigung) aufgenommen. Dabei trat ein unerwarteter Kurvenverlauf mit einer Änderung der Monotonie (nachfolgend Umkehreffekt) auf. Das Extremum liegt dabei annähernd auf der Systemachse, deren Lage durch x » 10 Skt. gekennzeichnet ist. Die Abweichung der Meßwerte III sind auf eine mangelhafte Kraft der Feder in x-Richtung (vgl. Bild 9) zurückzuführen, die ein Abheben des Schubstiftes vom Schneidenkörper zur Folge hatte.\nVermutungen von Büchner und Kraft, wonach dieser Effekt möglicherweise auf Astigmatismus und Koma zurückzuführen ist, fanden vorerst keine Beachtung, da die Ursache dieses Umkehreffektes im mangelhaften Gleiten der Schneide auf der Kugelkalotte vermutet wurde. Um Untersuchungen über die Flächenkippung infolge Verschiebung der Schneide in x-Richtung durchführen zu können, wurde ein Meßlaser installiert, dessen Strahl über einen auf den Schneidenkörper aufgesetzten (nahezu masselosen) Reflektor auf einen Schirm reflektiert wurde (Bild 11).\nBild 11: Anordnung zur Messung der Kippung des Schneidenkörpers\nBild 12: Auftreffpunkte des reflektierten Meßlaserstrahls auf den Schirm: die Zahlen kennzeichnen die x-Verschiebung der Schneide in 0.1mm\nDer Anstand des Reflektors zum Schirm betrug 1925mm. Mit Hilfe der Anordnung (Bild 11) wurde die im Bild 12 zu sehende Meßreihe aufgenommen. Dabei zeigten sich nicht die infolge äquidistanter Verschiebungen der Schneide erwarteten gleichen Abstände der Meßpunkte. Das heißt, die Prüflingsfläche kippt nicht um den Krümmungsmittelpunkt der Kugelkalotte, sondern um einen davon abweichenden Punkt. Die reale, mit dem Meßlaser gemessene Kippung der Prüflingsfläche läßt sich zerlegen in eine Rotation um den Krümmungsmittelpunkt und eine Translation durch diesen Punkt senkrecht zur Systemachse. Nähere Ausführungen dazu finden sich in .\nDiese Translation parallel gleichgerichtet der Bewegungsrichtung der Schneide verstärkt die Ablenkung des Laserbündels des eigentlichen Versuchsaufbaues bevor die Symmetrieachse der Schneide die Systemachse überschreitet. Das führt zu einem Anstieg der Funktion in Bild 10, der größer ausfällt als erwartet. Überschreitet nun die Symmetrieachse der Schneide die Systemachse, so wirkt die Strahländerung infolge Translation der Strahländerung infolge Rotation entgegen und überwiegt. Es kommt zu einem Abfallen der Kurve, (Bild 10, Teil II), wodurch sich der Kurvenverlauf des Umkehreffektes als Überlagerung zweier Geraden unterschiedlichen Anstieges erklärt.\nStellt man nun einige quantitative Betrachtungen an, so erhält man einen Zusammenhang zwischen der Verkipppung der Prüflingsfläche und der Ablenkung des Meßlaserstrahls mit\nDy/2a = Dx/R\nDy ...Abstand der Meßpunkte in Bild 12\nDx ...Abstand der Meßpositionen der Schneidenkörperverschiebung\na ...Abstand des Meßlaserrefektors zum Schirm\nR ...Radius der Kugelkalotte\nDaraus läßt sich der Krümmungsradius R berechnen, um den die Schneide tatsächlich kippt:\nR = 2 * a * Dy / Dx\nSetzt man in Gleichung (7) Werte aus Bild 18 (Stift schiebt) ein, so ergibt sich:\nR +/- 1,4mm\nMan sieht, daß eine definierte Kippung um den gewünschten Radius von R = 40 mm (Kugelkalottenradius) nur in der Nähe der Systemachse (für Flächenkippungen kleiner +/-10‘ gegen diese) stattfindet. Da das bedeutet, daß zu messende Flächen auf Flächenkippungen kleiner 10‘ vorjustiert werden müssen, stellt dies natürlich keinen befriedigenden Zustand dar. Außerdem wäre noch zu untersuchen, ob die Linearität der Flächenkippung in diesem Bereich tatsächlich reproduzierbar ist, oder ob der reproduzierbare Linearitätsbereich noch kleiner als +/-10‘ Abweichung von der zentrierten Lage ist.\nUm die Flächenkippung über einen größeren Bereich linear zu halten, wurde überlegt, wie der mechanische Aufbau des Meßkopfes verbessert werden kann, damit ein vermutetes Abheben der Schneide von der Kugelkalotte verhindert wird. Dazu wurden die alten, nur aus einem senkrecht stehenden Messingblechstreifen bestehenden Verbindungsstücken zwischen den Stelleinheiten IT-100 und den Schubstiften gegen neue, aus Weckerfedern gefertigte und in sich um 90° längs (Rollwinkel) verdrehte Verbindungsstücken ausgetauscht. Diese lassen eine begrenzte Bewegung in allen senkrecht zur Schubrichtung stehenden Richtungen zu. Das ist erforderlich, da z.B. der Y-Schubstift (bzw. dessen Feder) gieren muß, wenn sich der x-Schubstift in x-Richtung bewegt (Bild 13)\nBild 13: Verformung der Schubstiftfedern beim Vorschub\nAußerdem wurden die den Schubstiften entgegenwirkenden "Gegenfedern" ebenfalls durch Stücke dieser Weckerfedern ersetzt, da diese eine höhere Federkonstante als die alten Messingfedern besitzen.\nNach oben beschriebener Modifikation des Meßkopfes wurde eine neue Vermessung der Schneidenbewegung auf der Kugelkalotte durchgeführt, die folgende Reflexpunkte des Meßlaserstrahls auf dem Schirm ergab (Bild 14)\nBild 14: Auftreffpunkte des reflektierten Meßlaserstrahls auf den Schirm nach Modifikation der\nWie in Bild leicht zu erkennen ist, führte diese immer noch nicht zur gewünschten Äquidistanz der Meßpunkte und damit zum Erfolg.\nBei der weiteren Suche nach der Ursache stellte sich heraus, daß die eingesenkten Angriffspunkte der Schubstifte und die eingelassenen Kugeln als Angriffspunkte der Gegenfedern am Schneidenkörper nicht genau gegenüber und in gleicher Höhe sind (Bild 15).\nBild 15: Lage der Angriffspunkte am Schneidenkörper\nUm den Einfluß der in Bild 15 zur besseren Sichtbarkeit stark übertrieben dargestellten Asymmetrie der Angriffspunkte zu mindern bzw. ganz auszuschalten, wurde der Schneidenkörper durch Auflegen zweier Metallplatten (ca. 2*500g) zusätzlich belastet. Diese Zusatzlast sollte ein Abheben der Schneide von der Kugelkalottenoberfläche infolge der Asymmetrie der Angriffspunkte verhindern, d.h. die Schneide auf die Kugelkalotte andrücken. Darüber hinaus wurden Schneide und Kalotte gründlich gereinigt und geölt, um Slip-Stick-Effekte zu vermeiden.\nNach Abschluß dieser Maßnahmen ergab sich eine Kippung des Schneidenkörpers entsprechend Bild 16. Zu sehen ist die Äquidistanz der Meßpunkte im Bereich von Dx = 5...12Skt., was einer Flächenkippung von insgesamt etwa einem Grad entspricht. Damit ist die Linearität der Flächenkippung zum x-Vorschub vorhanden, was zu einer neuen Aufnahme der Kennlinie analog Abschnitt 3.2.2 berechtigt.\nBild 16: Auftreffpunkte des reflektierten Meßlaserstrahls auf den Schirm mit modifizierten Meßkopf und unter zusätzlicher Belastung des Schneidenkörpers, aufgenommen mit der Meßanordnung aus Bild 11\nTabelle: Meßwerte der Objektivverschiebung V des Fokussierobjektives bis zum Symmetrieabgleich als Funktion der Verschiebung x des Schneidenkörpers auf der Kugelkalotte und der Verschiebung y des Reflexpunktes des Meßlasers gegen einen willkürlichen Nullpunkt\nD x < 0.01 Skt\nD V < 0.01 Skt\nD y < 0.1 cm\nDie grafische Darstellung der Kennlinie zeigt Bild 17 auf der nachfolgenden Seite. Unter Ausschluß der Meßpunkte 35 und 36 ergeben sich Regressionsgeraden mit\nV = (-1,594 +/- 0,004) * 10-3 * x + (13,017 +/- 0,004) Skt\nV = (1,585 +/- 0,06) * 10-3 * y + (0,93 +/- 0,01)\nDie sich zeigende Linearität entspricht der Erwartung und beweist, daß die Ursache des Umkehreffektes rein mechanischer Natur war, und daß die Abbildungsfehler die Qualität der Messungen nicht wesentlich beeinflussen.\nBild 17: Objektivverschiebung O des Fokussierobjektivs bis zum Symmetrieabgleich als Funktion der Verschiebung x des Schneidenkörpers auf der Kugelkalotte und als Funktion der Verschiebung des Reflexpunkts des Meßlasers gegen einen willkürlichen Punkt\nDa sich die mechanische Bewegung des Schneidenkörpers über die Kugelkalotte insgesamt trotzdem recht problematisch gestaltet, müßte am fertigen Gerät eine andere Variante für die Realisierung der Stellbewegung gefunden werden. Beispielsweise könnten der oder die Prüflinge mittels Vakuum an eine Schneide angesaugt werden, welche sich ähnlich der Aufhängung eines Kreisels drehen kann. Dabei muß gewährleistet sein, daß sich die Symmetrieachse und die Rotationsachsen der beiden Koordinaten im Scheitel der Prüflingsfläche schneiden. Dieser ganze Komplex muß nochmals translativ senkrecht zur Systemachse beweglich sein, um Systemachse und Bezugsachse des zu zentrierenden Prüflings in Deckung zu bringen. Das zu realisieren ist jedoch Aufgabe eines Konstrukteurs und wurde daher nicht näher untersucht. Aus diesem Grund wurde auch eine weitere mechanische Optimierung des Zentrierkomplexes unterlassen.