Schwenk CJL/IUB/NO测量尺-原厂直供 瑞士丹青 几何量 计量检测设备提供商\n您现在的位置： 首页 → 产品中心 → 量具 > 量规塞规\nSchwenk CJL/IUB/NO测量尺 用于测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 CJL型长度测量尺 用于测量平面平行距离 最小刻度1mm，游标刻度0.1mm，激光刻印，不锈钢材质。 尺宽10mm 型号 应用范围mm CJU950 60 - 950 CJU2200 900 - 2200 CJU3460 2200 - 3460 CJU4720 3460 - 4720 CJU6000 4720 - 6000 IUB型内圆周长测量尺 用于测量圆孔、椭圆孔或多边型孔的内圆周长和平均直径。 最小刻度1mm，游标刻度0.1mm，激光刻印，不锈钢材质 测量尺通过紧固钳辅助贴合在孔内壁上。 尺宽20mm 周长范围mm 直径范围mm IUB紧固钳，只需要一套即可适用所有测量范围 720 - 1550 230 - 490 940 - 2200 300 - 700 2190 - 3620 700 - 1100 3450 - 4720 1100 - 1500 4710 - 5980 1500 - 1900 5970 - 7230 1900 - 2300 7220 - 8500 2300 - 2700 NOVOMETER直径尺 用于测量圆孔、椭圆孔或多边型孔的平均内径 带刻度环和游标。 尺宽20mm 数字型NOVOMETER直径尺:分辨率0.01mm；通过RS232或RS485输出数据,可连接SPC;数字显示器可显示周长或直径。具有多种不同测量范围。 直径范围mm 分辨率mm 14 - 24 0.1 22 - 40 0.1 35 - 60 0.1 55 - 100 0.1 95 - 180 0.1 170 - 255 0.1 245 - 330 0.1 NOVOMETER卷尺备件 0.1 选配：恒定测力装置 数字式NOVOMETER直径尺请咨询我们\nCJU950 60 - 950\nCJU2200 900 - 2200\nCJU3460 2200 - 3460\nCJU4720 3460 - 4720\nCJU6000 4720 - 6000\n720 - 1550 230 - 490\n940 - 2200 300 - 700\n2190 - 3620 700 - 1100\n3450 - 4720 1100 - 1500\n4710 - 5980 1500 - 1900\n5970 - 7230 1900 - 2300\n7220 - 8500 2300 - 2700\n14 - 24 0.1\n22 - 40 0.1\n35 - 60 0.1\n55 - 100 0.1\n95 - 180 0.1\n170 - 255 0.1\n245 - 330 0.1\nOD柱塞规是一款机械型、两点接触式内径测量系统，适合于手动和自动测量。每一个测量规都是根据指定的直径和相应的公差特别订做。 OD柱塞规可以订做的尺寸从1.6到800mm，除了测直径外，也可以检测直径的外形，如真圆度和圆柱度，柱塞规测量值的显示，通过显示表显示，显示表可先用机械表、数显表或电子探头。 优点： 操作简单测量快速大的测量稳定性稳定可靠的测量仪器想要取得快速及可靠的测量结果时，OD柱塞规是理想的选择：直接用于加工机床上用于初检或最后检查用于试验室内的精密测量功能： 对中 在孔内测量时，OD柱面的表面线与测量仪自动对中。OD柱面的长度根据直径的大小选定，以获取理想的对中效果。 测量行程的转移 带有测量触点的探头置于柱塞规中。探头被锥形的测针分开，测针的材质为耐磨擦的钨钢。 与被测物的测量触点移动，将移动量转移锥形测针，随着测针的移动，移动量会直接在与之接触的显示表上显示出来。锥形测针通过精密磨削加工而成，很好的保证的测量精度。 适用于各种孔径的开口型OD塞规 直径≥130mm的十字测头，用于定位肩部或与深度限位器一起测量 十字测头（带滚轴），直径≥130mm，用于通孔或深孔 直径60mm的OD测头 OD特殊测头 集成电感测头，直径≥25mm，触电和/或测头使用Delrin塑料材质，用于易刮伤，抛光的工件；红宝石、陶瓷、金刚石或镀铬触点；两个或多个测量轴，用于平面平行距离测量的特殊测头。\nSchwenk SUBITO SU/SW/SK精密内径量仪\nSchwenk SUBITO标准内径测量系统 SUBITO内径测量仪有80年的历史，其质量及可信度已获得世界专家的认可。SUBITO精密内径测量仪用于测量缸体的内径，两点接触的精密内径测量设备，用于工序前或最后检测。适合用于检测高精度批量生产的零件。在测量孔径的过程中，测头是通过对中板自动对中的，对中板的宽度越宽，对中越正确，测量越准确。测量过程中，需要确认反转点。通过转动测量规获取小显示值。