\nDie Untersuchungen einer Fläche, die nicht die dem Fokussierobjektiv zugewandte Oberfläche bildet, ist ebenfalls möglich, natürlich ist dabei die Transformation des Brennpunktes der zu messenden Fläche durch Brechung an den vorgelagerten Flächen zu berücksichtigen. Man fokussiert das Bündel in den Hauptschnitt, so daß den Prüfling ebenfalls ein Parallelbündels verläßt. Die dabei auftretende geringere Intensität des Reflexes kann durch Steigerung der Intensität des Lasers oder durch eine höhere Verstärkung im Auswerteteil kompensiert werden.\nDas vom Versuchsaufbau (Bild 7) erzeugte Oszillogramm wird durch manuelles Verstellen an den Stelleinheiten zur Verschiebung des Schneidenkörpers solange geändert, bis die "Unsymmetrien" (Bild 6) verschwinden und ein symmetrisches Oszillogramm zu sehn ist.\nInfolge Rauschens des Empfängers, der Leitungen und des Verstärkers ergeben sich Schwankungen der Amplitute des Oszillogramms, die einem Signal-Rauschverhältnis von etwa 20:1 entsprechen. Eine genauere visuelle Einstellung ist daher nicht möglich.\nAus dem Grund und wegen der generellen Forderung der computergesteuerten Zentrierung im fertigen Gerät wurde versucht, die Feststellung des Symmetrieabgleiches auf eine elektrische Meßgröße umzustellen.\nGrundidee des Verfahrens bildet die in Abschnitt 2.3.1 begründete Tatsache, das, falls sich die Meßanordnung im Symmetrieabgleich befindet, die Oszillation des elektrischen Signals mit der doppelten Modulationsfrequenz der Schwingungen der Savartschen Doppelplatte erfolgt und die eigentliche Modulationsfrequenz verschwindet. Treten Unsymmetrien im Meßsignal auf, so äußert sich das dadurch, daß sich die die Unsymmetrie erzeugende Schwingerfrequenz überlagert:\nfOszi = ( C1 * 2 + C1 ) * fPlatte\nDaraus folgt, daß im Abgleich C2 = 0 gelten muß. Um dies festzustellen, ist es erforderlich, das Empfängersignal frequenzselektiv auf Auftreten der Plattenfrequenz zu untersuchen. Das geschah mit einem Selektivnanovoltmeter wählbarer Oktavselektivität von 18/36/54 dB. Da die Schwingfrequenz der Savartplatte mit der Netzfrequenz identisch ist, beträgt die Selektivfrequenz 50 Hz.\nUnter Verwendung diese Anordnung wurden die Abhängigkeiten der Spannungen der 50Hz-Komponente des Meßsignales vom Winkel des einfallenden Laserbündels gegen die Nullagennormale der Savartschen Doppelplatte (entspricht der doppelten Dezentrierung der Prüflingsfläche) (Bild 18) und von der Azimutstellung des Analysators (Bild 19) aufgenommen.\nBild 18: Spannung der 50Hz-Komponente des Meßsignales in Abhängigkeit des Winkels Y des einfallenden Parallelbündels zur Mittellage der Savartschen Doppelplatte\nBeide Abhängigkeiten zeigen den erwarteten annähernd sinusförmigen Verlauf. Die Größe der Meßpunkte (Höhe) entspricht dabei im Bild 18 der Größe der Zeigerschwankung des Selektivvoltmeters während einer Meßzeit pro Meßpunkt von ca. 0,5 min und im Bild 19 dem Meßfehler bei zweimaliger Koinzidenzeinstellung.\nVerwendet man anstelle der in Bild 19 dargestellten Abhängigkeit f = f ( U ) und die in Bild 18 dargestellte Abhängigkeit U = U ( Y ), so ergibt sich die Erwartung:\nf = C * arcsin( sin( Y ) ) = C * Y\nf ...Azimutstellung des Analysators im Minimum der 50Hz-Komponente der Spannung\nY ...Winkel des in den Meßkopf einfallenden Parallelbündels gegen die Systemachse\nBild 19: Spannung der 50-Hz-Komponente des Meßsignales als Funktion des Analysatorwinkels gegen die Azimutlage des Analysators im Abgleich\nZur Untersuchung dieser Anhängigkeit wurden die Meßwerte, dargestellt in Bild 20, aufgenommen. Das erfolgte mit einem Oberflächenplanspiegel als Prüfling und ohne Verwendung des Fokussierobjektives. Die sich dabei ergebende Linearität entspricht voll der Erwartung. Diese Kennlinie soll laut Aussage von Büchner die Grundlage im fertigen Gerät bilden, wozu sie sich auch hervorragend eignet. Berücksichtigt man alle Meßfehler, so ist mit der jetzigen Anordnung eine sicher reproduzierbare Messung des Dezentrierungswinkels mit einer Genauigkeit von 30 Bogensekunden meßbar.\nUm die Linearität der Meßwerte allgemein zu bestätigen, wurde eine zweite Meßreihe mit einer unplanen Fläche und entsprechend mit Fokussierobjektiv aufgenommen. Verwendung fand ein Prüfling des Radius‘ r = -6,501 mm. Dabei ergaben sich die in nachfolgender Tabelle dargestellten Werte.\nBild 20: Abhängigkeit des Analysatorazimuts im Abgleich von der Dezentrierung einer Planfläche\nTabelle der Meßwerte des Analysatorazimuts im Abgleich in Abhängigkeit von der Dezentrierung der Prüflingsfläche:\nmut in Grad\nDaraus ergibt sich die in Bild 21 zu sehende Kennlinie.\nBild 21: Abhängigkeit des Analysatorazimuts im Abgleich von der Dezentrierung der Prüflingsfläche gegen die Systemachse\nBei der Messung der 50-Hz-Komponente traten erhebliche Probleme in Gestalt des Selektivnanovoltmeter auf. Zum einen lag das Maximum der 50-Hz-Komponente lt. Anzeige der Selektivskala bei 53Hz im Meßbereich der Oktavselektivität 54dB. Zum anderen schwankten die Meßwerte ganz erheblich.\nDeshalb wurde eine Kalibrierung des Meßgerätes vorgenommen:\na) Kalibrierung der Frequenzskala\nDie realen Frequenzwerte wurden mit einem Sinusgenerator erzeugt und mit einem digitalen Frequenzzähler gemessen\nBild 22: Angezeigte Selektivfrequenz am Selektivnanovoltmeter in Abhängigkeit von der real anliegenden Frequenz\nb) Kalibrierung der Selektivität\nBild 23: Empfindlichkeit E des Selektivnanovoltmeters als Funktion der Frequenz bei 50 Hz Selektivfrequenz für verschiedene Oktavselektivitäten. Die Empfindlichkeit wurde hierbei auf den Breitbandmeßwert normiert\nc) Kontrolle der Absolutwerte der Spannungsanzeige gegeneinander\nMeßbereich 18 dB: übereinstimmende Meßwertanzeigen in allen Spannungsmeßbereichen.\nMeßbereich 36 dB: angezeigte Spannung bei gleicher Eingangsspannung\nMeßbereich / mV\nAnzeigewert / mV\nMeßbereich 54 dB: wie 36 dB\nd) Kontrolle der Zeitstabilität der Anzeige im Meßbereich 0,3mV; 54dB\nInnerhalb der Beobachtungszeit von 2 Minuten schwankte der Meßwert bei konstanten Eingangsgrößen von null bis Skalenende.\nDiskussion der Werte: Es zeigt sich, daß das eingesetzte Selektivnanovoltmeter in den Meßbereichen 36/54dB nur noch eingeschränkt als Tendenzmeßgerät verwendbar ist. Im Meßbereich 18dB ist das Gerät funktionstüchtig, für unsere Zwecke ist die Selektivität jedoch zu gering.\nUm das Gerät praxisreif zu entwickeln sind noch folgende Aufgaben zu lösen:\na) Umstellung der Schwingungen der Savartplatte (Kleinsignalmodulation) auf eine höhere Frequenz, um eine bessere Analyse des Signals durch Verwendung eines Hochpasses erreichen zu können. Die dazu erforderliche Investition ist derzeit nicht möglich.\nb) Verwendung eines phasenempfindlichen Selektivmeßgerätes höherer Selektivität mit nachfolgender A/D-Wandlung und Computeranalyse zur Steuerung der Zentrierrichteinheit.\nc) Konstruktion einer neuen Zentriereinheit, die die oben beschriebenen mechanischen Unzulänglichkeiten umgeht.\nd) Untersuchung Anstiege der Kennlinien der Analysatorazimutdrehung als Funktion der Dezentrierung an verschiedenen Prüflingen: Bei den Kennlinien der Bilder 20 und 21 ergaben sich unterschiedliche Anstiege:\nm20 = 147\nm21 = 217\nDas widerspricht den theoretischen Erwartungen, die für alle Prüflinge den gleichen Anstieg fordern.\ne) Untersuchungen mit Kittgliedern eng benachbarten Schnittweiten: Bei den Untersuchungen zeigte sich, daß bei einem Kittglied mit zwei Flächen einer Schittweitendifferenz von 0,5mm die reflektierten Bündel nicht mehr sauber getrennt werden konnten, wobei es sich um Flächen annähernd gleicher Reflektivität handelte.\nHierzu sind Untersuchungen an einer größeren Anzahl Kittglieder erforderlich, um eine klare aussage treffen zu können. Eventuell schafft eine Defokussierung vom Hauptschnitt der störenden Fläche weg schon Abhilfe.\nDefinition und Messung der Dezentrierung sphärischer Einzellinsen, betriebsinternes Material des VEB Carl Zeiss Jena, 1960\nTagungsberichte Optik 17 (1960), Stuttgart 1960\nBemerkungen zur Dezentrierung sphärischer Einzellinsen, Jenaer Jahrbuch 1960 II\nEine neue Definition der Dezentrierung sphärischer Einzellinsen, Optik 17 (1960), Stuttgart 1960\nÜber die meßbare Erfassung der Dezentrierung sphärischer Einzellinsen unter besonderer Berücksichtigung der neuen Dezentrierungsdefinition der Dezentrierung sphärischer Einzellinsen, Jenaer Jahrbuch 1961 I\nOptik, Springer-Verlag Heidelberg 1988\nLehrbuch der Physik, Bd.3: Optik, B.G.Teubner-Verlagsgesellschaft, Leipzig 1988\nPhysik, Bd.: Optik, Verlag Technik, Berlin 1981\nBestimmung von Inhomogenitäten, Feingerätetechnik 22 (1973), S. 182f\nWirtschaftspatent der DDR, Patentschrift DD 273885, Verfahren zur Messung der Richtungsänderung eines Lichtbündels\nOptical Waves In Crystals, John Wile & Sons Verlag 1981\nIngenieurarbeit, Ingenieurschule Carl Zeiss, 1986


Nordsyrien: US-Präsident Donald Trump will "vermitteln" | Euronews\nVon Euronews mit dpa, Reuters • Zuletzt aktualisiert: 11/10/2019\nZuerst hat US-Präsident Donald Trump den Weg für eine türkische Militäroffensive auf Kurdenmilizen in Nordsyrien freigemacht, jetzt rudert er zurück. Trump sieht in den USA einen möglichen Streitschlichter zwischen beiden Seiten. In Washington D.C. sagte er wörtlich: "Ich hoffe, dass wir vermitteln können."\nGleichzeitig warnte er die Türkei im Falle eines unzulässigen Verhaltens erneut vor Sanktionen oder harten Strafmaßnahmen gegen die türkische Wirtschaft.\nDurch den überraschenden Abzug der US-Streitkräfte im Norden Syriens hatte Trump zuvor die türkische Operation laut Kritikern erst möglich gemacht.\nKurdischen Quellen zufolge soll es unterdessen in der Nähe syrischer Grenzorte erneut zu schweren Kämpfen gekommen sein. Zehntausende sind laut Menschenrechtsaktivisten aufgrund der Eskalation bereits auf der Flucht. Deutschland und fünf weitere EU-Länder haben bei den Vereinten Nationen ein Ende der Militäroffensive gefordert.\nTürkei schickt Bodentruppen nach Nordsyrien


Startseite >> Stadt & Tourismus >> Leben in Frankfurt >> Frankfurter Flohmärkte – ein Eldorado für Schnäppchenjäger\n24. Juli 2013 von BOR Kommentar verfassen\nGerade in den Sommermonaten haben die Frankfurter Flohmärkte wieder Hochsaison. Privatleute und professionelle Gebrauchtwarenhändler bieten an ihren Ständen dann wieder nützliche, seltene und kuriose Dinge zum Verkauf an. Und eine Vielzahl von Besuchern nutzt die Gelegenheit, um preiswert dort einzukaufen, ein Sammelstück zu finden oder nach echten Schnäppchen zu suchen.\nAuf Flohmärkten kann jeder etwas finden\nWer einen Floh- oder Trödelmarkt in Frankfurt besucht, findet dort vor allem Sachen, die alt und jahrelang benutzt, aber dadurch oft sehr individuell sind. Neben Kleidern, Möbeln, Geschirr und Spielzeug gibt es auch Kunstgegenstände wie Bilder oder Skulpturen, also echte Schätze, die man für wenig Geld erstehen kann. Auch seltene Dekorationsgegenstände wie Metallwerbeschilder, Straßenschilder, alten, handgemachten Christbaumschmuck oder lang gesuchte Ersatzteile bekommt man meist nur hier. Leidenschaftliche Sammler können bei den Händlern Raritäten erstehen, wie alte Zinnkrüge, Briefmarken, Schallplatten oder Hörspiel- oder Musikkassetten mit Aufnahmen, die Kindheitserinnerungen wach werden lassen.\nDie Frankfurter Flohmarktszene\nDa die Lebenshaltungskosten in Frankfurt immer weiter steigen, haben Gebrauchtwaren bei Käufern und Verkäufern Hochkonjunktur. Denn viele Käufer sind finanziell darauf angewiesen, möglichst preiswert einzukaufen und zahlreiche Verkäufer versuchen ihr Haushaltsbudget durch den Handel mit Trödel aufzubessern. So gibt es immer mehr Flohmärkte in der Mainmetropole und inzwischen kann man beinahe täglich einen davon besuchen. Seit 2008 findet in Frankfurt zum Beispiel der Flohmarkt am Schaumainkai in Sachsenhausen statt, der neben Gebrauchtwaren und Trödel auch Antiquitäten sowie Kunsthandwerk bietet. Er findet am Samstag zwischen 9 und 14 Uhr statt und wechselt sich dabei wöchentlich mit dem Flohmarkt am Osthafen ab. Somit kann an jedem Wochenende bei einem der beiden Märkte nach Schnäppchen gesucht und gefeilscht werden. Neben Privatanbietern findet man hier auch professionelle Händler.\nWie man an echte Schnäppchen gelangt\nErfolgreiches Handeln auf Flohmärkten bietet den Schlüssel zum Erfolg für jeden Schnäppchenjäger. Hierbei gilt als oberste Priorität sowohl für Käufer wie für Händler: früh aufstehen. Denn mittags ist es nicht nur meist schon sehr voll, sondern die besten Dinge haben dann bereits ihren Besitzer gewechselt. Für Langschläfer empfiehlt sich ein Besuch kurz vor Schluss. Viele Händler lassen sich dann besonders weit runterhandeln, damit sie die Ware nicht mehr einpacken und mit nach Hause nehmen müssen. Einen guten Preisnachlass kann man dadurch erzielen, indem man an einem Stand gleich mehrere Sachen kauft. Und auch bei Regenwetter lassen sich echte Schnäppchen machen. An diesen Tagen sind die Verkäufer froh, wenn sie wenigstens die Standgebühr erwirtschaften können. Bei Kleidung kann man den Preis besonders gut drücken, vor allem, wenn man einen Fleck oder Riss darauf entdeckt hat. Prinzipiell sollte man selbst nicht zu teuer gekleidet über den Flohmarkt bummeln, da sich die Händler dann weniger verhandlungsbereit zeigen werden. Weil sie niedrigere Preise als professionelle verlangen, sind private Anbieter zu bevorzugen. Zusätzlich ist es immer zu empfehlen, Tüten und Taschen schon dabeizuhaben. Die Händler haben meist nichts zum Verpacken und Transportieren vorrätig. Außerdem sollte man ausreichend Kleingeld mitnehmen. An vielen Ständen ist nämlich Wechselgeld Mangelware. Und noch ein Tipp zu Anfahrt: Sinnvoll ist es, mit dem Auto zum Flohmarkt zu kommen. Wenn man ein schönes Möbelstück entdeckt, muss man es auch irgendwie nach Hause schaffen.\nBild: flicr/digital cat / CC BY 2.0\nFlohmarkt Frankfurt – Paradies aller Schnäppchenjäger


Was ist im Islam alles nicht erlaubt ? (Seite 36) - Allmystery\n"Nicht für alle monotheistischen Religionen. Die evangelischeKirche\nhat nix gegen Homosexuelle. "\nDie Katholische, Orthodoxw, islamischeund\njüdische schon. (Ich weiß nicht wie es in bei den Buddhisten aussieht).\nIch weiß das selbst die Bibel Homosexualität nicht gutheißt.\nDennochist sie aber in der Natur nicht selten vorzufinden.\nWenn man weiter denkenwürde, würde man soweit kommen das sich der Mensch über solche Züge die die Natur zeigt,eher erheben ...\n>>>Achso, Kriege, wirtschaftliche Ausbeutung und psychologischebzw. religiöse Übernahme anderer Territorien, hat also nichts mit der eigenenBestättigung bzw. Fortpflanzung zu tun. Vergewaltigungen sind im Kriege ehe die Regel undder Mensch beherrscht das Töten perfekter als der Löwe und hat dafür sogar noch"göttliche Aufträge".<<<\n- Selbst wenn du den Mensch nur als eine Art von Tiersiehst, Tiere sind unterschiedlich und eine Tierart kann nicht ohne weiteres dielebensart eines anderen übernehmen.\n- Wozu ist Liebe da? Um sich homosexuelle Partnerschaften aufzubauen oder für dieFortplanzung?\nSetzt du Liebe mit Sex gleich?\nUnd ihr sagt,dass man den Menschen nicht mit Tieren gleichsetzen soll?\nOk, du gehörst zu denen.\n15.06.2006 um 00:05\ntopic please !!\n"- Wozu ist Liebe da? Um sich homosexuelle Partnerschaften aufzubauen oder für dieFortplanzung?"\nAlso Lightstorm, für die Aussage hast du noch eine Debatte mitGott ;).\nIhr werdet staunen, bei den Buddhisten gibt es KEINERLEI Aussagen über Homosexualität, inkeiner einzigen SCHRIFT, was nur dadurch zu erklären ist, das es dort keine HomosexuellenVorfälle gab!!!!\n15.06.2006 um 00:06\nDie Katholische, Orthodoxw, islamische und\njüdische schon. (Ich weiß nicht wie esin bei den Buddhisten aussieht).\nBei Buddhisten ist sogar den Sex mit Tierenerlaubt. ;)\n">>>Achso, Kriege, wirtschaftliche Ausbeutung und psychologische bzw.religiöse Übernahme anderer Territorien, hat also nichts mit der eigenen Bestättigungbzw. Fortpflanzung zu tun. Vergewaltigungen sind im Kriege ehe die Regel und der Menschbeherrscht das Töten perfekter als der Löwe und hat dafür sogar noch "göttlicheAufträge".<<<\n- Selbst wenn du den Mensch nur als eine Art von Tier siehst,Tiere sind unterschiedlich und eine Tierart kann nicht ohne weiteres die lebensart einesanderen übernehmen."\n>>>Setzt du Liebe mit Sex gleich?\nUnd ihr sagt, dass man denMenschen nicht mit Tieren gleichsetzen soll?\nWas für eine Ironie!<<<\n- Ichdenke Sex sollte mit Liebe verbunden sein um anständige soziale Geflechte aufzubauen.\n"Ihr werdet staunen, bei den Buddhisten gibt es KEINERLEI Aussagen über Homosexualität,in keiner einzigen SCHRIFT, was nur dadurch zu erklären ist, das es dort keineHomosexuellen Vorfälle gab!!!!"\nlooooooooooooooooooooool - wer solche schlüssezieht... ^^\n15.06.2006 um 00:07\nwas labberst du für SCheise??\nSag mal gehts dir noch gut????\nkommst du klar in deinem Leben\nHey so eine Belidung einerganzen Religion wird FOLGEN Haben!\n15.06.2006 um 00:08\n"Ihr werdet staunen, bei den Buddhisten gibt es KEINERLEI Aussagen über Homosexualität,in keiner einzigen SCHRIFT, was nur dadurch zu erklären ist, das es dort keineHomosexuellen Vorfälle gab!!!! "\nDie konnten zwischen wahrer Liebe undBefriedigung unterscheiden,aber laut @Arikado frage mich wie es heute aussieht, wenn siesogar mit Tieren ihre Lüste in freien Lauf setzten.\n"Ich denke Sex sollte mit Liebe verbunden sein um anständige soziale Geflechteaufzubauen."\nIch persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mir diese Artbesser tut.\nAber dennoch kann ich verstehen, dass andere sich andersweitig austobenwollen... Jedem das seine.\nWär ich wieder 16, würd ich vielleicht auch...^^\nDann entwirren wir das! Was ich dir sagen will ist das der Menschnicht denken sollte er könne alles machen was er im Tierreich sieht, jedes Tier hat seineBestimmung, auch der Mensch, einen gewissen Teil bestimmen wir selbst und einen gewissenTeil Gott.\nIch glaub bei den Tieren ist es nicht anders. Was ist jetzt das problem?\n- Ich denke Sex sollte mit Liebe verbunden sein um anständige soziale Geflechteaufzubauen.\nEben, so was können aber auch zwei Frauen. Zum Sex gehört nichnur Poppen, dazu gehört noch einiges mehr.\n"Hey so eine Belidung einer ganzen Religion wird FOLGEN Haben!"\nSag mal gehts dir nochgut????\nHey so eine Belidungeiner ganzen Religion wird FOLGEN Haben!\nDas habe ich von Wiki, willstdu einen Link?\nBegünstigt die Zwangsehe im islamischen Kulturkreis Pädophile?143 Beiträge