连接杆采用特殊的镍合金材料，保证了测量精度。 SU/SK标准内径量仪 应用范围 测量范围\t重复精度 偏差\t测量范围\t重复精度\t偏差\t4.5~800mm\t4.5~290mm\t≤0.5um\t≤2.0um\t280~800mm\t≤1.5um\t≤3.0um\tSW 转角型 SW的测量范围与SU/SK完全相同，但SW的连接杆为90度设计，用于测量垂直方向难以伸入的孔，带一个固定转角器。 应用范围\t重复精度\t偏差 测量范围 重复精度 偏差 4.5~290mm\t≤1.0um\t≤4.0um\t280~800mm\t≤2.5um\t≤5.0um\tSUBITO 套装内径测量仪 涵盖较大测量范围，木盒包装，包含2到3个完整测量仪器，带量表。可测量范围为18~230mm 技术参数： 应用范围 重复精度 偏差 测量范围 重复精度\t偏差 18...\nSchwenk SUBITO SV/SVS精密内孔量仪\nSUBITO SV精密内孔量仪测量范围：6~800mm，特别适合于测量不同大小的直径，只需要简单的更换测头和相关的测针，即可对另一个直径进行测量。SV具有SUBITO内径量仪的所有优点，高测量精度、高重复精度。 应用范围 重复精度 偏差 测量范围 重复精度 偏差 6~160mm ≤0.5um ≤2um 160~800mm ≤1.5um ≤3.0um SVS内径测量仪：这是一款使用广泛，可测量范围为18~160mm，SVS与SV的特点相同，但相对于SV，SVS多配了两个盲孔测头。内嵌式测量根部延长部分M7V SVS技术参数： 应用范围 重复精度 偏差 18~160mm ≤0.5um ≤2.0um\nSchwenk RABITO RA精密内孔量仪\nRABITO RA内径测量系统： 用于测量内径的精密仪器，测量范围18~300mm包装：握把、测针、加长杆、木盒包装，不带量表；木盒中包含两个完整套件。 应用范围 重复精度 偏差 测量范围 重复精度 偏差 18~150mm ≤1.0um ≤2.0um 150~300mm ≤1.0um ≤2.0um\nSCA精密内径量仪 用于测量内径 应用范围：20~170mm 自动对中，自动对齐。即内径量仪在测量过程中，在孔内自动对中，自动对齐，提高测量精度，有效的减少人为误差。SCA内径量仪的有点可更换测针，测量范围广。由于测量时不需要寻找反转点，因此，测量简单、快速，触头和测针都为钨钢材质，使用寿命长。而且SCA内径量仪中的所有易损零件都采用加硬或钨钢材料。对使用人员的经验没有任何要求，即几乎没有认为误差。 测量范围 重复精度 偏差 20~170mm ≤1.0um ≤2.0um\nSchwenk SUBITO SS/SSV盲孔内径量仪\n专用于盲孔测量，可以测到距离盲孔底部1mm的内径，也可以检测盲孔的圆度和圆柱度。测量范围20~600mm。测量中将内径量仪贴近盲孔底部，不移动内径 量仪查找反转点。改变或移动带牙合刻度的测量滑块可以调整内径量仪的测量范围。更换测量滑块更改测量范围，精度。所有测量滑块的接触部分都采用钨钢材质。 测量范围重复精度误差20-600mm≤1.0μm≤4.0μm\nSchwenk SUBITO SMT/SE深孔内径量仪\nSchwenk SUBITO SMT/SE深孔内径量仪 当需要连接测量深孔内径时，建议使用适用于深孔测量的SMT系列内径量仪，SMT配有内嵌式测量深度延长MTV，测量精度更高更耐磨。SMT大测量深度3米，SE最测量深度12米 Schwenk SUBITO SMT 应用范围：4.5-510mm 测量深度：可达3米 Schwenk SUBITO SE 应用范围：35mm-可定制 测量深度：可达12米\nSchwenk SUBITO KT跨棒距测量仪\n主要用来的两内齿或花键跨棒距，具有较高的重复性与良好精度，测头采用硬质合金球。 球直径小：0.5mm， 测球公差：≤2um， 跨棒距测量范围：8-510mm\nSchwenk SUBITO SP平面距离测量仪\nSchwenk SUBITO SN内槽测量规\nSN内槽测量仪用 于测量沟槽、凹槽的宽度；带有测头收回装置，但收回后，测头减少的幅度小于ST系列。但相对ST系列，SN可测量小沟槽的直径。应用范围为60~300mm。 如果被测沟槽的精度只需要达到0.01，建议使用经济型的ON/ONM系列 测量范围重复精度误差60-300≤1.0μm≤2.0μm\nSchwenk SUBITO ST内槽测量规\nST沟槽内径测量仪 用于测量轴承的外壳和沟槽、凹槽的宽度。专用于需要穿过小孔到达里面进行内径测量，也可以测量较深（2m）沟槽的内径。当穿过小孔是测头可以旋转180度与对中板平行，测孔时还原成测量状态。