Die EMP Heavy Metal Singles! Heute: Hendrik; Marcel und Jessi\nUps, es geht ja schon wieder auf Weihnachten zu. Wenn du jetzt noch fix eine Partnerin oder Partner findest, habt ihr zwei noch genug Zeit euch kennen zu lernen, damit du auch das passende Weihnachtsgeschenk besorgen kannst. Vorzugsweise natürlich bei uns im Shop, wir wollen da aber nicht noch mehr Druck aufbauen. Hier sind unsere EMP Heavy Metal Singles, vorgestellt in ihren eigenen Worten und selbstgemachten Bilder.\nHendrik, 21, aus Soltau\nMoin, moin und Hallo.\nMein Name ist Hendrik und bin 21 Jahre alt.\nIch wohne in der kleinen Stadt Soltau in Niedersachsen, welche manche vielleicht durch den Soltauer Heide-Park kennen.\nDerzeit arbeite ich als Koch in einem Amerikanischen Restaurant in meiner Nähe.\nAber nun ein paar infos über mich für euch da draußen:\nIch suche eine Partnerin, mit der man den Ernst des lebens mit Humor entgegen treten kann. Du solltest wie ich eine Liebe zur Musik haben und mit mir auch die kleinen Dinge des Lebens genießen können. Außerdem solltest du so ungefähr zwischen 18 und 24 Jahre jung sein.\nMit Oberflächlichkeiten ist man bei mir an der falschen Adesse. Für mich zählt das Innere. ich bin eine ehrliche Socke, die sagt was sie denkt, aber auch weiß wann sie ruhig sein muss. Ich bin ein humorvoller und treuer Mensch.\nAußerdem bin ich für alles zu haben was Spaß und gute Laune bringt. Und ein bisschen verrückt, aber nur ein kleines bisschen. Naja vielleicht auch ein wenig mehr. Ich habe schon viel erlebt und musste auch viele Schicksalschläge ertragen. Aber mein Lachen habe ich nie verlernt.\nUnd nun mal zu meinem Aussehen:\nIch bin knapp 1,78m groß.\nIch habe kurzes blondes Haar und je nach laune variiert die Haarfarbe auch mal.\nMeine Augen sind tief Haselnuss Braun.\nIch bin kräftig gebaut mit breiten Schulten, mit ein wenig Übergewicht.\nAber seien wir mal ehrlich: Wer möchte denn keinen Bär zum Kuscheln haben?\nAußerdem sind einige Tattoos in Planung.\nEin heilloses Durcheinander Ich höre viel Metalcore, aber mein Spektrum erstreckt sich von Trash bis New Metall. Ich kann also in allem was ich höre, etwas finden was mir gefällt. Miene lieblingsbands sind: Halestorm, Rammstein, Stick to your Guns, Architecs, TFK , A Day to remember, Any Given Day, Delain, Epica und viele mehr...\nAm liebsten gucke ich Horrorfilme, aber auch Komödien sind oft darunter. manchmal sogar beides.\nZu meinen Hobbys zählen unter anderem: lesen, kochen, Musik hören, mich mit Freunden treffen, Zocken, auf Konzerte oder Veranstaltungen gehen. Und ab und an mal richtig die Sau raus lassen.\nMal überlegen, was kann ich dir bieten als Partner?\nWie oben schon erwähnt bin ich sehr humorvoll. Nehme aber Treue sehr ernst und habe da auch eine klare Meinung zu. Ich bin immer offen und ehrlich. Ich höre gerne zu und versuche den anderen zu verstehen. Wenn ich mich selbst beschreiben müsste würde ich wohl sagen, dass ich ein Fels in der Brandung bin, der das beschützt das ihm wichtig ist.\nVeil mehr ist glaub ich nicht mehr zu sagen. ich freue mich schon auf deine Nachricht.\nErreichbar bin ich über Facebook als Hendrik Klose oder unter: Fennris200@gmx.de\nMarcel, 26, aus Trier\nHey ihr Metalheads,\nIch heiße Marcel (m) und bin 26 Jahre jung und 1,80m groß. Und wohne in dem Städtchen Trier (Rheinland) aber auch sehr oft in Krefeld (NRW) oder Hannover (Niedersachsen) anzutreffen. Meine konzertkarten verdiene ich als Lokführer das heißt auch mal einige zeit unterwegs. Meine Hobby's sind Lesen, Festivals oder Konzert und mit Freunden einen drauf machen aber auch gerne mal ne runde Zocken.\nMein Musikgeschmack zieht sich von Classic Rock wie ACDC und DIO über Metal wie Motörhead und Sabaton bis hin zum Core wie Suicide Silence oder Whitechapel aber ab und an auch etwas in die Mittelalter Richtung wie Schandmaul und co.\nBeim Filmgeschmack kenn ich eig keine grezen aber wenn es geht meist Horror oder Fantasy.\nIch suche eine Dame (18-28) am besten in der Nähe meines Wohnortes aber ist kein muss. Sie sollte erhlich und treu sein was heute ja leider nicht mehr selbstverständlich ist aber ich glaube an die Metalheads dadrausen :D . Und am besten auch die Musik in meiner Richtung hören. Und das wichtigste eig. die dame muss mit meinem Beruf auskommen das ich auch mal einige Tage unterwegs bin aber dafür ja auch eine Zeit frei hab.\nIch kann der Dame einen freundlichen, erhlichen und treuen Mann bieten der auf eigenen Beinen stehen kann und ein Ziel im Leben verfolgt. Der auch net auf den Mund gefallen ist und für alles zu Motivieren ist.\nFreu mich über alle Nachrichten und bin sehr gespannt :)\nJessi, 23, Rickenbach (CH)\nLieblingsbands: eigentlich alles\nLieblingsfilme: hmm fällt mir gerade nicht ein\nSuchst du Männer oder Frauen: Männer\nWohnort oder Region: Rickenbach bei wil (schweiz)\nHobbies: zeichnen, game , kino....\nDu erreichst Jessi per E-Mail unter: schenkjessica@hotmail.de\nTags: EMP Heavy Metal Single EMP Heavy Metal Singles EMP Singles Heavy Metal Singles Single Singleboerse Singles | permalink


Vorsteherwechsel in Blaufelden - Neuapostolische Kirche Kirchenbezirk Schwäbisch Hall\nVorsteherwechsel in Blaufelden\n20.12.2009 Gottesdienst, Kinder\nAm Sonntag, 20. Dezember 2009, besuchte Apostel Hans-Peter Schneider die Gemeinde Blaufelden.\nDies hatte einen besonderen Grund: Der Vorsteher, Priester Dieter Krauß wurde nach 42 Jahren Amtstätigkeit in den Ruhestand versetzt.\nPriester Krauß war seit 1967 als Amtsträger in verschiedenen Funktionen in der Neuapostolischen Kirche tätig. Von 2000 bis zum Zusammenschluss mit der Gemeinde Blaufelden, am 1. Januar 2008, war er Vorsteher in Rot am See. In Blaufelden erfüllte er seit März 2007 die Vorsteheraufgaben. Priester Krauß zeichneten seine positive Lebenseinstellung und große Lebenserfahrung aus.\nAls sein Nachfolger wurde Priester Klaus-Michael Göhler durch den Apostel als Vorsteher beauftragt. Gleichzeitig wurde ihm das Amt eines Gemeindeevangelisten übertragen. Evangelist Göhler ist seit 1991 Amtsträger und war in den letzten 3 Jahren als Priester in Creglingen tätig.\nAußerdem wurden die Diakone Markus Kleinert (Blaufelden) und Thomas Quisbrock (Bad Mergentheim) als Priester und Daniel Pilzecker (Blaufelden) als Diakon ordiniert.\nAls Textwort für den Gottesdienst wählte der Apostel das Wort aus Offenbarung 19, Vers 7: „Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet.“ In seiner Predigt äußerte der Apostel den Wunsch dass die Freude eine Grundstimmung des Herzens sein soll. Eine dem Herrn wohlgefällige Freude ist stets damit verbunden, dass man ihm die Ehre gibt.\nZwei Kinder empfingen in diesem Gottesdienst das Sakrament der Heiligen Versiegelung.\nNach dem Gottesdienst blieb die Gemeinde noch zum Mittagessen mit leckerem Flammkuchen und anschließender Weihnachtsfeier zusammen.


EXTRA:Deal: Hamburg: "Mein Elba" im Stage Club Hamburg | TwoTickets.de\nHamburg: "Mein Elba" im Stage Club Hamburg am 21.10.2021 um 20:00 Uhr\nstatt 29,60 €*inkl. VVK- Gebühren\nNur solange der Vorrat reicht! Alle Angaben ohne Gewähr.\n"Mein Elba" ist das Soloprojekt von Carsten Schlegel, dessen Musikkarriere vor 20 Jahren mit Gründung einer etablierten Coverband beginnt. Der Sänger und Songwriter hat ein Gespür für Melodien, die im Kopf bleiben und verankert diese in den Köpfen seiner Hörer.\nDer Vollblutmusiker ist inspiriert durch die Texte von Künstlern, wie Bosse, Kettcar oder Fynn Kliemann und baut sich so unter dem Namen "Mein Elba" nun seine eigene musikalische Insel mit genügend Platz für selbstgeschriebenen Texte.\nDer Stage Club öffnet exklusiv seine Pforten bereits im September für eine gemeinsame Festivalreihe mit Hypertension-Music-Entertainment.\n„Club (a)live - Musik spüren“ ist eine neue Festivalreihe, die von Hypertension-Music-Entertainment im Stage Club in Hamburg veranstaltet wird und die von September 2021 bis März 2022 stattfindet. Der erste Block der Reihe findet vom 01.09. – 21.10.2021 statt.