测头旋转180度后测头宽度可减少40%，应用测量范围为30~530mm 测量范围重复精度误差50-220mm≤1.0μm≤2.0μm180-530mm≤1.5μm≤3.0μm\nSchwenk ON/ONM膨胀式内槽测量规 用于测量内槽宽度 完整套装：基本单元和ON/ONM膨胀测头(带测量滑块);回缩行程10mm(标准),直径测量范围：20-40mm;木盒包装,不带量表. ON膨胀测头:测头的应用范围是固定的 ONM膨胀测头：测头的应用范围可通过滑块进行调节,滑块需单独订货 ON膨胀测头应用范围：6-22mm,特殊范围可定制. ONM膨胀测头应用范围：20-200mm\nSchwenk SUBITO ESU校正装置\nSchwenk SUBITO ESU校准装置 通过量块对两点式内径测量规进行校正。 交货：带虎钳夹持器的支架、一对虎钳、具备量块品质的碳化物测、夹紧单元、木盒包装；不带量块 适用于SUBITO SU/SW/SK/SMT/SP/SV/SS/ST/OD\nSchwenk OT深度测量规 用于测量孔的深度及槽的宽度或距离 OT标准型，木盒包装，带6mm直径球型测头，80mm测桥， 测量深度175/325mm OT 4完整套装，木盒包装，带手柄，滑动套管，测头夹持器。测量深度175/300mm\nSchwenk SUBITO SL精密内径量规\nSchwenk SUBITO SL精密内径量规 用于测量中心带圆柱的孔的直径 设计：木盒包装，仪器带用于预设直径的滑杆，不带量表 Schwenk SUBITO SL精密内径量规 应用范围mm\t中心圆柱最大直径mm\t测量深度mm\t25-70\t45\t12\t35-105\t70\t17.5\t100-210\t130\t30\t100-280\t130\t30\t200-500\t220\t30\nSchwenk CJU/C/CJU-CENTI测量尺 适用范围：用于测量圆柱形工件的周长和直径 CJU型圆周尺 用于测量外圆的周长和直径 最小刻度1mm，符合DIN866标准； 游标刻度0.1mm，激光刻印； 尺宽16mm 周长范围mm 直径范围mm 2 - 38 0.8 - 12 37 - 87 11.8 - 27.7 60 - 950 20 - 300 940 - 2200 300 - 700 2190 - 3460 700 - 1100 3450 - 4720 1100 - 1500 4710 - 5980 1500 - 1900 5970 - 7230 1900 - 2300 7220 - 8500 2300 - 2700 8490 - 9760 2700 - 3100 9730 - 11010 3100 - 3500 - 23550 - 7500 C型直径尺 用于测量外径,测量范围15-620mm 最小刻度1mm，游标刻度 0.05mm，激光刻印 标准型：不锈钢材质 尺宽12mm 涂黑型：读数对比增强 CJIU-CENTI测量尺 用于测量外圆周长 精确确定外圆周长的测量装置，包括： 基本单元、可更换的测量尺和0.01刻度百分表 尺宽10mm 应用范围：50-1000mm 直径大于等于10mm的测量尺请另咨询。\nSchwenk OSIMESS两瓣式小孔内径量规 两瓣式小孔径量规，可以快速检测小孔径，也可以检测孔的 圆度和椭圆度，内置式弹性体提供了连续的测力，因此消除了人为因素带来的 测量误差。可以快速的调整到所需的尺寸，配置各种附件后可满足任何的测量需求，尤其适用小孔的测量，以及实验室良好精度要求的孔径测量。 OS不仅能够测量与直径标称值的偏差，还能够测量被测孔的形状偏差，如：圆度，圆锥，曲面，凹凸圆筒形状。这在用传统塞规式检测看来是不可能的。 两瓣式内径量表结构稳固适合使用在如下位置： -直接在生产线上 -过程检测或者终检 -在专用的检测实验室中 技术指标： 测量范围：1.00-40.00mm 重复精度：≤1μm\nSchwenk IFM内锥孔端面直径测量规 可用来内锥孔端面直径实施准确快速测量，特别适用于螺钉沉孔、各类中心孔、锥孔以及各种槽的倒角、皮带轮架等由于所配指示表为函数表，可直接读数，测量范围0.5-40.根据锥孔角度的不同，IFM侧头锥面角度有90°和270°两种。可以根据用户要求特别开发各种专用量具. 型号 测量范围 IFM20/90° 0.5 - 20 IFM40/90° 20 - 40 IFM20/127° 0.5 - 20 IFM40/127° 20 - 40 60°锥角请咨询我们\nSchwenk KF同轴度测量规 用于测量两个关联孔的同轴度 同轴度量规及工件示例 针对已知孔定制 需要提供以下数据：图纸或工件\nSchwenk KM内孔精密量规 用于测量直径和圆度 内孔精密量仪，由于电子测头直接集成在测量轴上，精度小于1μm。用于测量直径≥90mm的直径和圆度;滚轴确保自动对齐和自对定心。交货不包含电子测头。\nSchwenk KS塞规 用于测量孔与参考点之间的位置偏差 用于测量位置度偏差的塞规 -用于确定孔(如马达组件与齿轮箱上）与参考孔之间的中心偏差 -通过H3配合的导杆进行定位 -带楔形块或片段分支的测头 -指示表垂直或水平布局，交货不带指示表