Anbieter Profil: imowell GmbH\nSie sind hier: Start > Marktplatz > Anbieter > Anbieterprofil imowell GmbH > zur�ck\nProfil: imowell GmbH\nSchlagworte: Infrarotheizungen Dortmund, Infrarotheizungen Bonn, Infrarotheizungen Augsburg, Infrarotheizungen M�nchen\nInfrarotheizungen sind die gesunden, kosteng�nstigeren und einfach zu installierenden Alternativen zu den herk�mmlichen Heiztechnologien.\nDie Preise f�r �l und Gas steigen st�ndig und die Heizkosten werden nach oben getrieben.Haben Sie beispielsweise im Jahr 2003 lediglich 35 Cent pro Liter Heiz�l bezahlt, so kratzte der Preis pro Liter in 2008 bereits an der 1-Euro-Grenze. Das ist nahezu eine Verdreifachung des Preises in nur 5 Jahren!\nEine Trendwende ist in dieser Entwicklung langfristig nicht zu sehen - �l ist ein knapper Rohstoff und wird daher immer teurer werden. Wenn Sie im Winter nicht frieren wollen, weil Sie Heizkosten sparen m�chten wird es Zeit sich nach Alternativen umzusehen!\nInfrarot-Heizungen ben�tigen lediglich Strom und sind in Verbindung mit �kostrom die umweltfreundlichste Art zu heizen. Infrarot-Heizungen funktionieren nach dem Prinzip der Sonne - sie heizen nicht unn�tig die Luft auf, sondern die sie umgebenden Objekte, die ihrerseits wiederum die W�rme abstrahlen. Mehr zu der Funktionsweise der Infrarotheizung erfahren Sie unter dem Men�punkt Technik.\nSie k�nnen beim infrarot-Heizungen Online Shop schnell und bequem von zuhause aus bestellen.\ninfrarot-Heizungen.net ist ausgezeichnet mit dem Trusted Shops G�tesiegel. Sie erhalten eine Fachkundige Beratung und eine kurze Information zu den Produkten die wir in unserem online shop verkaufen. Auch das Zubeh�r f�r Ihre Infrarot Heizungen k�nnen Sie bei uns bestellen.\nSie haben eine kostenlose Geld zur�ck Garantie und ein 14-t�giges R�ckgabe Recht.\n10� Willkommens Gutschein f�r Neukunden\nVersandkostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 250�\nSchlagw�rter: Infrarotheizungen D�sseldorf, Heizstrahler Remscheid, Infrarotheizungen Wuppertal, Infrarotheizstrahler Onlineshop\nshk : ep24 firmen ep24 Unternehmen SHK anbieter berater beratung dienstleister energieeinsparung fachgro�handel gro�handel\n"imowell GmbH" bietet bisher keine Produkte an.\n"imowell GmbH" hat bisher keine Anzeigen geschaltet.\n"imowell GmbH" hat bisher keine Meldungen ver�ffentlicht.\n"imowell GmbH" hat bisher keine Termine eingetragen. Hier tragen Sie kostenlos Termine ein.\nAnfrage an imowell GmbH\nInfrarotheizungen g�nstig kaufen\nFon: ++49 (0) 0800 - 4669355 (i)\nFax: ++49 (0) 2191 - 6968 335\nAufrufe des Profils: 11234\nEingetragen seit: 07.09.2009


Der Buchenhain: Juni 2015\nDienstag, der 30. Juni 2015 – 15.32 Uhr\nEntspannt mit CD und geräuchert.....endlich!\nJimmy ruft an.\nGeld ist drauf.....\n...und Jörg steht auf.....\nUnd schon ändert sich alles.\nEssen bestellen, und die Creme.\nEinkaufen und in die Apotheke gehen......\nEingestellt von Grey Owl Calluna am 6/30/2015\nEs ist immer noch so, manchmal mehr und manchmal weniger, dass ich, erstens denke, ich habe irgendetwas vergessen. Was aber eigentlich nicht der Fall ist. Zweitens, dass ich noch irgendetwas machen, und drittens, dass ich noch im selben Moment aufhüpfen und irgendwohin gehen muss.\nEine inner Unruhe so zu sagen. Aber zum Glück ist das Gefühl nicht immer gegenwärtig. Und das ist gut so.....und gut ist auch, dass ich nachts noch schlafen kann. Denn abends, wenn ich zu Bett gehe, finde ich Ruhe und da geht es mir im Kopf am besten. Weil ich weiß, dass ich Träume sinken kann und heil bin. Ganz bin. Gesund und fit bin. Und alles geht wie von allein.......aber das schrieb ich ja schon.....mehrmals........ich weiß.\nWas kann ich also für mehr innere Ruhe tun?\nErst einmal die Ursache suchen.\nAuch wenn ich es nicht gern zugebe, aber ich kenne sie bereits. Das Internet.\nOkay. Ich habe bereits versucht meine Zeit im Netzt zu limitieren.\nHat nicht funktioniert. Weil ich, wie im normalen Leben auch, vom Hundertsten ins Tausendste komme. Da finde ich hier und da noch was. Ach ja, des Video wollte ich mir ja auch noch anschauen. Und....die Bestellung muss ich auch noch machen.....und warum nicht mal kurz bei fb vorbei schauen, ob nicht jemand eine Nachricht hinterlassen hat........und das ist meist der Fehler. Hier, komm’ ich gewöhnlich nicht mehr raus. Da vergeht Stunde um Stunde und oft genug mit bad new’s.\nBei fb treibt mich anscheinend die Neugierde an. Ich beobachte mein Denken und höre mir zu: Ach komm. Noch einmal kurz weiter scrollen. Mal schauen, was in dieser Gruppe so los ist. Und noch mal zurück auf meine Seite. Ich muss ja einen schönen Beitrag oder ein nettes Foto als Abschluss des Tages posten. Usw........\nGibt es hier eine Reißleine????\nIch glaube, die Reißleine, heißt: Disziplin!\nAber eigentlich lege ich doch schon einige Disziplin an den Tag. Oder besser an den Morgen, wenn ich täglich meine Übungen machen. Einen halbwegs strukturierten Tagesablauf aufzuweisen habe. Denn den brauche ich auch, nicht nur wegen der Einnahme von Tabletten. Ich vermute, dass ist im Allgemeinen so, wenn man älter wird........\nAber der Lapi ist halt auch Ausruhzeit, Freude am Schreiben, die Anbindung an die Welt. Auch der Informationen.....oder vor allem an DIE. Denn das ist ein Teil des Lebenselixiers. Zumindest meines. Deshalb lese ich auch viel. Ob nun in Büchern oder im Internet. Und damit die Augen entlastet werden, höre ich mir halt ab und an auch ein paar Videos an. Oder besser DAS, was dort gesagt wird....aus Interesse.\nAnderseits, ist der Lapi an,.....finde ich dann meist die Taste zum Ausschalten nicht mehr und die Zeit vergeht, wo ich......doch auch hätte draußen auf der Bank sitzen könnten. (Nein. Ich habe kein WLAN und ich will auch keins! Ich hab’ nicht mal ein Handy.) Oder einen Spaziergang hätte machen, oder zum Haus meiner Eltern laufen können. Obwohl ich DAS jetzt öfter tue. Ist ja auch nicht weit.\nMit Plänen und Konzepten habe ich es schon zu oft versucht.\nAnscheinend hilft auch in diesem Fall ausschließlich.....Disziplin!\n(Ja, ich weiß,....immer wieder die selbsen Gedanken.....)\nDienstag, der 30. Juni 2015 - 10.33 Uhr\nIm Kopf: Unruhe breitet sich aus. Liegt wohl einerseits daran, dass ich diese Woche wieder mit der (kleinen) Hausordnung dran bin, und dass ich weiß, dass mein Hausarzt aus dem Urlaub zurück ist und ich......wegen der Herz-Geschichte zu ihm gehen müsste. Nur was dann kommt......will ich nicht!\nKöper: Muskelziehen und-krämpfe. Übermüdete Augen. Der Magen rebelliert..... schon wieder. Ich vertrage definitiv KEINEN Kaffee mehr!!! Und irgendwie bin ich schlaff. Und da höre ich immer von Leuten, die sich mit einem Mal SO VIEL BESSEER fühlen, weil sie kein Fleisch mehr essen ect....(Ist das vielleicht auch ein wenig darauf zurück zu führen, dass sie sich dann ein bisschen weniger schuldig fühlen???)\nIch vermute eher, mir fehlt ein gutes Stück Fleisch! Dass ich wieder zu Kräften komme!\nAber keine Angst, im Moment werde ich nicht rückfällig. Dazu fehlt es an Geld. Denn irgendein Fleisch, esse ich sicherlich nicht mehr.\nNur ein "Spiel"\nWer Kontrolle über andere haben will, ist ein niedriges Wesen.\nUnd haben sie es, mittels kaltblütigen Kalküls geschafft zu kontrollieren, sind sie voller Angst, diese Macht wieder zu verlieren. Das „Objekt“ der Kontrolle muss eingelullt werden, auf allen „Ebenen“. Verängstigt, kleinmütig und steuerbar muss es sein und gehalten werden, dass es wie ein Vogel, aus seinem Käfig gar nicht raus kommen will. Und wenn der Vogel doch nur wüsste, dass er fliegen könnte, was der Kontrollator weiß, würde er aus seinem Gefängnis,.....einfach heraustreten und aufsteigen. Ich glaube, der Vogel sollte endlich begreifen, dass er mit seinem Kerkermeister kollaboriert!\n(So, und wer mir bis hier her folgen konnte, weiß, wovon ich rede.)\nStellen wir uns doch mal ein neues Computerspiel vor:\nIch wähle hier bewusst nicht die Menschen als Ausgangspunkt. Damit es keine Missverständnisse gibt.....wegen der Dualität und so, die ja auf der Erde unter den Menschen herrscht.\nWir sind in der Position einer außerirdischen Rasse, die nicht nur im dreidimensionalen Raum zu Hause ist, sondern ebenso im vierdimensionalen, sodass wir sie nicht sehen können, wenn sie es nicht wollen. Aber das ist nicht ihr einziger Vorteil uns gegenüber. Sie haben die Fähigkeit ihre Form zu wandeln. Auszusehen wie wir Menschen......im dreidimensionalen Raum. Eine andere Überlegenheit ist, dass sie langlebiger sind.\nDiese außerirdische Rasse sind Wissenschaftler. Sie haben in erste Linie die Aufgabe Planeten zu finden, die bevölkert sind, um mit der dort vorhandenen Population zu experimentieren. Es sind Langszeit-Studien wohl gemerkt. Die sich über Jahrtausende hinziehen. Jahrtausende unserer Zeitrechnung, nicht zu vergessen(!!!), die für diese Wesen keinerlei Bedeutung hat.\nSie fallen vom Himmel mit ihren tellerartigen Raumschiffen und lassen sich von den Menschen als Götter verehren, die bis dato in Frieden und Eintracht miteinander lebten. In einer Gesellschaft, wo es weder Krieg noch Kriminalität gab. Wo es keinerlei Waffen bedurfte und alle Menschen glücklich und zufrieden waren. Weil sie mit ihrer Mutter, der Erde lebten. Mit ihren Schwestern und Brüdern, den Tieren und Pflanzen. Und es bedurften auch keiner Sprache, weil sie bis dato keine benötigten. Sie DACHTEN NUR. Was die Form der Verständigung aller Wesen auf diesen Planeten untereinander war.\nDie außerirdische Rasse, ließen nicht nur sich selbst verehren, sondern auch den Himmel. Die Sonne und den Vater. Und nicht mehr die Mutter, die Erde und den Mond.\nDie Außerirdischen untersuchten die Menschen. Denn sie waren nicht alle gleich. Es gab Männliche und Weibliche. Alte und Junge, deren Eigenschaften studiert wurden, damit feststellen werden konnte, welche sich am besten für ihre Zwecke eigneten. Denn bisher dominierte niemand über den anderen. Jeder hatte seine Aufgabe zu erfüllen und diente bereitwillig der Gemeinschaft, wo alle Menschen, ob Kinder oder Alte, Kranke oder Schwache integriert waren. Das fanden die Außerirdischen doch degenerativ. EINER musste doch herrschen! Das ging doch gar nicht anders.\nAlso nahmen sie sich die körperlich stärkeren Menschen heraus und veränderten sie. Setzen einen Prozess in ihnen in Gang, der sie sich über die anderen erheben ließ. Zumindest erst einmal in einem Gebiet der Erde. Als Versuch so zu sagen. So wurde der Gedanke der Hierarchie unter den Menschen geboren. Die Aufgaben änderten sich. Tiere wurden von den Männern domestiziert und bewusst gezüchtet. Sie sahen sie nicht mehr als gleichwertig an. Sie hatten zu dienen. Ähnliches geschah nun auch den Frauen. Die Menschen selbst nannten sich nun Khazaren und herrschten über ein riesiges Reich in Asien.\nDie Gesellschaft der Menschen wurde nun immer roher. Die männlichen Eigenschaften wurden herausgezüchtet und hervorgehoben. Die Männchen waren nun dominant....und unterdrückten den Rest der Gemeinschaft. Aber das genügte den Männern nicht. Sie begannen Scharmützel mit den angrenzenden Völkern, die ihnen selbstredend nicht viel entgegen zu setzen hatten. Infolgedessen wurden auch diese unterworfen. Aber das war ihnen immer noch nicht genug. Sie zogen aus in Richtung Westen und eroberten letztendlich die ganze Welt. Natürlich war dies ein kriegerischer, leidvoller Prozess von tausenden von Jahren. Aber die Außerirdischen hatte schließlich genügend Zeit. Für sie war die erste Phase ihres Experimentes gelungen.\nJedoch hatten sie bereits die nächste in Gang gesetzt. Einige der Außerirdischen hatten sich geopfert und sich mit den manipulierten Menschen, aus diesem speziellen Gebiet gekreuzt. Wobei sie andererseits das Bewährte beibehielten. In der vierten Dimension waren sie was sie waren. Und in der Dritten, zeigten sie sich als Menschen. Allerdings erging es den Gekreuzten nicht viel anders. Ein Rest Außerirdischer blieb immer bestehen, der, von hellsichtigen Menschen, wie Schamaninnen und weißen Frauen gesehen werden konnte. Also galt es diese zu beseitigen und mit der unsensiblen, männlichen Art zu besetzen. Was auch gelang.\nUnd damit die anderen nicht mehr auf dumme Gedanken kamen und aus diesem Potential schöpfen konnten, was den Außerirdischen suspekt erschien, weil sie selbst diese Fähigkeit des Mit-Fühlens und der Liebe, des Fühlens und Sehens und Reisens durch die Energie des Herzens nicht hatten, versklavte man nun nicht nur die Körper der Menschen, sondern auch ihre Seelen. Ihre Psyche, ihre Gedanken so wie so, weil man genau dort den Sitz der Seele vermutete und dahingehend Untersuchungen anstellte, indem man die Köpfe der Menschen aufschnitt, um dort nach der Seele zu suchen. Was in manchen Gebieten der Erde zu Kannibalismus führte. Nur wurde nicht verstanden, dass es nicht darum ging, den mutigen Gegner aufzuessen, um seine Kraft in sich aufzunehmen, sondern dass mit dem Denken, der Überzeugung die Kraft des Gegners in sich aufzunehmen eigentlich bereits der Erfolg vor sich ging. NIEMAND musste dazu jemand anderen....aufessen! (Die Magierin weiß, dass ein Tropfen Blut genügt.) Also tranken die Außerirdischen fortan das Blut der Menschen (war sicherlich nicht so auffällig war, wie sie aufzuessen. Denn es gab bereits genügend Zeiten und Orte, wo Menschenopfer zu Hauf an der Tagesordnung waren), um an deren Eigenschaften zu gelangen. Was den Mythos (?) der Vampire erschuf.\nDie sensiblen, feinfühligen Fähigkeiten der Menschen, insbesondere der Weiblichen, sich mit allem was sie umgibt eins zu sein, zu verbinden, zu sehen, über ihre fünf Sinne hinaus, wurden dem Rest der Menschen nun bewusst abgezüchtet. Damit die Außerirdischen leichteres Spiel hatten.\nNun waren die Menschen nicht mehr im Einklang mit ihrer Mutter und ihrem Wissen. Sie waren abgeschnitten von allem.\nAllerdings gab es immer wieder Menschen in entlegenen Gebieten oder bei Völkern, die sich weigerten fremde Götter anzunehmen, die all diese sensiblen Fähigkeiten noch immer besaßen und somit daran erinnerten, wie es einst einmal gewesen war. Nur wurden sie so allmählich zum Kuriosum.\nDa die männlichen Eigenschaften nun hervorgehoben waren und beinahe aller Orts dominierten, stieg die Zahl der Menschen auf diesen Planeten nun stetig und immer rasanter an, weil sich die Weibchen dem Willen der Männer zu unterwerfen hatten und zumeist nicht mehr über ihren eigenen Körper verfügen durften.\nAber nicht nur die Menschen litten unter der Herrschaft. Sondern auch die Tiere, Pflanzen, ja, die ganze Erde.\nAber das war den Außerirdischen völlig gleichgültig und noch lange nicht genug. Sie hatten nun den Auftrag bekommen den Planeten vollständig zu übernehmen. Also zogen sie die Zügel an. Wertungen hatten ja schon längst Einzug gehalten. Und so pö a pö wurde eine Währung, das Geld, zur endgültigen Macht erklärt und vor allem DIE, die es besitzen und das waren genau die Kinder des Volkes, die damals, zu Beginn, als erste manipuliert worden waren, sich aber im Laufe der Jahrtausende an der Spitze etabliert und sich einen anderen Namen gegeben hatten. Ihr Glauben herrschte jetzt auf unterschiedliche Weise überall. Der allmächtige Vater-Gott wurde angebetet. Auch von ihnen. Den Gekreuzten! Deren Kindern und Kindeskindern und den Gläubigen, Gehorsamen. Bewusst, ganz bewusst wurden unterschiedliche Männer, zu unterschiedlichen ausgewählt, die unterschiedliche Richtungen des doch gleichen Glaubens einschlugen. Die man bei Bedarf aufeinander hetzen konnte.\nWir erinnern uns, das ist ein Computer-Spiel! (Und ein Spiel, will gespielt werden.) Wo es immer einen Gewinner geben muss. Also ging man nun daran unbarmherziger und schneller zum Ziel zu kommen. Es war ja nur.....ein Spiel!\nEine Elite hatte sich schon längst gebildet. Diese Elite wurde komplett von den Außerirdischen gesteuert. Und da es nur ein Spiel ist, bleiben die etwaigen Ziele der Außerirdischen immer ein wenig verschleiert...im Dunkel. Vor allem für die Menschen, die bis dahin bereits vergessen hatten, dass es Außerirdische überhaupt einmal gegeben hat. Das waren alles nur Mythen...Märchen......Schließlich konnten die Außerirdischen nicht riskieren, bei der Masse der Menschen entdeckt zu werden. Also beließen sie es bei der Märchen-Variante.\nAm besten wäre es jetzt, die Bevölkerungszahl drastisch zu minimieren. Da die Ressourcen des Planeten so allmählich zu Ende gingen und selbst für die Nachkommen der Außerirdischen und deren Hörige. Infolgedessen beschleunigte man den technischen Vorschritt und baute an verschiedenen Orten, so ganz geheim, Geräte auf, die Katastrophen auslösen konnten, die wie Natürliche aussahen.\nDie Menschen wurden bis dahin bereits in Unsicherheit und Angst gehalten. Nun kam der Schrecken dazu, dass doch alles möglich sein konnte. Und das, zu jeder Zeit.\nAlso initiierte man Einzelne oder Gruppen, die immer wieder Weltuntergänge prophezeiten. Doch verbargen sie nicht gänzlich ihre Herkunft. Weil sie sich so derart sicher wähnten! Wenn die Menschen nur genau hin sahen, bemerkten sie, dass es Abkömmlinge der Außerirdischen waren.\nDie Außerirdischen selbst, durften jedoch nicht lügen. Und ihre Nachkommenschaft, sowie deren Gefolge ebenso wenig. Also schworen sie jede zwölf (zwölf ist die Zahl der Sonne) Monate ihrem Vater-Gott, dass alle Versprechen, die sie den Menschen in dieser Zeit gaben, Null und Nichtig waren (sind).\nDies befähigt sie alle möglichen Gräueltaten zu begehen. Kalt-blütig zu sein. Ohne Mitgefühl und Reue.....die Erde, die Menschen, die Tiere nicht nur zu versklaven, sondern in jeglicher Weise zu gebrauchen. Zu vergiften und daran in vielfacher Hinsicht noch ihre Abkömmliche und Hörigen verdienen zu lassen. Zu manipulieren, damit nichts von ihrer Herrschaft ans Tageslicht kommt, um letztendlich den Planet in Schutt und Asche zurückzulassen und zum nächsten weiter zu ziehen.\nWas für ein ausgeklügeltes Computer-Spiel!.......welches sämtliche Varianten zulässt. Aber dennoch immer wieder in Zerstörung endet.\n(Vielleicht eine neue Idee für Gates, Zuckerberg und Co. Aber die kennen sich da bereits bestens aus. Zwinker!)\nAber auch Computerspiele sind entwicklungsfähig. Und die darin spielenden Hologramme, Hat man bei Star Trek gesehen! Das die Hologramme dann genau genommen in der Lage waren, sich selbst zu schreiben, wenn....sie es denn erkennen. Oder sich erinnern.\nGenau, wie der Vogel, der nicht weiß, dass er fliegen kann.................\nEingestellt von Grey Owl Calluna am 6/29/2015\nLapi - Welt müde\nManchmal werde ich gefragt, was ich mit meinen Posts denn überhaupt „will“?\nGegenfrage: Muss ich immer etwas wollen? Etwas beabsichtigen?\nIch versuche zumeist lediglich meinen Emotionen, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Spreche die Themen an, die mich beschäftigen. Die mein Innerstes bewegen. Gleichgültig dabei ist, ob nun langfristig oder ausschließlich im Moment.\nOft greife auf, was mir gerade über den Weg gelaufen ist. Denn Zufälle gibt es ja bekanntlich nicht. Aber was wollen mir die Nichtzufälle sagen? Hier gibt es zum Beispiel etwas zu verbinden. Zwei Videos, die mir nacheinander begegnet sind und die mich enorm beschäftigt haben.\nDann ein Drittes, dass sich ebenso mit den ersten beiden verbinden lässt.\nIch bin ein bisschen Laptop und Informationsflut müde.\nHabe in den letzten Tagen keinen fernsehen, sondern eher you tube und auf fb geschaut. Aber die ganzen Horrornachrichten, machen eine ja nur irre im Kopf! Auch hier bleibt Frau nicht mehr davon verschont.\nAm besten, nicht zu fb gehen!\nNoch besser, den Lapi mal auslassen (was ich, um ehrlich zu sein, immer noch nicht geschafft habe).\nSonntag, der 28. Juni 2015 - 18.49 Uhr\nIm Kopf: (Link!!!) Aber vielleicht ist das alles mit den Außeririschen ja auch nur erfunden, David Icke auch nur ein Sprachrohr der Elite......, was Frau vielleicht ebenso bei anderen Angstmachern vermuten kann,......und das „Spiel“ läuft auf ganz andere Weise ab.\nAber vielleicht will ich das auch nur glauben, um.....meine Nerven und mich zu beruhigen.\nEs ist vielleicht auch ganz gut, sich nicht ständig der drohenden Gefahren bewusst zu sein. Sonst wird man ja verrückt!\nKöper: Nicht gut.....\nEingestellt von Grey Owl Calluna am 6/28/2015\nMultitasking - Multihearing\nZu meinem letzten Beitrag ist mir aufgefallen, dass die Sensationsgier der Leute zu dem negativen Gedankengut beiträgt, dass uns allen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Kopf kosten kann.\nDu wirst am Ende des Tages zufriedener sein, wenn Du für dich selbst etwas erreicht, geschafft hast............nur mal so erwähnt.\nUnd eigentlich habe ich das heute. Obgleich ich nichts Physisches gearbeitet habe, außer mein Mittag auf den Teller zu bringen. Nur im Augenblick bin ich noch dabei die Information zu verarbeiten, einzuordnen und zu dieser Thematik noch mehr zu finden.\nAber,....ich fand auch noch anderes (Link), was ich mir schon lange mal anhören wollte....und hör’s mir an. Unterlegt mit einer Full Chakra Healing Music (Link)....und schreib’ nebenher.\nFreitag, der 26. Juni 2015 - Uhr\nIm Kopf: ....besser. Ich nehme etwas Abstand zu apokalyptischen Gedanken. Vergessen sind sie deswegen aber nicht. Ich denke immer noch......“ich genieße besser noch alles, so gut ich kann, solange es noch da ist“........und besser keinen Moment mit Unsinn, Streit, Ärger, und bad new’s verschwenden.....solange sie mit nicht direkt auf die Füße treten.\nKöper: Kraftlos. Wenig Energie. Zum Glück muss ich heute nicht viel tun. Haare waschen vielleicht......aber dazu hab’ ich jetzt auch keine Lust....mehr.\nEingestellt von Grey Owl Calluna am 6/27/2015


Kartonverschließer - Carl Lohrmann GmbH\n„Kartons automatisch mit Klebeband verschließen.“\nEinfach Paket mit geschlossenen Klappen in den Kartonverschließer einschieben – fertig. Den Verschluss an der Ober- und Unterseite übernimmt der Kartonverschließer automatisch.\nWirtschaftlich: Schneller und zuverlässiger Kartonverschluss in Serie\nBewährt: Robuste Klebeaggregate – standfest und wartungsarm\nEinfach: Maschine einschalten, Karton einschieben – fertig\nStufenlos: Der Kartonverschließer passt sich an Ihre Arbeitshöhe an\n„Sparen Sie Zeit durch den Einsatz unserer Kartonverschließer: Nur noch den Karton einschieben – fertig.\nDen automatischen Klebeverschluss des eingeschobenen Faltkartons übernimmt die Maschine für Sie.“\nWie funktioniert ein Kartonverschließer?\nEinfach den Karton befüllen, die Deckelklappen von Hand zu drücken und in den Kartonverschließer schieben – fertig. Die Maschine fördert das Paket selbststätig weiter, verschließt den Karton (wahlweise oben, unten oder oben und unten gleichzeitig) und fördert den versandfertig verschlossenen Karton heraus.\nWie erfolgt die Anpassung auf eine andere Kartonabmessung?\nHier haben sie die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Funktionsweisen: Halbautomatische Maschinen lassen sich innerhalb weniger Sekunden von Hand mittels Kurbel auf die gewünschte Breite und Höhe des Kartons einstellen. Einfach Karton einschieben und die Kurbeln auf Anschlag drehen – fertig.\nNoch schneller und komfortabler sind automatische Kartonverschließer, die bei häufig wechselnden Kartonformaten zum Einsatz kommen: Hier fährt die Maschine pneumatisch auf Kontakt, greift den Karton und verschließt ihn. Die Anpassung erfolgt automatisch und in sekundenschnelle.\nWussten Sie, dass es Automatenklebebänder auch mit individuellem Aufdruck gibt? Wählen Sie Ihre gewünschte Bandfarbe – wir gestalten für Sie kostenlos und unverbindlich einen individuellen Aufdruck mit einer oder mehreren Farben.\nMarkenmaschinen werden laufend weiterentwickelt und sind mit Aggregaten modernster Bauart ausgestattet. Daher sind sie nicht nur sicherer, sondern auch schneller und zuverlässiger als Verpackungsmaschinen mit alten Aggregaten. Außerdem müssen sie weniger häufig gewartet werden. Das macht sich bereits nach kurzer Zeit bezahlt.\nEine Maschine ist dann wirtschaftlich, wenn jeder Bediener – ohne lange Einweisung – sofort sicher mit ihm arbeiten kann. Unsere Kartonverschließer sind aus diesem Grund auf einfachste Bedienung hin optimiert. Robust und standfest sorgen sie für eine Minimierung Ihrer Ausfallzeiten und gewährleisten damit ein Höchstmaß an Produktivität.\nViele Störungen bei Kartonverschließer sind Kleinigkeiten, die man schnell selbst beheben kann, wenn man weiß, wie. In 9 von 10 Fällen können wir unseren Kunden am Telefon weiterhelfen, so dass Sie direkt wieder mit Ihrer Maschine arbeiten können. Und dieser Service kostet Sie keinen Cent.\nWenn Sie viele Kartons pro Tag mit Klebeband verschließen müssen, sparen Sie mit einem automatischen Kartonverschließer enorm Zeit. Dadurch amortisieren sich die Maschinen schon nach kurzer Zeit im Einsatz.\nDie Herzstücke eines Kartonverschließers sind die Klebeaggregate. Hier entscheidet sich, ob die Maschine zuverlässig und wartungsarm läuft oder immer wieder Störungen, Bandstaus und schlecht verschlossene Kartons produziert. Unsere Aggregate zeichnen sich seit vielen Jahren durch ihre fast schon sprichwörtliche Robustheit und Zuverlässigkeit aus.\nEine Klebemaschine muss einfach zu bedienen sein. Aus diesem Grund haben unsere Kartonverschließer nur zwei elektrische Bedienelemente: Eine Starttaste und den obligatorischen Not-Aus-Schalter, der gleichzeitig zum Stoppen der Maschine dient. So kommen auch nicht speziell auf diese Maschine eingewiesene Bediener sofort damit klar.\nStufenlos: Unsere Maschine passt sich an Ihre Arbeitshöhe an\nDie klügere Maschine passt sich an. Das ist vor allem dann wichtig, wenn diese in eine bestehende Infrastruktur integriert werden soll oder besonders groß oder klein gewachsene Bediener mit ihr arbeiten sollen. Zusätzlich zu seiner stufenlosen Höhenverstellung ist unser Kartonverschließer mit doppelten Linearführungen ausgestattet, so dass die Führungen auch bei häufiger Verstellung nicht ausleiern.\nUmweltfreundlich: Für den Dauereinsatz auf Wunsch mit Energiesparschaltung\nUnsere Kartonverschließer sind dafür konstruiert, den ganzen Tag ohne Pause zu laufen. Auf Wunsch kann eine Energiesparschaltung angebracht werden, durch die der Verschließer nach dem Durchlaufen des Paketes automatisch anhält (Zeit bis zum Anhalten einstellbar). Wird das nächste Paket eingeschoben, beginnt die Maschine automatisch wieder zu laufen.\nSie interessieren sich für Kartonverschließer? Andere Kunden suchten auch:


bilderrahmen set modern tief massivholz schwarz mit passepartout Bilderrahmen Modern | Haikun.me bilderrahmen set modern tief massivholz schwarz mit passepartout Bilderrahmen Modern Innenarchitektur\nDieses Bild von bilderrahmen set modern tief massivholz schwarz mit passepartout Bilderrahmen Modern ist ein Teil der und nur eine unserer Bilder-Kollektion haben wir zu Hause in dieser Website wieder zu modellieren. Wenn Sie inspiriert sind, erstaunt und Charmed von dieser bilderrahmen set modern tief massivholz schwarz mit passepartout Bilderrahmen Modern Home Design Ideen, können Sie es herunterladen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Bild speichern als. Wir hoffen, dass durch die Entsendung bilderrahmen set modern tief massivholz schwarz mit passepartout Bilderrahmen Modern , wir können Ihre Bedürfnisse von Ideen zu Hause zu entwerfen oder zu Hause zu modellieren. Wenn Sie mehr Heim-Design Inspiration oder Home Design Ideen zu Hause neu zu modellieren, können Sie in unserer Sammlung direkt unterhalb dieses Beitrags zu überprüfen. Auch vergessen Sie nicht, immer besuchen Haikun.me zu finden, eine neue und frische Post Alltag. Hinsichtlich, Haikun.me Admin


Release Note 1.3.11: Neuer Prozess für Servicevereinbarungen, Exportfunktion für provisionierte Benutzer und mehr | IG B2B\nMit dem Release 1.3.11 kann neu der Versicherer die Berechtigungen von Servicevereinbarungen festlegen. Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, provisionierte Benutzer als Excel zu exportieren und die Benutzerfreundlichkeit bei Listen wurde verbessert. Die Features und Optimierungen sind ab Sonntag, 01. November 2020, auf EcoHub aktiv\n1. Prozess für Servicevereinbarungen angepasst (nur für Member Admins)\nNeu legt der Versicherer beim Akzeptieren der Servicevereinbarungen initial fest, welche Berechtigungen der Broker erhält. Damit soll der Berechtigungsprozess noch zielgerichteter und effizienter gemacht werden. Der Broker selbst kann nach dem Abschluss einer Servicevereinbarung zusätzliche Berechtigungen anfragen, wobei der Versicherer diese akzeptieren oder ablehnen kann. Der Versicherer kann die Berechtigungen des Brokers jederzeit ändern.\nDer Broker erstellt eine Anfrage für eine Servicevereinbarung.\nDer Versicherer erhält die Anfrage und legt die entsprechenden Berechtigungen des Brokers fest.\nDie Servicevereinbarung ist mit den gewählten Berechtigungen sofort aktiv.Der Broker kann bei Bedarf zusätzliche Berechtigungen anfragen, wobei der Versicherer diese akzeptieren oder ablehnen muss. Nimmt der Versicherer Änderungen an den Berechtigungen vor, werden diese sofort aktiv.\n2. Exportieren aller provisionierten Benutzer (nur Versicherer Member Admin)\nUnter «All Brokers» haben Sie neu die Möglichkeit, alle bereits provisionierten Benutzer eines Versicherers als Excel zu exportieren. Provisionierungen mit dem Status «Ausstehend» werden dabei nicht exportiert.\nIm Menü unter «Service Vereinbarungen» navigieren Sie auf «All Brokers». Dort finden Sie den Download-Button «Export All Provisioned Users».\n3. Verbesserte Filterfunktionen für Provisioning Queue und Open Task Liste (nur Versicherer Member Admin)\nBei den Listen «Provisioning Queue» und «Open Tasks» kann neu unbeschränkt nach Datum gefiltert werden. Die Beschränkung von 7 Tagen wurde aufgehoben.\nWeiter wurde die Filterauswahl optimiert, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.


Teil des Universums werden | mk online\nChristine Bergmann mit ihrem Enkel Julius auf dem Jakobsweg © privat\n"Über uns ein unendlicher Sternenhimmel, hinter uns geht langsam die Sonne auf. Es ist unglaublich. Ich fühle mich als Teil des Universums. Aufgehoben. Die Seele wird weit, kein Zeh tut weh, kein Rucksack drückt.“ So beschreibt die frühere Familienministerin und Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Christine Bergmann, eine ihrer Sternstunden auf dem Jakobsweg. Sie hat die mehr als siebenhundert Kilometer lange Strecke von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela vor zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Enkel Julius zu Fuß zurückgelegt und ein Buch darüber veröffentlicht. Julius und sie hätten sich schon immer gut verstanden und die intensiven Gespräche und gemeinsamen Erlebnisse auf dem Jakobsweg hätten sie noch stärker verbunden, erzählt die Endsiebzigerin mit den blond gefärbten kurzen Haaren.\nDen Verlust des Partners verarbeiten\nDass sie die mit dem Pilgern verbundenen Strapazen – Hüftschmerzen, zahlreiche Blasen an den Füßen und vier verlorene Zehennägel – auf sich genommen hat, begründet die SPD-Politikerin damit, dass sie nach dem Tod ihres Ehemannes Volker „ganz bewusst für ein paar Wochen aus dem normalen Leben raus wollte“. Um den Verlust ihres Partners zu verarbeiten, nahm sie einen Stein von dessen Grab mit und legte ihn am „Cruz de Ferro“, einem Eisenkreuz am höchsten Punkt des Jakobswegs, nieder. Und sie entzündete in jeder Kirche auf dem Weg eine Kerze für alle Parkinsonkranken – schließlich hatte ihr Mann an dieser Krankheit gelitten. Außerdem wollte die Sozialdemokratin herausfinden, was ihr politisches Engagement „mit mir gemacht hat“. Dabei hat sie zum Beispiel festgestellt, dass sie heute über vieles lachen kann, was sie als Ministerin schlucken musste, zum Beispiel wegen ihres Eintretens für eine Kinderbetreuung unter Dreijähriger.\nWährend des Pilgerns wollte sich Christine Bergmann auch klar werden, wie die „Restlaufzeit“ ihres Lebens aussehen könnte. Für die kommenden Jahre fasste sie den Entschluss, öfter einmal Nein zu sagen und sich genau zu überlegen, wofür sie sich noch einsetzen möchte. Konkret erwägt die 78-Jährige, in die Hospiz-Arbeit einzusteigen. Für andere engagiert hat sich Christine Bergmann seit ihrer Jugend. Obwohl der Glaube in ihrem Elternhaus kaum eine Rolle spielte – der Vater war kein Kirchenmitglied, die aus dem Sudetenland stammende Mutter zum Protestantismus konvertiert – wurde Christine 1953 konfirmiert. Den 65. Jahrestag begeht sie am kommenden Sonntag bei einem Gottesdienst in ihrer Dresdner Heimat. Als Heranwachsende fühlte sie sich in der „Jungen Gemeinde“ und später in der Evangelischen Studentengemeinde in Leipzig „in jeder Hinsicht zu Hause“. Dort lernte sie zu DDR-Zeiten nicht nur, Sitzungen zu leiten und eine eigene Meinung zu vertreten – also Fähigkeiten, die sie später in der Politik gut gebrauchen konnte. Sie schätzte auch die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die sich etwa im Herbst 1989 in der Berliner Gethsemanekirche gegenseitig ermutigten, gegen das Regime zu protestieren.\nZwiesprache mit Gott halten\nChristine Bergmann gibt ihr Glaube zudem das Vertrauen, dass sie im richtigen Augenblick die nötige Hilfe erhalten werde, ähnlich, wie es der evangelische NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer formuliert hat: „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen.“Heilige wie Jakobus sind ihr als Vermittler dabei durchaus sympathisch, auch wenn sie klarstellt: „Als Protestantin brauche ich das nicht.“ Die „Vorstellung, dass ein Engel ein Kind begleitet“ ist für die zweifache Mutter ebenfalls „wunderbar“, weshalb sie zur Geburt oder Taufe gerne einen Bronze-Engel verschenkt. Selbst glaubt sie allerdings nicht an solche geflügelten Wesen, sondern sieht sie als Symbole für den Schutz Gottes.\nGespräche mit anderen Gläubigen\nGern sucht sie Kirchen auf – auf dem Jakobsweg haben es ihr besonders die schlichten romanischen Gotteshäuser angetan –, weil sie darin ruhig wird, Zwiesprache mit Gott halten kann und danach getröstet und gestärkt wieder herauskommt. Auch Gottesdienste weiß die evangelische Christin zu schätzen: „Ich kann mir nicht vorstellen, an einem Karfreitag oder an Ostern nicht in einen Gottesdienst zu gehen.“ Neben den Bibeltexten und der Predigt, die sie bei diesen Feiern hört, sind es die anschließenden Gespräche mit anderen Gläubigen, die ihr Halt geben.\nAuch auf dem Jakobsweg hat sie gern Gottesdienste besucht, nicht zuletzt am Ziel: Gleich zweimal feierte sie die Pilgermesse in der Kathedrale von Santiago mit. Die Kommunion hat sie sich dort allerdings nicht reichen lassen, „weil ich mich immer darüber ärgere, dass ich nicht eingeladen werde“, sagt die Witwe eines katholischen Mannes. Aus ihrer Sicht ist es „an der Zeit“, dieses Sakrament für beide Partner in einer konfessions-verschiedenen Ehe zu öffnen. Den „Widerstand“, den manche katholische Bischöfe derzeit dagegen leisteten, könne sie „nicht nachvollziehen“.\nVom "Pilgervirus" gepackt\nÜberhaupt tut sich die Frauenpolitikerin mit der katholischen Kirche schwer, weil Frauen in ihr – von Maria abgesehen – eine „sehr untergeordnete Rolle“ spielten. Christine Bergmann dagegen ist überzeugt: „Wenn die Kirche weiblicher wird, wird sie menschlicher.“ Auch wenn es der Protestantin manchmal schwerfällt, an einen gütigen Gott zu glauben, etwa wenn Missbrauchsopfer erzählen, wie sie als Kinder über Jahre von mehreren Erwachsenen sexuell ausgebeutet wurden, hofft und glaubt sie, „dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist“. Sie schränkt jedoch ein: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein könnte.“ Vielleicht, fügt sie dann noch hinzu, wie unter dem Sternenhimmel auf dem Jakobsweg, als sie das Gefühl hatte: „Du kommst jetzt in eine andere Welt, in ein anderes Universum.“ Im Herbst möchte sie aber mit einer Freundin erst einmal einen weiteren irdischen Weg gehen – den Franziskusweg von Florenz nach Assisi. Schließlich, so meint die promovierte Apothekerin, habe sie auf dem Jakobsweg das „Pilgervirus“ gepackt.